सिंटिलेशन काउंटर

एक सिंटिलेशन काउंटर एक सिंटिलेशन (भौतिकी) सामग्री पर घटना विकिरण के उत्तेजना प्रभाव का उपयोग करके और परिणामी प्रकाश दालों का पता लगाने के द्वारा आयनकारी विकिरण का पता लगाने और मापने के लिए एक उपकरण है।

इसमें एक सिंटिलेटर होता है जो घटना विकिरण के जवाब में फोटॉन उत्पन्न करता है, एक संवेदनशील फोटोडिटेक्टर (आमतौर पर एक फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब (पीएमटी), एक चार्ज-युग्मित डिवाइस (सीसीडी) कैमरा, या एक photodiode), जो प्रकाश को एक विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इस संकेत को संसाधित करने के लिए।

जगमगाहट काउंटर व्यापक रूप से विकिरण संरक्षण, रेडियोधर्मी सामग्री और भौतिकी अनुसंधान के परख में उपयोग किए जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी क्वांटम दक्षता के साथ सस्ते में बनाया जा सकता है, और घटना विकिरण की तीव्रता और इलेक्ट्रॉनवोल्ट दोनों को माप सकते हैं।

इतिहास
1944 में सैमुअल क्यूरन द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक जगमगाहट काउंटर का आविष्कार किया गया था जबकि वह बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में मैनहट्टन परियोजना पर काम कर रहे थे। यूरेनियम की छोटी मात्रा से विकिरण को मापने की आवश्यकता थी और उनका नवाचार अमेरिका के रेडियो निगम द्वारा बनाए गए नव-उपलब्ध अत्यधिक संवेदनशील फोटोमल्टीप्लायर ट्यूबों में से एक का उपयोग करना था, ताकि विकिरण के अधीन एक सिंटिलेटर से प्रकाश की चमक की सही गणना की जा सके। यह पहले के शोधकर्ताओं जैसे एंटोनी हेनरी बेकरेल के काम पर बनाया गया था, जिन्होंने 1896 में यूरेनियम लवणों के स्फुरदीप्ति पर काम करते हुए रेडियोधर्मिता की खोज की थी। पहले जगमगाहट की घटनाओं को एक spinthariscope का उपयोग करके आंखों से पता लगाया जाना था जो प्रकाश की चमक का निरीक्षण करने के लिए एक सरल माइक्रोस्कोप था। जगमगाहट में। पहला वाणिज्यिक तरल जगमगाहट काउंटर लाइल ई. पैकर्ड द्वारा बनाया गया था और 1953 में शिकागो विश्वविद्यालय में आर्गन कैंसर रिसर्च अस्पताल को बेच दिया गया था। उत्पादन मॉडल विशेष रूप से ट्रिटियम और कार्बन-14 के लिए डिज़ाइन किया गया था जो कि विवो और मेटाबोलिक अध्ययन में उपयोग किए गए थे। इन विट्रो। इसके तुरंत बाद पैकर्ड इंस्ट्रूमेंट कंपनी ने एक Tri-Carb लिक्विड सिंटिलेशन काउंटर का उत्पादन शुरू किया, जिसमें एक स्वचालित नमूना परिवर्तक शामिल था। इस अग्रिम ने आणविक जीव विज्ञान के क्षेत्र में विश्लेषण में बहुत सुधार किया है, जिसमें सैकड़ों नमूनों को शामिल नहीं किया गया है और रातोंरात सीरियल काउंट की अनुमति दी गई है।

ऑपरेशन


जब एक आयनकारी कण स्किंटिलेटर सामग्री में गुजरता है, तो परमाणु एक ट्रैक के साथ उत्तेजित होते हैं। आवेशित कणों के लिए पथ स्वयं कण का पथ होता है। गामा किरणों (अपरिवर्तित) के लिए, उनकी ऊर्जा या तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन स्कैटेरिंग या जोड़ी उत्पादन के माध्यम से एक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाती है।

