थर्मल मास फ्लो मीटर

थर्मल मास फ्लो मीटर, जिसे थर्मल डिस्पेरशन या इमर्सिबल मास फ्लो मीटर के रूप में भी जाना जाता है, इसमें विवृत नलिकाओं के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थ, मुख्य रूप से गैसों की कुल द्रव्यमान फ्लो दर को मापने के लिए उपकरणों की फैमिली सम्मिलित होती है। दूसरा प्रकार थर्मल मास फ्लो मीटर का केशिका-ट्यूब प्रकार है। कई द्रव्यमान फ्लो नियंत्रक (एमएफसी) जो द्रव्यमान फ्लो मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाल्व को जोड़ते हैं, इस डिज़ाइन पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, सिलिकॉन-आधारित एमईएमएस चिप में तापमान अंतर को मापकर थर्मल मास फ्लो मीटर बनाया जा सकता है।

दोनों प्रकार गर्म सतह से बहते तरल पदार्थ में संवहित ऊष्मा के माध्यम से द्रव्यमान फ्लो दर को मापते हैं। थर्मल डिस्पेरशन, या विसर्जन, फ्लो मीटर के प्रकार की स्तिथि में, ऊष्मा को गर्म सतह पर बहने वाले तरल पदार्थ की सीमा परत में स्थानांतरित किया जाता है। केशिका-ट्यूब प्रकार की स्तिथि में, ऊष्मा को छोटी गर्म केशिका ट्यूब के माध्यम से बहने वाले तरल पदार्थ के बड़े भाग में स्थानांतरित किया जाता है। दोनों प्रकार के संचालन के सिद्धांत प्रकृति में थर्मल हैं, किंतु इतने भिन्न-भिन्न हैं कि दो भिन्न-भिन्न मानकों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, उनके अनुप्रयोग अधिक भिन्न हैं। थर्मल डिस्पेरशन फ्लो मीटर का उपयोग सामान्यतः पाइप और नलिकाओं में सामान्य औद्योगिक गैस फ्लो अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जबकि केशिका प्रकार का उपयोग मुख्य रूप से ट्यूबों में स्वच्छ गैसों या तरल पदार्थों के छोटे फ्लो के लिए किया जाता है। उद्योग में थर्मल मास फ्लो मीटर के लिए इस प्रकार का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। फिर भी, केशिका प्रकार इस वर्णन का विषय नहीं है।

थर्मल डिस्पेरशन द्रव्यमान फ्लो मीटर इतिहास
थर्मल डिस्पेरशन द्रव्यमान फ्लो मीटर के संचालन का श्रेय एल.वी. को दिया जाता है। किंग, जिन्होंने 1914 में अपना प्रसिद्ध किंग्स लॉ प्रकाशित किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे तरल पदार्थ के फ्लो में डूबा हुआ गर्म तार फ्लो के बिंदु पर द्रव्यमान वेग को मापता है। किंग ने अपने उपकरण को हॉट-वायर एनीमोमीटर कहा। चूँकि, 1960 और 1970 के दशक तक औद्योगिक-ग्रेड थर्मल डिस्पेरशन द्रव्यमान फ्लो मीटर अंततः सामने नहीं आए थे।

औद्योगिक अनुप्रयोग
औद्योगिक अनुप्रयोगों में थर्मल मास फ्लो मीटर लोकप्रिय होने का प्राथमिक कारण उनके डिजाइन और निर्माण की विधि है। उनमें कोई मूवमेंट भाग नहीं होता है, फ्लो पथ के माध्यम से लगभग अबाधित होता है, तापमान या दबाव सुधार की आवश्यकता नहीं होती है और फ्लो दरों की विस्तृत श्रृंखला पर त्रुटिहीनता बनाए रखता है। ड्यूल प्लेट फ्लो कंडीशनिंग तत्वों का उपयोग करके सीधे पाइप रन को कम किया जा सकता है और न्यूनतम पाइप के साथ स्थापना करना अधिक सरल है।

चूँकि, कई अनुप्रयोगों में, द्रव के थर्मल गुण द्रव संरचना पर निर्भर हो सकते हैं। ऐसे अनुप्रयोगों में, वास्तविक संचालन के समय द्रव की परिवर्तित संरचना थर्मल फ्लो माप को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, थर्मल फ्लो मीटर आपूर्तिकर्ता के लिए द्रव की संरचना को जानना महत्वपूर्ण है जिससे फ्लो दर को त्रुटिहीन रूप से निर्धारित करने के लिए उचित अंशांकन कारक का उपयोग किया जा सके। आपूर्तिकर्ता अन्य गैस मिश्रण के लिए उचित अंशांकन जानकारी प्रदान कर सकते हैं, चूँकि थर्मल फ्लो मीटर की त्रुटिहीनता वास्तविक गैस मिश्रण पर निर्भर करती है जो अंशांकन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले गैस मिश्रण के समान होती है। दूसरे शब्दों में, किसी दिए गए गैस मिश्रण के लिए कैलिब्रेटेड थर्मल फ्लो मीटर की त्रुटिहीनता कम हो जाएगी यदि वास्तविक फ्लोइंग गैस की संरचना भिन्न है।

बाहरी संबंध

 * Interactive flow calculations and routines generating physical properties based on 800 fluids database.