बेकमैन थर्मामीटर

एक बेकमैन थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान के छोटे अंतर को मापने के लिए किया जाता है, लेकिन पूर्ण तापमान मान नहीं। इसका आविष्कार अर्नेस्ट ओटो बेकमैन (1853 - 1923), एक जर्मन रसायनज्ञ, ने 1905 में उनके संपार्श्विक गुणों के मापन के लिए किया था। आज इसका उपयोग मोटे तौर पर प्लेटिनम पीटी100 प्रतिरोध थर्मामीटर और थर्मोकपल्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

बेकमैन थर्मामीटर की लंबाई आमतौर पर 40 - 50 सेमी होती है। तापमान पैमाना आमतौर पर लगभग 5 डिग्री सेल्सियस को कवर करता है और इसे डिग्री के सौवें हिस्से में विभाजित किया जाता है। मैग्निफायर से तापमान में 0.001 °C तक बदलाव का अनुमान लगाया जा सकता है। बेकमैन के थर्मामीटर डिजाइन की ख़ासियत ट्यूब के ऊपरी छोर पर एक जलाशय (आरेख पर आर) है, जिसके माध्यम से बल्ब में पारे की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जा सकता है ताकि तापमान के अंतर को मापने के लिए उपकरण को सेट किया जा सके। या तो उच्च या निम्न तापमान मान। इसके विपरीत, एक विशिष्ट पारा-इन-ग्लास थर्मामीटर की सीमा तय की जाती है, जिसे कांच पर उकेरे गए अंशांकन चिह्नों या मुद्रित पैमाने पर चिह्नों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अंशांकन
थर्मामीटर को सेट करने में, आवश्यक तापमान के बीच रीडिंग देने के लिए बल्ब और तने में पारा की पर्याप्त मात्रा छोड़ी जानी चाहिए। सबसे पहले, थर्मामीटर को उलटा और धीरे से थपथपाया जाता है ताकि जलाशय में पारा तने के अंत में मोड़ (बी) में जमा हो जाए। इसके बाद, बल्ब को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि तने का पारा जलाशय में पारे से न मिल जाए। थर्मामीटर को मापने के लिए तापमान की ऊपरी सीमा से एक या दो डिग्री ऊपर स्नान में रखा जाता है।

ट्यूब के ऊपरी सिरे को धीरे से उंगली से थपथपाया जाता है, और जलाशय के ऊपरी हिस्से में निलंबित पारा नीचे की ओर झुक जाएगा, इस प्रकार इसे मोड़ (बी) पर धागे से अलग कर दिया जाएगा। फिर आवश्यक तापमान के बीच रीडिंग के लिए थर्मामीटर सेट किया जाएगा।

यह भी देखें

 * थर्मामीटर

अग्रिम पठन

 * - From which much of this article was taken
 * - From which much of this article was taken
 * - From which much of this article was taken