स्किंटिलेटर में परमाणु डी-उत्तेजना का रसायन कम-ऊर्जा वाले फोटॉनों की भीड़ पैदा करता है, आमतौर पर दृश्यमान स्पेक्ट्रम के नीले सिरे के पास। मात्रा आयनीकरण कण द्वारा जमा की गई ऊर्जा के समानुपाती होती है। इन्हें फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब के फोटोकैथोड पर निर्देशित किया जा सकता है जो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण प्रत्येक आने वाले फोटॉन के लिए अधिकतम एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉनों का यह समूह इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से त्वरित होता है और एक विद्युत क्षमता द्वारा केंद्रित होता है ताकि वे ट्यूब के पहले डायनोड पर वार करें। डायनोड पर एक एकल इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से कई द्वितीयक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो बदले में दूसरे डायनोड पर प्रहार करने के लिए त्वरित होते हैं। प्रत्येक बाद के डायनोड प्रभाव से और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसलिए प्रत्येक डायनोड चरण में एक करंट एम्पलीफाइंग प्रभाव होता है। त्वरित क्षेत्र प्रदान करने के लिए प्रत्येक चरण पिछले की तुलना में उच्च क्षमता पर है।

एनोड पर परिणामी आउटपुट सिग्नल फोटोन के प्रत्येक समूह के लिए एक मूल आयनीकरण घटना से एक मापनीय पल्स है जो कि फोटोकैथोड पर पहुंचे और मूल घटना विकिरण की ऊर्जा के बारे में जानकारी रखता है। जब इसे एक चार्ज एम्पलीफायर को खिलाया जाता है जो ऊर्जा की जानकारी को एकीकृत करता है, तो एक आउटपुट पल्स प्राप्त होता है जो कण की ऊर्जा के समानुपाती होता है जो स्किन्टिलेटर को उत्तेजित करता है।

प्रति एकांक समय में ऐसे स्पंदनों की संख्या से भी विकिरण की तीव्रता की जानकारी मिलती है। कुछ अनुप्रयोगों में अलग-अलग दालों की गणना नहीं की जाती है, बल्कि केवल एनोड पर औसत वर्तमान का उपयोग विकिरण तीव्रता के माप के रूप में किया जाता है।

स्किंटिलेटर को सभी परिवेशी प्रकाश से परिरक्षित किया जाना चाहिए ताकि बाहरी फोटॉन घटना विकिरण के कारण होने वाली आयनीकरण घटनाओं को स्वाहा न कर दें। इसे प्राप्त करने के लिए एक पतली अपारदर्शी पन्नी, जैसे कि एल्युमिनाइज्ड माइलर, का अक्सर उपयोग किया जाता है, हालांकि इसमें कम पर्याप्त द्रव्यमान होना चाहिए ताकि मापी जा रही घटना विकिरण के अनुचित क्षीणन को कम किया जा सके।

फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब पर लेख में ट्यूब के संचालन का विस्तृत विवरण दिया गया है।

जांच सामग्री
स्किंटिलेटर में एक पारदर्शी क्रिस्टल होता है, आमतौर पर एक फॉस्फर, प्लास्टिक (आमतौर पर अंगारिन होता है) या कार्बनिक तरल (तरल जगमगाहट की गिनती देखें) जो आयनकारी विकिरण से प्रभावित होने पर प्रतिदीप्त होता है।

क्रिस्टलीय रूप में सीज़ियम आयोडाइड (सीएसआई) प्रोटॉन और अल्फा कणों का पता लगाने के लिए सिंटिलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम आयोडाइड (NaI) जिसमें थोड़ी मात्रा में थालियम होता है, गामा तरंगों का पता लगाने के लिए एक सिंटिलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है और जिंक सल्फाइड (ZnS) व्यापक रूप से अल्फा कणों के डिटेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड वह पदार्थ है जिसका उपयोग रदरफोर्ड ने अपने प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किया था। लिथियम आयोडाइड (LiI) का उपयोग न्यूट्रॉन डिटेक्टरों में किया जाता है।

