रूबिडियम मानक

रूबिडियम मानक या रूबिडीयम परमाणु घड़ी आवृत्ति मानक है जिसमें रूबिडीयम-87 परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के निर्दिष्ट हाइपरफाइन संक्रमण का उपयोग उत्पादन आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

सारांश
आरबी मानक सबसे अल्पमुल्य, कॉम्पैक्ट, और व्यापक रूप से उत्पादित परमाणु घड़ी है, जिसका उपयोग दूरदर्शन केन्द्रों की आवृत्ति, परीक्षण उपकरण में सेलुलर बेस स्टेशन, और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जैसे  वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक रुबिडियम घड़ियाँ सीज़ियम मानकों की अपेक्षा में अल्प सटीक होती हैं, जो प्राथमिक मानक के रूप में कार्य करती हैं, इसलिए रूबिडियम घड़ी माध्यमिक आवृत्ति मानक है।

सभी वाणिज्यिक रूबिडियम आवृत्ति मानक 6.8 गीगाहर्ट्ज़ ($6,834,682,610.904 गीगाहर्ट्ज़$) के रूबिडियम हाइपरफाइन संक्रमण के लिए क्रिस्टल थरथरानवाला को अनुशासित करके संचालित होते हैं, अनुनाद सेल के माध्यम से फोटोडिटेक्टर तक पहुंचने वाले रूबिडियम निर्वहन दीपक से प्रकाश की तीव्रता लगभग 0.1% कम हो जाएगी जब अनुनाद सेल में रूबिडियम वाष्प हाइपरफाइन संरचना के समीप माइक्रोवेव पावर के संपर्क में आती है। संक्रमण आवृत्ति के माध्यम से आकाशवाणी आवृति आरएफ सिंथेसाइज़र क्रिस्टल के संदर्भ में) को स्वीप करते हुए प्रकाश डुबकी को ज्ञात करके क्रिस्टल ऑसिलेटर को रूबिडीयाम संक्रमण में स्थिर किया जाता है।

यह भी देखें

 * हाइड्रोजन मेसर

ग्रन्थसूची

 * Stanford Research Systems documentation on the PRS10 frequency standard

बाहरी संबंध

 * NIST Time & Frequency A-Z Glossary - Resonance Frequency
 * Secondary Representation of the SI Second
 * PTB "Unit of Time"
 * USNO Rubidium Fountain Project
 * NPL Rubidium Fountain