प्रतिबाधा विश्लेषक

प्रतिबाधा विश्लेषक एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग आवृत्ति परीक्षण के कार्य के रूप में जटिल विद्युत प्रतिबाधा को मापने के लिए किया जाता है।

प्रतिबाधा वह महत्वपूर्ण मापदंड है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक, विद्युत परिपथ और घटकों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रतिबाधा विश्लेषण का उपयोग जैविक ऊतक, खाद्य पदार्थों या भूवैज्ञानिक नमूनों जैसे परावैद्युत प्रकृति प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को चिह्नित करने के लिए भी किया जा सकता है।

प्रतिबाधा विश्लेषक तीन अलग-अलग धातु सामग्री कार्यान्वयन में आते हैं, और ये तीन कार्यान्वयन एक साथ अति कम आवृत्ति से अति उच्च आवृत्ति की जांच कर सकते हैं और साथ ही μΩ से TΩ तक प्रतिबाधा को माप सकते हैं।

संचालन
प्रतिबाधा विश्लेषक उपकरणों का वह समूह है जो आवृत्ति के कार्य के रूप में जटिल विद्युत प्रतिबाधा को मापता है। इसमें परीक्षण के अनुसार डिवाइस पर लागू वर्तमान और वोल्टेज का चरण संवेदनशील माप द्वारा सम्मिलित है, जबकि विश्लेषक आवृत्ति माप के समय भिन्न होती है। प्रतिबाधा विश्लेषक की मुख्य विशेषताएं आवृत्ति क्षेत्र, प्रतिबाधा क्षेत्र, पूर्ण प्रतिबाधा निर्धारण और चरण कोण पर निर्धारित हैं। आगे की विशिष्टताओं में मापन के समय वोल्टेज बायस और वर्तमान बायस को लागू करने की क्षमता और माप की गति सम्मिलित है .प्रतिबाधा विश्लेषक सामान्यतः अत्यधिक निर्धारित प्रतिबाधा माप प्रदान करते हैं, उदा के रूप में 0.05% तक की निर्धारण के साथ विश्लेषक आवृत्ति माप के समय भिन्न होती है और एक आवृत्ति माप क्षेत्र μHz से GHz तक प्रतिबाधा मान μΩ से TΩ तक कई मानों तक निर्धारित हो सकता है, जबकि चरण कोण निर्धारण 10 मिलीडिग्री की सीमा में है। प्रतिबाधा मानों में पूर्ण प्रतिबाधा, मापन प्रतिबाधा का वास्तविक और काल्पनिक हिस्सा और वोल्टेज और वर्तमान के बीच का चरणबद्ध संकलन हैं। मॉडल-व्युत्पन्न प्रतिबाधा मापदंड जैसे चालन, अधिष्ठापन और धारिता की गणना प्रतिस्थापन परिपथ मॉडल के आधार पर की जाती है और बाद में इसी आधार पर प्रदर्शित की जाती है। प्रतिबाधा विश्लेषक उपकरणों का वह समूह है जो आवृत्ति के कार्य के रूप में जटिल विद्युत प्रतिबाधा को मापता है।

सामान्यतः समान निर्धारण के साथ लेकिन कम आवृत्ति क्षेत्र LCR मीटर भी प्रतिबाधा के आधार पर कार्यक्षमता प्रदान करता है। LCR मीटर की माप आवृत्ति सामान्यतः स्वेप्ट के बजाय निश्चित होती है, और इसे ग्राफ़िक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। एक चौथा कार्यान्वयन, नेटवर्क विश्लेषक (विद्युत) वीएनए वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक (वीएनए) को एक अलग उपकरण माना जा सकता है। प्रतिबाधा विश्लेषक के विपरीत, वीएनए भी प्रतिबाधा को मापते हैं लेकिन सामान्यतः बहुत अधिक आवृत्तियों पर प्रतिबाधा विश्लेषक की तुलना में बहुत कम निर्धारण के साथ इसका निर्धारण किया जाता है।

प्रतिक्रिया चार्ट
अधिकांश प्रतिबाधा विश्लेषक एक प्रतिक्रिया चार्ट के साथ आते हैं जो संधारित्र प्रतिक्रिया के लिए मान XC प्रदर्शित करता है और आगमनात्मक प्रतिक्रिया XL किसी दी गई आवृत्ति के लिए उपकरण की निर्धारण को चार्ट पर पक्षांतर किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता शीघ्र यह देख सके कि किसी आवृत्ति और प्रतिक्रिया के लिए वे किस निर्धारण की संकल्पना कर सकते हैं।

यह भी देखें

 * विद्युत प्रतिबाधा
 * एलसीआर मीटर
 * नेटवर्क विश्लेषक (विद्युत)

टिप्पणियाँ
[Category:Impedance measuremen