गामा
गामा किरण | गामा-किरण संसूचक (प्रति इकाई आयतन) की क्वांटम दक्षता संसूचक में इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर करती है, और सोडियम आयोडाइड और बिस्मथ जर्मनेट जैसे कुछ प्रस्फुटित पदार्थ उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व प्राप्त करते हैं। कुछ तत्वों की उच्च परमाणु संख्याएँ जिनसे वे बने हैं। हालांकि, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर, विशेष रूप से हाइपरप्योर जर्मेनियम, में सिंटिलेटर्स की तुलना में बेहतर आंतरिक ऊर्जा रिज़ॉल्यूशन होता है, और जहां गामा-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए संभव हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन डिटेक्टरों के मामले में, हाइड्रोजन से भरपूर स्किंटिलिंग सामग्री के उपयोग के माध्यम से उच्च दक्षता प्राप्त की जाती है जो सिद्धांत न्यूट्रॉन को कुशलता से बिखराती है। लिक्विड स्किंटिलेशन काउंटिंग बीटा कण की मात्रा निर्धारित करने का एक कुशल और व्यावहारिक साधन है।

अनुप्रयोग
सिंटिलेशन काउंटरों का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें हैंड हेल्ड सर्वेक्षण मीटर, कार्मिक और रेडियोधर्मी संदूषण, चिकित्सा इमेजिंग, रेडियोमेट्रिक परख, परमाणु सुरक्षा और परमाणु संयंत्र सुरक्षा के लिए पर्यावरण निगरानी शामिल है।

परिवहन के दौरान संभावित खतरनाक गामा उत्सर्जक सामग्री का पता लगाने के लिए जगमगाहट काउंटरों का उपयोग करते हुए कई उत्पादों को बाजार में पेश किया गया है। इनमें फ्रेट टर्मिनल, सीमा सुरक्षा, बंदरगाहों, वे ब्रिज एप्लिकेशन, स्क्रैप मेटल यार्ड और परमाणु कचरे के संदूषण की निगरानी के लिए डिजाइन किए गए जगमगाहट काउंटर शामिल हैं। गंदे बमों या रेडियोधर्मी कचरे के कारण सुरक्षा स्थिति के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए पिक-अप ट्रकों और हेलीकाप्टरों पर जगमगाहट काउंटरों के प्रकार हैं।  हाथ से चलने वाली इकाइयाँ भी आमतौर पर उपयोग की जाती हैं।

हाथ में उपयोग के लिए चयन मार्गदर्शन
यूनाइटेड किंगडम में, स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी, या एचएसई ने संबंधित आवेदन के लिए सही विकिरण माप उपकरण का चयन करने पर एक उपयोगकर्ता मार्गदर्शन नोट जारी किया है। यह सभी विकिरण उपकरण प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है, और जगमगाहट डिटेक्टरों के उपयोग के लिए एक उपयोगी तुलनात्मक मार्गदर्शिका है।

अल्फा और बीटा संदूषण
रेडियोधर्मी संदूषण मॉनिटर, क्षेत्र या व्यक्तिगत सर्वेक्षणों के लिए एक बड़े पहचान क्षेत्र की आवश्यकता होती है ताकि निगरानी की गई सतहों के कुशल और त्वरित कवरेज को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एक बड़े क्षेत्र की खिड़की और एक एकीकृत फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब के साथ एक पतला सिंटिलेटर आदर्श रूप से अनुकूल है। वे कर्मियों और पर्यावरण के रेडियोधर्मी संदूषण निगरानी के क्षेत्र में व्यापक आवेदन पाते हैं। डिटेक्टरों को आवेदन के आधार पर एक या दो जगमगाहट सामग्री के लिए डिज़ाइन किया गया है। सिंगल फॉस्फर डिटेक्टरों का उपयोग या तो अल्फा या बीटा के लिए किया जाता है, और दोहरी फॉस्फर डिटेक्टरों का उपयोग दोनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अल्फा पार्टिकल डिटेक्शन के लिए जिंक सल्फाइड जैसे स्किंटिलेटर का उपयोग किया जाता है, जबकि बीटा डिटेक्शन के लिए प्लास्टिक स्किंटिलेटर का उपयोग किया जाता है। परिणामी जगमगाती ऊर्जाओं में विभेद किया जा सकता है ताकि अल्फ़ा और बीटा गणनाओं को एक ही डिटेक्टर से अलग-अलग मापा जा सके, इस तकनीक का उपयोग हैंड-हेल्ड और फिक्स्ड मॉनिटरिंग उपकरण दोनों में किया जाता है, और ऐसे उपकरण गैस आनुपातिक डिटेक्टर की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं।

गामा
जगमगाहट सामग्री का उपयोग परिवेश गामा खुराक माप के लिए किया जाता है, हालांकि संदूषण का पता लगाने के लिए एक अलग निर्माण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि किसी पतली खिड़की की आवश्यकता नहीं होती है।

एक स्पेक्ट्रोमीटर
के रूप में

Scintillators अक्सर उच्च ऊर्जा विकिरण के एक एकल फोटॉन को निम्न-ऊर्जा फोटोन की उच्च संख्या में परिवर्तित करते हैं, जहां इनपुट ऊर्जा के प्रति इलेक्ट्रॉनवोल्ट फोटॉनों की संख्या काफी स्थिर होती है। फ्लैश की तीव्रता (एक्स-रे या गामा फोटॉन द्वारा उत्पादित फोटॉन की संख्या) को मापकर मूल फोटॉन की ऊर्जा को समझना संभव है।

स्पेक्ट्रोमीटर में एक उपयुक्त स्किंटिलेटर क्रिस्टल, एक फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब और फोटोमल्टीप्लायर द्वारा उत्पादित दालों की ऊंचाई को मापने के लिए एक सर्किट होता है। दालों को उनकी ऊंचाई के अनुसार गिना और क्रमबद्ध किया जाता है, जो कि कुछ अतिरिक्त कलाकृतियों के साथ, स्किन्टिलेटर फ्लैश चमक बनाम फ्लैश की संख्या का एक्स-वाई प्लॉट तैयार करता है, जो घटना विकिरण के ऊर्जा स्पेक्ट्रम का अनुमान लगाता है। एक मोनोक्रोमैटिक गामा विकिरण अपनी ऊर्जा पर एक फोटोपीक पैदा करता है। डिटेक्टर कम ऊर्जाओं पर भी प्रतिक्रिया दिखाता है, जो कॉम्पटन स्कैटरिंग के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन जोड़े के निर्माण के लिए फोटोपीक के नीचे 0.511 और 1.022 MeV ऊर्जा पर दो छोटे पलायन शिखर जब एक या दोनों विलोपन फोटॉन बच जाते हैं, और एक backscatter शिखर। उच्च ऊर्जा को तब मापा जा सकता है जब दो या दो से अधिक फोटॉन लगभग एक साथ डिटेक्टर पर वार करते हैं (पाइलअप (डिसएम्बिगेशन)|पाइल-अप, डेटा अधिग्रहण श्रृंखला के समय समाधान के भीतर), दो या दो से अधिक के मान तक ऊर्जा के साथ योग चोटियों के रूप में दिखाई देता है। फोटोपीक जोड़ा गया

यह भी देखें

 * गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * गीगर काउंटर
 * तरल जगमगाहट गिनती
 * लुकास सेल
 * कोलाहल प्रभाव
 * फोटॉन गिनती
 * सिन्टीग्राफी
 * कुल अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी