मल्टीमीटर

बहुमापी या मल्टीमीटर एक मापन उपकरण है जो कई विद्युत गुणों को माप सकता है। एक विशिष्ट बहुमापी विभव, प्रतिरोध और विद्युत धारा को माप सकता है, इस स्थिति में इसे वोल्ट-ओम-मिलीअमीटर (वीओएम) के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह उपकरण विभवमापी, अमीटर और ओममीटर कार्यक्षमता से सुसज्जित है। कुछ उपकरणों में तापमान और धारिता जैसे अतिरिक्त गुणों का मापन भी होता है।

सादृश्य बहुमापी, पाठन को प्रदर्शित करने के लिए एक गतिमान संकेतक के साथ एक माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अंकीय बहुमापी (डीएमएम, डीवीओएम) में संख्यात्मक डिस्प्ले होते हैं, जो सादृश्य बहुमापी को लगभग अप्रचलित बना देते हैं क्योंकि ये सादृश्य बहुमापी की तुलना में सस्ते, अधिक सटीक और भौतिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं।

बहुमापी, आकार, विशेषताओं और मूल्य में भिन्न होते हैं। ये हाथ में पकडे जाने वाले वहनीय उपकरण या अत्यधिक सटीक बेंच उपकरण हो सकते हैं। सस्ते बहुमापी की कीमत US$10 से कम हो सकती है, जबकि प्रमाणित अंशांकन वाले प्रयोगशाला-कोटि मॉडल की कीमत US$5,000 से अधिक हो सकती है।

इतिहास
वर्ष 1820 में धारा का पता लगाने वाला पहला गतिमान उपकरण धारामापी था। इनका उपयोग व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करके प्रतिरोध और विभव को मापने के लिए किया जाता था, और अज्ञात राशि की तुलना एक संदर्भ विभव या प्रतिरोध से की जाती थी। प्रयोगशाला में उपयोगी होते हुए भी, ये उपकरणों के क्षेत्र में अधिक मंद और अव्यवहारिक थे। ये धारामापी भारी और नाजुक होते थे।

धारामापी (डी'आर्सोनवल-वेस्टन मीटर) संचालन, एक चल-कुंडल का उपयोग करता है, जिसमें एक संकेतक होता है और यह धुरी या तने हुए बैंड लिगामेंट पर घूमता है। कुंडल एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और ठीक सर्पिल स्प्रिंगों द्वारा नियंत्रित होता है, जो चल-कुंडल में धारा को वहन करने का कार्य भी करता है। यह केवल पता लगाने के स्थान पर आनुपातिक माप देता है, और विक्षेपण मापी के उन्मुखीकरण से स्वतंत्र होता है। मूल्यों को एक सेतु को संतुलित करने के स्थान पर सीधे उपकरण के पैमाने से पढ़ा जा सकता है, जिससे मापन त्वरित और आसान हो जाता है।

मूल चल-कुंडल मापी सामान्यतः केवल 10 μA से 100 mA की सीमा में दिष्ट धारा मापन के लिए उपयुक्त है। विभव को पार्श्वपथ (मूल गति के समानांतर प्रतिरोध) या गुणकों के रूप में ज्ञात श्रेणी प्रतिरोधों का उपयोग करके मापने के लिए सरलता से इसे भारी धाराओं के पाठन के लिए अनुकूलित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा या विभवता के पाठन के लिए एक दिष्टकारी की आवश्यकता होती है। एक कॉपर ऑक्साइड संशोधक, शीघ्र उपयुक्त संशोधकों में से एक था, जिसे यूनियन स्विच एंड सिग्नल कंपनी, स्विसवेल, पेनसिल्वेनिया द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था, जो वर्ष 1927 से वेस्टिंगहाउस ब्रेक एंड सिग्नल कंपनी का अगला हिस्सा था।

ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी द्वारा सूचीबद्ध शब्द "बहुमापी" का पहला प्रमाणित उपयोग वर्ष 1907 में हुआ था।

पहले बहुमापी के आविष्कार का श्रेय ब्रिटिश डाकघर अभियंता, डोनाल्ड मैकाडी को दिया जाता है, जो दूरसंचार परिपथ के रखरखाव के लिए आवश्यक कई अलग-अलग उपकरणों की वहनीय आवश्यकता से असंतुष्ट हो गए थे। मैकएडी ने एक उपकरण का आविष्कार किया, जो एम्पियर, वोल्ट और ओम को माप सकता था, इसलिए तब बहु-कार्यात्मक मापी को एवोमीटर नाम दिया गया था। मीटर में परिसर का चयन करने के लिए एक चल-कुंडल मापी, विभव, सटीक प्रतिरोधक, कुंजी और साकेट सम्मिलित थे।

वर्ष 1923 में स्थापित ऑटोमैटिक कॉइल विंडर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी (एसीडब्ल्यूईईसीओ) की स्थापना एवोमीटर के निर्माण के लिए की गई थी और मैकएडी द्वारा एक कुंडल वक्रण यन्त्र की संरचना की गई और इसका पेटेंट भी दर्ज कराया गया था। हालांकि एसीडब्ल्यूईईसीओ के एक शेयरधारक, श्री मैकएडी ने वर्ष 1933 में अपनी सेवानिवृत्ति तक डाकघर के लिए सेवा करना जारी रखा। उनके पुत्र ह्यू एस मैकएडी वर्ष 1927 में एसीडब्ल्यूईईसीओ में सम्मिलित होकर तकनीकी निदेशक का पदभार ग्रहण किया। [5] पहला एवीओ वर्ष 1923 में विक्रय के लिए रखा गया था, और इसकी कई विशेषताएँ अंतिम मॉडल 8 तक लगभग अपरिवर्तित रहीं।

बहुमापी के सामान्य गुण
कोई भी मीटर कुछ हद तक परीक्षण के तहत सर्किट को लोड करेगा। उदाहरण के लिए, 50 ampere  (μA) के पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण वर्तमान के साथ एक चलती कुंडल आंदोलन का उपयोग करते हुए एक बहुमापी, आमतौर पर उपलब्ध उच्चतम संवेदनशीलता, कम से कम 50 & nbsp; मीटर के लिए सर्किट के लिए सर्किट से μA को आकर्षित करना चाहिए। इसका पैमाना। यह सर्किट को प्रभावित करने के लिए एक उच्च-प्रतिबाधा सर्किट को इतना लोड कर सकता है, जिससे कम पढ़ना कम हो सकता है। पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण वर्तमान भी प्रति वोल्ट (ω/v) ओम के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। प्रति वोल्ट आंकड़ा ओम को अक्सर उपकरण की संवेदनशीलता कहा जाता है। इस प्रकार 50 & nbsp के साथ एक मीटर; μA आंदोलन में 20,000 & nbsp; v/v की संवेदनशीलता होगी। प्रति वोल्ट इस तथ्य को संदर्भित करता है कि परीक्षण के तहत सर्किट के लिए मीटर प्रस्तुत करने वाला प्रतिबाधा 20,000 & nbsp होगा; पूर्ण पैमाने पर वोल्टेज द्वारा गुणा किया जाता है जिससे मीटर सेट होता है। उदाहरण के लिए, यदि मीटर 300 & nbsp; v पूर्ण पैमाने पर सेट किया गया है, तो मीटर का प्रतिबाधा 6 & nbsp; m। होगा। 20,000 & nbsp; ω/v सबसे अच्छी (उच्चतम) संवेदनशीलता है जो विशिष्ट एनालॉग बहुमापी के लिए उपलब्ध है जिसमें आंतरिक एम्पलीफायरों की कमी होती है। आंतरिक एम्पलीफायरों (VTVMS, FETVMs, आदि) में मीटर के लिए, इनपुट प्रतिबाधा एम्पलीफायर सर्किट द्वारा तय किया जाता है।

एवोमीटर
पहले एवोमीटर में 60 & nbsp; v/v, तीन प्रत्यक्ष वर्तमान श्रेणियों (12 & nbsp; ma, 1.2 & nbsp; a, और 12 & nbsp; a) की संवेदनशीलता  (इलेक्ट्रॉनिक्स) थी, तीन प्रत्यक्ष वोल्टेज सीमा (12, 120, और 600 & nbsp; v यावैकल्पिक रूप से 1,200 & nbsp; v), और एक 10,000 & nbsp; of प्रतिरोध रेंज।1927 के एक बेहतर संस्करण ने इसे 13 रेंज और 166.6 & nbsp; v/v (6 & nbsp; ma) आंदोलन तक बढ़ा दिया।एक सार्वभौमिक संस्करण जिसमें अतिरिक्त वैकल्पिक वर्तमान और वैकल्पिक वोल्टेज रेंज शामिल थे, 1933 से और 1936 में दोहरी-संवेदनशीलता एवोमीटर मॉडल 7 ने 500 और 100 & nbsp; ω/v की पेशकश की। 1930 के दशक के मध्य तक 1950 के दशक तक, 1,000 & nbsp; v/v रेडियो काम के लिए संवेदनशीलता का एक वास्तविक मानक बन गया और यह आंकड़ा अक्सर सर्विस शीट पर उद्धृत किया गया था।हालांकि, कुछ निर्माता जैसे कि सिम्पसन, ट्रिपलट और वेस्टन, सभी यूएसए में, दूसरे विश्व युद्ध से पहले 20,000 & nbsp; vor/v voms का उत्पादन किया और इनमें से कुछ निर्यात किए गए थे।1945-46 के बाद, 20,000 & nbsp; v/v इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपेक्षित मानक बन गया, लेकिन कुछ निर्माताओं ने और भी अधिक संवेदनशील उपकरणों की पेशकश की।औद्योगिक और अन्य भारी-वर्तमान उपयोग के लिए कम संवेदनशीलता बहुमापी का उत्पादन जारी रहा और इन्हें अधिक संवेदनशील प्रकारों की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता था।

उच्च गुणवत्ता वाले एनालॉग (एनालॉग) बहुमापी को कई निर्माताओं द्वारा बनाया जाता है, जिसमें चाउविन अर्नौक्स  (फ्रांस),  गोसेन मेट्रावेट्स  (जर्मनी), और  सिम्पसन और ट्रिपलट  (यूएसए) शामिल हैं।

पॉकेट वॉच मीटर
1920 के दशक में पॉकेट-वॉच-स्टाइल मीटर व्यापक उपयोग में थे।धातु का मामला आमतौर पर नकारात्मक कनेक्शन से जुड़ा होता था, एक ऐसी व्यवस्था जो कई बिजली के झटके पैदा करती थी।इन उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश अक्सर कच्चे होते थे, उदाहरण के लिए एक सचित्र में सिर्फ 25 & nbsp; v/v, एक गैर-रैखिक पैमाने और दोनों रेंजों पर कोई शून्य समायोजन नहीं होता है।

वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर
वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर या वाल्व वोल्टमीटर (वीटीवीएम, वीवीएम) का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज माप के लिए किया गया था जहां उच्च विद्युत प्रतिबाधा  आवश्यक था।VTVM में आमतौर पर 1 & nbsp; m or या अधिक का एक निश्चित इनपुट प्रतिबाधा था, आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर#कॉमन टर्मिनल इनपुट सर्किट के उपयोग के माध्यम से, और इस प्रकार सर्किट को परीक्षण किए जा रहे सर्किट को महत्वपूर्ण रूप से लोड नहीं किया।वीटीवीएम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उच्च-प्रतिबाधा एनालॉग  ट्रांजिस्टर  और  फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर  वोल्टमीटर (FETVOMS) की शुरूआत से पहले किया गया था।आधुनिक डिजिटल मीटर (डीवीएम) और कुछ आधुनिक एनालॉग मीटर भी उच्च इनपुट प्रतिबाधा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनपुट सर्किटरी का उपयोग करते हैं - उनकी वोल्टेज रेंज कार्यात्मक रूप से वीटीवीएम के बराबर हैं।कुछ खराब डिज़ाइन किए गए डीवीएम (विशेष रूप से कुछ शुरुआती डिजाइन) का इनपुट प्रतिबाधा एक नमूना-और-होल्ड आंतरिक माप चक्र के दौरान अलग-अलग होगा, जिससे परीक्षण के तहत कुछ संवेदनशील सर्किटों में गड़बड़ी हो सकती है।

अतिरिक्त तराजू
अतिरिक्त तराजू जैसे डेसिबल, और माप कार्यों जैसे कि कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर#सरलीकृत ऑपरेशन,  आवृत्ति ,  साइकिल शुल्क , डिस्प्ले होल्ड, और निरंतरता जो एक  बजर  लगता है जब मापा प्रतिरोध छोटा होता है तो कई बहुमापी पर शामिल किया गया है।जबकि बहुमापी को एक तकनीशियन के टूलकिट में अधिक विशिष्ट उपकरणों द्वारा पूरक किया जा सकता है, कुछ बहुमापी में विशेष अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त कार्य शामिल हैं (एक  थर्मोकपल  जांच के साथ तापमान, एक  संगणक  के लिए कनेक्टिविटी, मापा मान, बोलने वाले मूल्य, आदि)।

ऑपरेशन
एक बहुमापी एक डीसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर, एमीटर और ओममीटर का संयोजन है।एक संयुक्त राष्ट्र-प्रवर्धित एनालॉग बहुमापी एक मीटर आंदोलन, रेंज प्रतिरोधों और स्विच को जोड़ती है;VTVMs को एनालॉग मीटर प्रवर्धित किया जाता है और इसमें सक्रिय सर्किटरी होती है।

एक एनालॉग मीटर आंदोलन के लिए, डीसी वोल्टेज को परीक्षण के तहत मीटर आंदोलन और सर्किट के बीच जुड़े एक श्रृंखला अवरोधक के साथ मापा जाता है।एक स्विच (आमतौर पर रोटरी) उच्च वोल्टेज को पढ़ने के लिए मीटर आंदोलन के साथ श्रृंखला में अधिक प्रतिरोध डालने की अनुमति देता है।आंदोलन के मूल पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण वर्तमान का उत्पाद, और श्रृंखला प्रतिरोध और आंदोलन के स्वयं के प्रतिरोध का योग, सीमा के पूर्ण पैमाने पर वोल्टेज देता है। एक उदाहरण के रूप में, एक मीटर आंदोलन जिसमें 1 & nbsp की आवश्यकता होती है; पूर्ण-पैमाने पर विक्षेपण के लिए MA, 500 & nbsp; ω, ω, 10 & nbsp पर, बहुमापी की रेंज पर, 9,500 & nbsp; ω श्रृंखला प्रतिरोध के साथ। एनालॉग करंट रेंज के लिए, कॉइल के चारों ओर करंट के अधिकांश को डायवर्ट करने के लिए मीटर आंदोलन के समानांतर कम प्रतिरोध शंट (विद्युत)  मिलान किया जाता है। फिर से एक काल्पनिक 1 & nbsp; ma, 500 & nbsp; a 1 & nbsp पर आंदोलन के मामले के लिए, एक सीमा, शंट प्रतिरोध सिर्फ 0.5 & nbsp; ω से अधिक होगा।

चलती कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स केवल उनके माध्यम से करंट के औसत मूल्य का जवाब दे सकते हैं। वैकल्पिक वर्तमान को मापने के लिए, जो बार -बार ऊपर और नीचे बदलता है, सर्किट में एक सही करनेवाला  डाला जाता है ताकि प्रत्येक नकारात्मक आधा चक्र उलटा हो; परिणाम एक अलग और नॉनज़ेरो डीसी वोल्टेज है जिसका अधिकतम मूल्य एक सममित तरंग को मानते हुए, पीक वोल्टेज के लिए आधा एसी शिखर होगा। चूंकि एक तरंग के रूट औसत मान और रूट माध्य वर्ग (आरएमएस) मान केवल एक वर्ग तरंग के लिए समान हैं, सरल रेक्टिफायर-प्रकार के सर्किट केवल साइनसोइडल तरंगों के लिए कैलिब्रेट किए जा सकते हैं। अन्य तरंग आकृतियों को आरएम और औसत मूल्य से संबंधित एक अलग अंशांकन कारक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सर्किट में आमतौर पर काफी सीमित आवृत्ति रेंज होती है। चूंकि व्यावहारिक रेक्टिफायर में गैर-शून्य वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए सटीकता और संवेदनशीलता कम एसी वोल्टेज मूल्यों पर खराब होती है। प्रतिरोध को मापने के लिए, स्विच टेस्ट और मीटर कॉइल के तहत डिवाइस के माध्यम से एक करंट पास करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के भीतर एक छोटी बैटरी की व्यवस्था करता है। चूंकि उपलब्ध वर्तमान बैटरी के चार्ज की स्थिति पर निर्भर करता है जो समय के साथ बदलता है, एक बहुमापी में आमतौर पर ओम स्केल के लिए एक समायोजन होता है। एनालॉग बहुमापी में पाए जाने वाले सामान्य सर्किटों में, मीटर डिफ्लेक्शन प्रतिरोध के विपरीत आनुपातिक है, इसलिए पूर्ण-पैमाने पर 0 & nbsp; ω होगा, और उच्च प्रतिरोध छोटे विक्षेपणों के अनुरूप होगा। ओम स्केल संपीड़ित है, इसलिए संकल्प कम प्रतिरोध मूल्यों पर बेहतर है।

प्रवर्धित उपकरण श्रृंखला और शंट रोकनेवाला नेटवर्क के डिजाइन को सरल बनाते हैं। कॉइल के आंतरिक प्रतिरोध को श्रृंखला और शंट रेंज प्रतिरोधों के चयन से हटा दिया जाता है; श्रृंखला नेटवर्क इस प्रकार एक वोल्टेज विभक्त  बन जाता है। जहां एसी माप की आवश्यकता होती है, रेक्टिफायर को एम्पलीफायर चरण के बाद रखा जा सकता है, कम सीमा पर परिशुद्धता में सुधार किया जा सकता है।

डिजिटल उपकरण, जो आवश्यक रूप से एम्पलीफायरों को शामिल करते हैं, प्रतिरोध रीडिंग के लिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के समान सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध माप के लिए, आमतौर पर परीक्षण के तहत डिवाइस के माध्यम से एक छोटा स्थिर वर्तमान पारित किया जाता है और डिजिटल बहुमापी परिणामी वोल्टेज ड्रॉप पढ़ता है; यह एनालॉग मीटर में पाए जाने वाले पैमाने के संपीड़न को समाप्त करता है, लेकिन सटीक वर्तमान के स्रोत की आवश्यकता होती है। एक ऑटोरैंगिंग डिजिटल बहुमापी स्वचालित रूप से स्केलिंग नेटवर्क को समायोजित कर सकता है ताकि माप सर्किट ए/डी कनवर्टर की पूर्ण परिशुद्धता का उपयोग करें।

सभी प्रकार के बहुमापी में, स्विचिंग तत्वों की गुणवत्ता स्थिर और सटीक माप के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा DMMs अपने स्विच में गोल्ड प्लेटेड संपर्कों का उपयोग करते हैं; कम महंगे मीटर संपर्कों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड सोल्डर निशान पर भरोसा करते हुए, निकेल चढ़ाना या कोई भी बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। सटीकता और स्थिरता (जैसे, तापमान भिन्नता, या उम्र बढ़ने, या वोल्टेज/वर्तमान इतिहास) एक मीटर के आंतरिक प्रतिरोधों (और अन्य घटकों) की दीर्घकालिक सटीकता और उपकरण की सटीकता में एक सीमित कारक है।

मापा मान
समकालीन बहुमापी कई मूल्यों को माप सकते हैं। सबसे आम हैं:
 * वाल्ट ेज, वैकल्पिक वर्तमान और प्रत्यक्ष वर्तमान, वोल्ट में।
 * विद्युत प्रवाह, वैकल्पिक और प्रत्यक्ष, एम्पीयर में।
 * आवृत्ति रेंज जिसके लिए एसी माप सटीक हैं, महत्वपूर्ण है, सर्किटरी डिजाइन और निर्माण पर निर्भर करता है, और निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इसलिए उपयोगकर्ता उन रीडिंग का मूल्यांकन कर सकते हैं जो वे लेते हैं। । सभी मीटर में एक बोझ वोल्टेज  होता है (उपयोग किए गए शंट और मीटर के सर्किट डिजाइन के संयोजन के कारण), और कुछ (यहां तक ​​कि महंगे लोगों) में पर्याप्त रूप से उच्च बोझ वोल्टेज होते हैं कि कम वर्तमान रीडिंग गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ होता है। मीटर विनिर्देशों में मीटर का बोझ वोल्टेज शामिल होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कुछ बहुमापी भी मापते हैं:
 * ओम में विद्युत प्रतिरोध।
 * फैराड्स में कैपेसिटेंस, लेकिन आमतौर पर रेंज की सीमाएं कुछ सौ या हजार माइक्रो फैराड्स और कुछ पिको फैराड्स के बीच होती हैं। बहुत कम सामान्य उद्देश्य बहुमापी संधारित्र की स्थिति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को माप सकते हैं जैसे कि समान श्रृंखला प्रतिरोध, अपव्यय कारक  या रिसाव।
 * सीमेंस (इकाई) में विद्युत चालन, जो मापा प्रतिरोध का व्युत्क्रम है।
 * सर्किटरी में डेसीबल, शायद ही कभी ध्वनि में।
 * एक प्रतिशत  के रूप में कर्तव्य चक्र।
 * हेटर्स में  उपयोगिता आवृत्ति ।
 * हेनरी (इकाई) में इंडक्शन। कैपेसिटेंस माप की तरह, यह आमतौर पर एक उद्देश्य द्वारा डिज़ाइन किए गए इंडक्शन / कैपेसिटेंस मीटर द्वारा संभाला जाता है।
 * डिग्री सेल्सीयस  या  फ़ारेनहाइट  में  तापमान, एक उचित तापमान  परीक्षण जांच  के साथ, अक्सर एक थर्मोकपल।

डिजिटल बहुमापी के लिए सर्किट भी शामिल हो सकते हैं:
 * निरंतरता परीक्षक ; एक बजर लगता है जब एक सर्किट का प्रतिरोध काफी कम होता है (बस कितना कम होता है मीटर से मीटर तक भिन्न होता है), इसलिए परीक्षण को अटूट माना जाना चाहिए।
 * डायोड (डायोड जंक्शनों के आगे की बूंद को मापना)।
 * ट्रांजिस्टर (कुछ प्रकार के ट्रांजिस्टर में  वर्तमान लाभ  और अन्य  मापदंडों  को मापना)
 * सिंपल 1.5 & nbsp; v और 9 & nbsp; v बैटरी के लिए बैटरी चेकिंग। यह एक वर्तमान-लोडेड माप है, जो इन-यूज़ बैटरी लोड का अनुकरण करता है; सामान्य वोल्टेज रेंज बैटरी से बहुत कम वर्तमान आकर्षित करते हैं।

विभिन्न सेंसर  को माप लेने के लिए बहुमापी (या शामिल) से जुड़ा हो सकता है: जैसे:
 * Luminance
 * ध्वनि दाब स्तर
 * पीएच | अम्लता/क्षारीयता (पीएच)
 * सापेक्षिक आर्द्रता
 * बहुत छोटे वर्तमान प्रवाह (कुछ एडेप्टर के साथ नैनोअम्प्स के लिए)
 * बहुत छोटे प्रतिरोध (कुछ एडेप्टर के लिए माइक्रो ओम के लिए)
 * बड़ी धाराएँ & nbsp; - एडेप्टर उपलब्ध हैं जो इंडक्शन (केवल वर्तमान) या हॉल प्रभाव  सेंसर (एसी और डीसी दोनों करंट) का उपयोग करते हैं, आमतौर पर उच्च वर्तमान क्षमता सर्किट के साथ सीधे संपर्क से बचने के लिए अछूता क्लैंप जबड़े के माध्यम से जो कि खतरनाक हो सकते हैं, मीटर तक, मीटर तक। और ऑपरेटर को
 * बहुत उच्च वोल्टेज & nbsp; - एडेप्टर उपलब्ध हैं जो मीटर के आंतरिक प्रतिरोध के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं, जिससे हजारों वोल्ट में माप की अनुमति मिलती है। हालांकि, बहुत उच्च वोल्टेज में अक्सर आश्चर्यजनक व्यवहार होता है, ऑपरेटर पर प्रभाव से अलग (शायद घातक); उच्च वोल्टेज जो वास्तव में एक मीटर के आंतरिक सर्किटरी तक पहुंचते हैं, आंतरिक क्षति भागों में हो सकते हैं, शायद मीटर को नष्ट कर सकते हैं या स्थायी रूप से इसके प्रदर्शन को बर्बाद कर सकते हैं।

संकल्प और सटीकता
एक बहुमापी का संकल्प पैमाने का सबसे छोटा हिस्सा है जिसे दिखाया जा सकता है, जो पैमाने पर निर्भर है।कुछ डिजिटल बहुमापी पर इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उच्च रिज़ॉल्यूशन माप को पूरा करने में अधिक समय लगता है।उदाहरण के लिए, एक बहुमापी जिसमें 10 & nbsp पर 1 & nbsp; mV रिज़ॉल्यूशन होता है; V स्केल 1 & nbsp; mv वेतन वृद्धि में माप में परिवर्तन दिखा सकता है।

पूर्ण सटीकता एक आदर्श माप की तुलना में माप की त्रुटि है।सापेक्ष सटीकता बहुमापी को कैलिब्रेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस की तुलना में माप की त्रुटि है।अधिकांश बहुमापी डेटशीट सापेक्ष सटीकता प्रदान करते हैं।बहुमापी की सापेक्ष सटीकता से पूर्ण सटीकता की गणना करने के लिए बहुमापी की सापेक्ष सटीकता के लिए बहुमापी को जांचने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस की पूर्ण सटीकता को जोड़ें।

डिजिटल
एक बहुमापी का रिज़ॉल्यूशन अक्सर दशमलव संख्यात्मक अंक   संवेदक संकल्प  की संख्या में निर्दिष्ट किया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है।यदि सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 से 9 तक सभी मूल्यों को नहीं ले सकता है, तो यह आम तौर पर है, और भ्रमित रूप से, एक आंशिक अंक कहा जाता है।उदाहरण के लिए, एक बहुमापी जो 19999 तक पढ़ सकता है (प्लस एक एम्बेडेड दशमलव बिंदु) को पढ़ने के लिए कहा जाता है $4 1/2$ अंक।

कन्वेंशन द्वारा, यदि सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 या 1 हो सकता है, तो इसे एक आधा-अंक कहा जाता है;यदि यह 9 (अक्सर 3 या 5) तक पहुंचने के बिना उच्च मान ले सकता है, तो इसे एक अंक का तीन-चौथाई कहा जा सकता है।ए $4 1/2$-डिगिट बहुमापी एक आधा अंक प्रदर्शित करेगा जो केवल 0 या 1 प्रदर्शित कर सकता है, इसके बाद पांच अंक 0 से 9 तक सभी मान लेते हैं। ऐसा मीटर 0 से 199999 तक सकारात्मक या नकारात्मक मान दिखा सकता है। ए $5 1/2$-DIGIT मीटर निर्माता के आधार पर 0 से 3999 या 5999 तक एक मात्रा प्रदर्शित कर सकता है।

जबकि एक डिजिटल डिस्प्ले को आसानी से प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन  में बढ़ाया जा सकता है, अतिरिक्त अंक कोई मूल्य नहीं हैं यदि बहुमापी के एनालॉग भागों के डिजाइन और अंशांकन में देखभाल के साथ नहीं।सार्थक (यानी, उच्च-सटीकता) मापों को साधन विनिर्देशों की अच्छी समझ, माप की स्थिति का अच्छा नियंत्रण और साधन के अंशांकन की ट्रेसबिलिटी की आवश्यकता होती है।हालांकि, भले ही इसका संकल्प सटीकता और सटीकता से अधिक हो, एक मीटर माप की तुलना के लिए उपयोगी हो सकता है।उदाहरण के लिए, एक मीटर पढ़ना $3 3/4$ स्थिर अंक यह संकेत दे सकते हैं कि एक नाममात्र 100 & nbsp; k that अवरोधक के बारे में 7 & nbsp है; are एक और से अधिक है, हालांकि प्रत्येक माप की त्रुटि 0.2% पढ़ने का है और पूर्ण पैमाने पर मान का 0.05% है।

डिस्प्ले काउंट को निर्दिष्ट करना संकल्प निर्दिष्ट करने का एक और तरीका है।डिस्प्ले काउंट्स सबसे बड़ी संख्या, या सबसे बड़ी संख्या प्लस (सभी शून्य के प्रदर्शन को शामिल करने के लिए) देते हैं, बहुमापी का प्रदर्शन दशमलव विभाजक  को अनदेखा कर सकता है।उदाहरण के लिए, ए $5 1/2$-डिगिट बहुमापी को 199999 डिस्प्ले काउंट या 200000 डिस्प्ले काउंट बहुमापी के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।अक्सर प्रदर्शन गणना को बहुमापी विनिर्देशों में 'गणना' कहा जाता है।

एक डिजिटल बहुमापी की सटीकता को दो-टर्म रूप में कहा जा सकता है, जैसे कि ± 1% पढ़ने का +2 काउंट्स, इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है।

एनालॉग
एनालॉग मीटर पुराने डिजाइन हैं, लेकिन तकनीकी रूप से डिजिटल मीटरों द्वारा बारग्राफ के साथ पार करने के बावजूद, अभी भी पसंद किया जा सकता है इंजीनियरों द्वारा और समस्या निवारण। एक कारण यह है कि एनालॉग मीटर अधिक संवेदनशील (या उत्तरदायी) हैं जो सर्किट में परिवर्तन के लिए मापा जा रहा है। एक डिजिटल बहुमापी समय के साथ मापी जा रही मात्रा को नमूना देता है, और फिर इसे प्रदर्शित करता है। एनालॉग बहुमापी लगातार परीक्षण मूल्य पढ़ते हैं। यदि रीडिंग में मामूली बदलाव होते हैं, तो एक एनालॉग बहुमापी की सुई इसे ट्रैक करने का प्रयास करेगी, जैसा कि डिजिटल मीटर के विपरीत अगले नमूने तक इंतजार करने के लिए, प्रत्येक असंतोषजनक रीडिंग के बीच देरी देता है (साथ ही डिजिटल मीटर के अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है मूल्य पर परिवर्तित करने के लिए)। एनालॉग डिस्प्ले के विपरीत डिजिटल डिस्प्ले वैल्यू को पढ़ने में अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए, कैपेसिटर या कॉइल का परीक्षण करते समय यह निरंतर ट्रैकिंग सुविधा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक उचित रूप से काम करने वाले संधारित्र को वोल्टेज लागू होने पर वर्तमान प्रवाह की अनुमति देनी चाहिए, फिर वर्तमान धीरे -धीरे शून्य तक कम हो जाता है और यह हस्ताक्षर एक एनालॉग बहुमापी पर देखना आसान है, लेकिन डिजिटल बहुमापी पर नहीं। यह एक कॉइल का परीक्षण करते समय समान है, सिवाय करंट को छोड़कर और बढ़ता है।

एक एनालॉग मीटर पर प्रतिरोध माप, विशेष रूप से, विशिष्ट प्रतिरोध माप सर्किट के कारण कम परिशुद्धता का हो सकता है जो उच्च प्रतिरोध मूल्यों पर भारी पैमाने को संपीड़ित करता है। सस्ती एनालॉग मीटर में केवल एक ही प्रतिरोध पैमाना हो सकता है, जो सटीक माप की सीमा को गंभीरता से प्रतिबंधित करता है। आमतौर पर, एक एनालॉग मीटर में मीटर के शून्य-ओएचएम अंशांकन को सेट करने के लिए एक पैनल समायोजन होगा, जो मीटर बैटरी के अलग-अलग वोल्टेज की भरपाई के लिए, और मीटर के परीक्षण के प्रतिरोध के लिए क्षतिपूर्ति करता है।

सटीकता
डिजिटल बहुमापी आम तौर पर सटीकता के साथ माप लेते हैं और उनके एनालॉग समकक्षों के लिए सटीकता से बेहतर होता है।मानक एनालॉग बहुमापी आमतौर पर% 3% सटीकता के साथ मापते हैं, हालांकि उच्च सटीकता के उपकरण बनाए जाते हैं।मानक पोर्टेबल डिजिटल बहुमापी को डीसी वोल्टेज रेंज पर आमतौर पर ± 0.5% की सटीकता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है।मुख्यधारा बेंच-टॉप बहुमापी। 0.01%से बेहतर की निर्दिष्ट सटीकता के साथ उपलब्ध हैं।प्रयोगशाला ग्रेड उपकरणों में प्रति मिलियन कुछ भागों की सटीकता हो सकती है। सटीकता के आंकड़ों को देखभाल के साथ व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की सटीकता आमतौर पर पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण को संदर्भित करती है; 30 & nbsp; v पर 100 & nbsp; v पैमाने पर 3% मीटर का माप 3 & nbsp; v, 10% पढ़ने की त्रुटि के अधीन है। डिजिटल मीटर आमतौर पर सटीकता को पढ़ने के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट करते हैं, साथ ही पूर्ण पैमाने पर मूल्य का प्रतिशत, कभी-कभी प्रतिशत के बजाय गणना में व्यक्त किया जाता है।

उद्धृत सटीकता को लोअर मिलिवोल्ट (एमवी) डीसी रेंज के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, और इसे बुनियादी डीसी वोल्ट सटीकता आंकड़ा के रूप में जाना जाता है। उच्च डीसी वोल्टेज रेंज, वर्तमान, प्रतिरोध, एसी और अन्य रेंज में आमतौर पर बुनियादी डीसी वोल्ट आंकड़े की तुलना में कम सटीकता होती है। एसी माप केवल आवृत्तियों  की एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर निर्दिष्ट सटीकता को पूरा करते हैं।

निर्माता अंशांकन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं ताकि नए मीटर को अंशांकन के प्रमाण पत्र के साथ खरीदा जा सके, यह दर्शाता है कि मीटर को मानकों के लिए समायोजित किया गया है, उदाहरण के लिए, यूएस मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान  (NIST), या अन्य राष्ट्रीय  मानक संगठन ।

परीक्षण उपकरण समय के साथ अंशांकन से इलेक्ट्रॉनिक बहाव  के लिए जाता है, और निर्दिष्ट सटीकता को अनिश्चित काल तक भरोसा नहीं किया जा सकता है। अधिक महंगे उपकरणों के लिए, निर्माता और तृतीय पक्ष अंशांकन सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि पुराने उपकरणों को पुनर्गणना और पुन: व्यवस्थित किया जा सके। ऐसी सेवाओं की लागत सस्ती उपकरणों के लिए अनुपातहीन है; हालांकि अधिकांश नियमित परीक्षण के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण माप के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुमापी अंशांकन को आश्वस्त करने के लिए एक  मैट्रोलोजी  कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं।

एक बहुमापी को एसी वेवफॉर्म के लिए औसत जवाब देने के लिए माना जा सकता है जब तक कि एक सच्चे आरएमएस प्रकार के रूप में नहीं कहा जाता है। एक औसत प्रतिक्रिया बहुमापी केवल एसी वोल्ट और एएमपी पर विशुद्ध रूप से साइनसोइडल तरंगों के लिए अपनी निर्दिष्ट सटीकता को पूरा करेगा। दूसरी ओर बहुमापी का जवाब देने वाला एक सच्चा आरएमएस एसी वोल्ट पर अपनी निर्दिष्ट सटीकता को पूरा करेगा और किसी भी तरंग प्रकार के साथ एक निर्दिष्ट शिखा कारक  तक वर्तमान; आरएमएस प्रदर्शन को कभी -कभी मीटर के लिए दावा किया जाता है जो केवल कुछ आवृत्तियों (आमतौर पर कम) और कुछ तरंगों (अनिवार्य रूप से हमेशा साइन तरंगों) के साथ सटीक आरएमएस रीडिंग की रिपोर्ट करते हैं।

एक मीटर के एसी वोल्टेज और वर्तमान सटीकता में विभिन्न आवृत्तियों पर अलग -अलग विनिर्देश हो सकते हैं।

संवेदनशीलता और इनपुट प्रतिबाधा
जब वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सर्किट के प्रतिबाधा की तुलना में बहुमापी का इनपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक होना चाहिए;अन्यथा सर्किट ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है और पढ़ना गलत होगा।

इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायरों के साथ मीटर (सभी डिजिटल बहुमापी और कुछ एनालॉग मीटर) में एक निश्चित इनपुट प्रतिबाधा है जो अधिकांश सर्किटों को परेशान नहीं करने के लिए पर्याप्त है।यह अक्सर या तो एक या दस megohm s होता है;इनपुट प्रतिरोध का  मानकीकरण  बाहरी उच्च-प्रतिरोध परीक्षण जांच के उपयोग की अनुमति देता है जो वोल्टेज रेंज को हजारों वोल्ट तक बढ़ाने के लिए इनपुट प्रतिरोध के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर बनाता है।उच्च-अंत बहुमापी आम तौर पर 10 & nbsp से अधिक एक इनपुट प्रतिबाधा प्रदान करते हैं;कुछ उच्च-अंत बहुमापी प्रदान करते हैं> 10 & nbsp; 10 & nbsp; v से अधिक सीमाओं के लिए प्रतिबाधा के gigaohms।

मूविंग-पॉइंटर प्रकार के अधिकांश एनालॉग बहुमापी बफ़र एम्पलीफायर  होते हैं, और मीटर पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए टेस्ट के तहत सर्किट से करंट ड्रॉ करते हैं।मीटर का विद्युत प्रतिबाधा मीटर आंदोलन की बुनियादी संवेदनशीलता और उस सीमा के आधार पर भिन्न होता है जिसे चुना जाता है।उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट 20,000 & nbsp के साथ एक मीटर; v/v संवेदनशीलता में 2 & nbsp का एक इनपुट प्रतिरोध होगा; 100 & nbsp; v रेंज (100 & nbsp; v × 20,000 & nbsp; ω/v = 2,000,000 & nbsp; ω) पर।हर रेंज पर, रेंज के पूर्ण-पैमाने पर वोल्टेज पर, मीटर आंदोलन को डिफ्लेक्ट करने के लिए आवश्यक पूर्ण वर्तमान परीक्षण के तहत सर्किट से लिया जाता है।कम संवेदनशीलता मीटर आंदोलन सर्किट में परीक्षण के लिए स्वीकार्य हैं जहां स्रोत प्रतिबाधा मीटर प्रतिबाधा की तुलना में कम हैं, उदाहरण के लिए,  पावर सर्किट ;ये मीटर यंत्रवत रूप से अधिक बीहड़ हैं।सिग्नल सर्किट में कुछ मापों को उच्च संवेदनशीलता आंदोलनों की आवश्यकता होती है ताकि मीटर प्रतिबाधा के साथ परीक्षण के तहत सर्किट को लोड न करें।

संवेदनशीलता को एक मीटर के सेंसर रिज़ॉल्यूशन के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे सबसे कम सिग्नल चेंज (वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और इतने पर) के रूप में परिभाषित किया गया है जो मनाया पढ़ने को बदल सकता है।

सामान्य-प्रयोजन डिजिटल बहुमापी के लिए, सबसे कम वोल्टेज रेंज आमतौर पर कई सौ मिलीवोल्ट एसी या डीसी होती है, लेकिन सबसे कम वर्तमान रेंज कई सौ माइक्रोअम्पर हो सकती है, हालांकि अधिक वर्तमान संवेदनशीलता वाले उपकरण उपलब्ध हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग  के उपयोग के बजाय (मुख्य) विद्युत उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए बहुमापी आमतौर पर माइक्रोएएमपी वर्तमान सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे।

कम प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे अच्छी सटीकता के लिए घटाए जाने के लिए लीड प्रतिरोध (परीक्षण जांच को एक साथ छूने से मापा जाता है) की आवश्यकता होती है। यह कई डिजिटल बहुमापी के डेल्टा, शून्य या अशक्त विशेषता के साथ किया जा सकता है। सतहों के परीक्षण और स्वच्छता के तहत डिवाइस के लिए संपर्क दबाव बहुत कम प्रतिरोधों के माप को प्रभावित कर सकता है। कुछ मीटर एक चार तार परीक्षण प्रदान करते हैं जहां दो जांच स्रोत वोल्टेज की आपूर्ति करते हैं और अन्य माप लेते हैं। एक बहुत उच्च प्रतिबाधा का उपयोग करने से जांच में बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप की अनुमति मिलती है और स्रोत जांच के प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सटीक परिणाम होते हैं।

बहुमापी माप रेंज का ऊपरी छोर काफी भिन्न होता है; शायद 600 & nbsp; वोल्ट, 10 & nbsp; एम्परिस, या 100 & nbsp; ओम पर माप एक विशेष परीक्षण उपकरण की आवश्यकता हो सकती है।

भार विभव
धारा परिसर में एक बहुमापी सहित प्रत्येक इनलाइन श्रृंखला से जुड़े अमीटर में एक निश्चित प्रतिरोध होता है। अधिकांश बहुमापी स्वाभाविक रूप से विभव को मापते हैं, और एक पार्श्वपथ प्रतिरोध के माध्यम से मापी जाने वाली धारा गुजारते हैं, जो इसके आसपास विकसित विभव को मापता है। विभव उतार को भार विभव के रूप में जाना जाता है, जिसे वोल्ट प्रति एम्पीयर में निर्दिष्ट किया जाता है। मीटर, सेट के परिसर के आधार पर मान को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि भिन्न परिसर सामान्यतः भिन्न पार्श्वपथ प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं।

भार विभव, अत्यंत कम विभव परिपथ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकता है। सटीकता और बाह्य परिपथ संचालन पर इसके प्रभाव की जाँच करने के लिए मीटर को विभिन्न श्रेणियों में स्विच किया जा सकता है; धारा पाठन समान होना चाहिए और भार विभव की समस्या न होने पर परिपथ संचालन प्रभावित नहीं होना चाहिए। यदि यह विभव महत्वपूर्ण है तो इसे उच्च धारा सीमा का उपयोग करके कम (माप की अंतर्निहित सटीकता और सटीकता को कम करके) किया जा सकता है।

प्रत्यावर्ती धारा संवेदन
चूंकि एक सादृश्य या अंकीय मापी में मूल संकेतक प्रणाली केवल डीसी के लिए प्रतिक्रिया करती है, एक बहुमापी में धारा मापन हेतु डीसी रूपांतरण परिपथ के लिए एक एसी सम्मिलित होता है। विभव के औसत या शिखर निरपेक्ष मान को मापने के लिए मूल मापी एक संशोधक का उपयोग करते हैं, लेकिन एक ज्या तरंगरूप के लिए गणनाकृत वर्ग-मध्य-मूल (आरएमएस) मान के प्रदर्शन के लिए अंशांकित किए जाते हैं; यह शक्ति वितरण में उपयोग की जाने वाली धारा के लिए सही पाठन देता है। ऐसे कुछ मीटरों के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शक कुछ सरल गैर-ज्या तरंगों के लिए सुधार कारक प्रदान करते हैं, जिससे सही वर्ग-माध्य-मूल (आरएमएस) समकक्ष मान की गणना की जा सके। अधिक महंगे बहुमापियों में एक एसी से डीसी रूपांतरक सम्मिलित होता है, जो कुछ सीमाओं के भीतर तरंग के सही आरएमएस मान को मापता है; मीटर के लिए उपयोगकर्ता नियमावली, शिखर कारक की सीमा और आवृत्ति को इंगित कर सकती है, जिसके लिए मीटर का अंशांकन मान्य है। ऑडियो संकेत और चर-आवृत्ति ड्राइव में पाई जाने वाली गैर-ज्या आवधिक तरंगों पर माप के लिए आरएमएस संवेदन आवश्यक होता है।

अंकीय बहुमापी (डीएमएम या डीवीओएम)
आधुनिक बहुमापी प्रायः अपनी सटीकता, स्थायित्व और अतिरिक्त सुविधाओं के कारण अंकीय होते हैं। एक अंकीय बहुमापी में परीक्षण के तहत संकेत को विभव में बदल दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित लाभ के साथ एक एम्पलीफायर सिग्नल की पूर्व शर्त रखता है। एक डिजिटल मल्टीमीटर एक संख्या के रूप में मापी गई मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो लंबन त्रुटियों को समाप्त करता है।

आधुनिक डिजिटल मल्टीमीटर में एक अन्तर्निहित कम्प्यूटर हो सकता है, जो सुविधा सुविधाओं का खजाना प्रदान करता है। उपलब्ध मापन संवर्द्धन में शामिल हैं: आधुनिक मीटरों को अवरक्त आंकड़ा संघ (आईआरडीए) लिंक, आरएस-232 कनेक्शन, यूएसबी या आईईईई-488 जैसे इंस्ट्रूमेंट बस द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। इंटरफ़ेस कंप्यूटर को माप रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है जैसे वे बनाए जाते हैं। कुछ डीएमएम माप को स्टोर कर सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हैं।
 * ऑटो-रेंजिंग, जो परीक्षण के तहत मात्रा के लिए सही श्रेणी का चयन करती है ताकि सबसे महत्वपूर्ण अंक दिखाए जा सकें। उदाहरण के लिए, चार-अंकीय मल्टीमीटर स्वचालित रूप से 0.012 V, या ओवरलोडिंग के बजाय 12.34 mV प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त श्रेणी का चयन करेगा। ऑटो-रेंजिंग मीटर में आमतौर पर मीटर को एक विशेष रेंज में रखने की सुविधा शामिल होती है, क्योंकि एक माप जो बार-बार रेंज में बदलाव का कारण बनता है, वह उपयोगकर्ता के लिए विचलित करने वाला हो सकता है।
 * प्रत्यक्ष-वर्तमान रीडिंग के लिए ऑटो-पोलरिटी, दिखाता है कि क्या लागू वोल्टेज सकारात्मक है (मीटर लीड लेबल से सहमत है) या नकारात्मक (मीटर लीड के विपरीत ध्रुवीयता)।
 * नमूना और पकड़, जो परीक्षण के तहत उपकरण को सर्किट से हटा दिए जाने के बाद परीक्षा के लिए सबसे हाल की रीडिंग को लैच करेगा।
 * अर्धचालक संधि (पी-एन संधि) में वोल्टेज ड्रॉप के लिए वर्तमान-सीमित परीक्षण। जबकि एक उचित ट्रांजिस्टर परीक्षक के लिए प्रतिस्थापन नहीं, और निश्चित रूप से एक स्वेप्ट कर्व ट्रेसर प्रकार के लिए नहीं, यह डायोड और विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर के परीक्षण की सुविधा प्रदान करता है।
 * परीक्षण के तहत मात्रा का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व, एक दंड आरेख के रूप में। यह गो/नो-गो परीक्षण को आसान बनाता है, और तेजी से बढ़ने वाले रुझानों की पहचान करने की भी अनुमति देता है।
 * एक कम-बैंडविड्थ वाला दोलनदर्शी ।
 * ऑटोमोटिव सर्किट टेस्टर, जिसमें ऑटोमोटिव टाइमिंग और ड्वेल सिग्नल के परीक्षण शामिल हैं (निवास और इंजन आरपीएम परीक्षण आमतौर पर एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है और मूल ऑटोमोटिव डीएमएम में शामिल नहीं है)।
 * एक निश्चित अवधि में अधिकतम और न्यूनतम रीडिंग रिकॉर्ड करने या निश्चित अंतराल पर कई नमूना (सांख्यिकी) लेने के लिए सरल डेटा अधिग्रहण सुविधाएँ।
 * सतह-आरोहित तकनीक के लिए चिमटी के साथ एकीकरण।
 * छोटे आकार के एसएमडी और थ्रू-होल घटकों के लिए एक संयुक्त एलसीआर मीटर।

पहला डिजिटल मल्टीमीटर 1955 में नॉन लीनियर सिस्टम्स द्वारा निर्मित किया गया था। यह दावा किया जाता है कि पहला हैंडहेल्ड डिजिटल मल्टीमीटर 1977 में इंट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रैंक बिशप द्वारा विकसित किया गया था, जिसने उस समय क्षेत्र में सर्विसिंग और दोष खोजने के लिए एक बड़ी सफलता प्रस्तुत की।

सादृश्य बहुमापी
एक मल्टीमीटर को गैल्वेनोमीटर मीटर मूवमेंट के साथ लागू किया जा सकता है, या कम बार दंड आरेख या सिम्युलेटेड पॉइंटर जैसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले (एलसीडी) या वैक्यूम फ्लोरोसेंट डिस्प्ले के साथ लागू किया जा सकता है। एनालॉग मल्टीमीटर आम थे; एक गुणवत्ता वाले एनालॉग उपकरण की कीमत लगभग DMM के समान होगी। एनालॉग मल्टीमीटर में ऊपर वर्णित सटीक और पढ़ने की सटीकता सीमाएं थीं, और इसलिए डिजिटल उपकरणों के समान सटीकता प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया था।

एनालॉग मीटर सहज थे जहां किसी विशेष क्षण में प्राप्त सटीक मूल्य की तुलना में माप की प्रवृत्ति अधिक महत्वपूर्ण थी। डिजिटल रीडआउट के मूल्य में बदलाव की तुलना में कोण या अनुपात में बदलाव की व्याख्या करना आसान था। इस कारण से, कुछ डिजिटल मल्टीमीटर में अतिरिक्त रूप से दूसरे डिस्प्ले के रूप में एक बार ग्राफ होता है, आमतौर पर प्राथमिक रीडआउट के लिए उपयोग किए जाने की तुलना में अधिक तेजी से नमूनाकरण दर के साथ। इन तेज़ नमूनाकरण दर बार ग्राफ़ में एनालॉग मीटर के भौतिक सूचक की तुलना में बेहतर प्रतिक्रिया होती है, जो पुरानी तकनीक को अप्रचलित कर देता है। तेजी से उतार-चढ़ाव वाले डीसी, एसी या दोनों के संयोजन के साथ, उन्नत डिजिटल मीटर एनालॉग मीटर की तुलना में उतार-चढ़ाव को बेहतर तरीके से ट्रैक और प्रदर्शित करने में सक्षम थे, साथ ही डीसी और एसी घटकों को अलग करने और एक साथ प्रदर्शित करने की क्षमता भी रखते थे।

एनालॉग मीटर मूवमेंट डिजिटल मीटर की तुलना में शारीरिक और विद्युत रूप से अधिक नाजुक होते हैं। कई एनालॉग मल्टीमीटर में परिवहन के दौरान मीटर की गति को सुरक्षित रखने के लिए "ऑफ" के रूप में चिह्नित एक रेंज स्विच स्थिति की सुविधा होती है, जो मीटर आंदोलन में कम प्रतिरोध रखता है, जिसके परिणामस्वरूप गतिशील ब्रेकिंग होती है। अलग-अलग घटकों के रूप में मीटर की गति को उसी तरह से संरक्षित किया जा सकता है जब उपयोग में न होने पर टर्मिनलों के बीच शॉर्टिंग या जम्पर तार को जोड़कर। मीटर जो घुमावदार के पार एक शंट की सुविधा देते हैं जैसे कि एमीटर को शंट के कम प्रतिरोध के कारण मीटर सुई के अनियंत्रित आंदोलनों को रोकने के लिए और अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

मूविंग पॉइंटर एनालॉग मल्टीमीटर में मीटर मूवमेंट व्यावहारिक रूप से हमेशा d'Arsonval टाइप का मूविंग-कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, जो मूविंग कॉइल को सपोर्ट करने के लिए या तो ज्वेलरी पिवोट्स या तना हुआ बैंड का उपयोग करता है। एक बुनियादी एनालॉग मल्टीमीटर में मापे जा रहे सर्किट से कॉइल और पॉइंटर को विक्षेपित करने के लिए करंट खींचा जाता है; यह आमतौर पर सर्किट से खींची गई धारा को कम करने का एक फायदा है, जिसका अर्थ है नाजुक तंत्र। एक एनालॉग मल्टीमीटर की संवेदनशीलता ओम प्रति वोल्ट की इकाइयों में दी जाती है। उदाहरण के लिए, 1,000 /V की संवेदनशीलता वाला एक बहुत ही कम लागत वाला मल्टीमीटर पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण पर एक सर्किट से 1 mA खींचेगा। अधिक महंगे, (और यांत्रिक रूप से अधिक नाजुक) मल्टीमीटर में आमतौर पर 20,000 ओम प्रति वोल्ट की संवेदनशीलता होती है और कभी-कभी अधिक होती है, जिसमें 50,000 ओम प्रति वोल्ट (पूर्ण पैमाने पर 20 माइक्रोएम्पियर खींचना) पोर्टेबल, सामान्य उद्देश्य, गैर-प्रवर्धित के लिए ऊपरी सीमा के बारे में होता है। एनालॉग मल्टीमीटर।

मीटर की गति द्वारा खींची गई धारा द्वारा मापे गए सर्किट को लोड होने से बचाने के लिए, कुछ एनालॉग मल्टीमीटर मापा सर्किट और मीटर की गति के बीच डाले गए एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। हालांकि इससे मीटर का खर्च और जटिलता बढ़ जाती है, वेक्यूम - ट्यूब या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के उपयोग से इनपुट प्रतिरोध को मीटर मूवमेंट कॉइल को संचालित करने के लिए आवश्यक करंट से बहुत अधिक और स्वतंत्र बनाया जा सकता है। ऐसे प्रवर्धित मल्टीमीटर को VTVMs (वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर),[29] TVM (ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर), FET-VOMs और इसी तरह के नाम कहा जाता है।

प्रवर्धन की अनुपस्थिति के कारण, साधारण एनालॉग मल्टीमीटर आमतौर पर रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप के लिए कम संवेदनशील होते हैं, और इसलिए अधिक सटीक और लचीले इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर की दुनिया में भी कुछ क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान बना रहता है।[30]

जांच
एक बहुमापी परीक्षण के तहत परिपथ या उपकरण से जोड़ने के लिए कई अलग-अलग परीक्षण जांच का उपयोग कर सकता है। इन उपकरणों के तीन सबसे सामान्य प्रकार मगरमच्छ क्लिप, वापस लेने योग्य हुक क्लिप और नुकीले जांच उपकरण हैं। मोचनी (ट्वीज़र) जाँच का उपयोग सतह-आरोहित उपकरण जैसे बारीकी से दूरी वाले परीक्षण बिंदुओं के लिए किया जाता है। संयोजक लचीले और समुचित रूप से विद्युत-रोधी लीड से जुड़े होते हैं जो मीटर के लिए उपयुक्त संयोजक के एक सिरे से जुड़े होते हैं। ये जाँच वहनीय मीटर से, सामान्यतः ढके हुए या आले के समान केलारूपी संयोजकों द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि बेंच मीटर केलेरूपी जैक या बीएनसी संयोजक का उपयोग कर सकते हैं। कभी-कभी इसके लिए 2 मिमी प्लग और बाइंडिंग पोस्ट का भी उपयोग किया गया है, लेकिन आजकल सामान्यतः कम उपयोग किया जाता है। दरअसल, सुरक्षा दर-निर्धारण के लिए अब ढके हुए केलेरूपी जैक की आवश्यकता होती है।

केलेरुपी जैक को सामान्यतः 3/4 inch की मानकीकृत केंद्र-से-केंद्र दूरी के साथ रखा जाता है, ताकि मानक अनुकूलक या उपकरण जैसे विभव गुणक या ताप-युग्म जांच को लगाया जा सके।

मीटर को परिपथ के साथ श्रृंखला में संयोजित की आवश्यकता के बिना या धातु संपर्क बनाने की आवश्यकता के बिना मापने के लिए एक धारावाही चालक के चारों ओर क्लैंप मीटर क्लैंप को क्लैंप किया जाता है। एसी मापन के लिए ट्रांसफार्मर सिद्धांत का उपयोग किया जाता हैं; जिसमें अल्प धारा या दिष्ट धारा के मापन हेतु क्लैंप-ऑन मीटर के लिए अधिक अनोखे संवेदकों की आवश्यकता होती है, जैसे; हॉल प्रभाव आधारित तंत्र जो धारा-निर्धारण के लिए अपरिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं।

सुरक्षा सुविधाएँ
अधिकांश बहुमापियों में एक फ्यूज या दो फ़्यूज़ सम्मिलित होते हैं, जो कभी-कभी उच्चतम धारा सीमा पर धारा अधिभार से बहुमापी को होने वाले नुकसान को रोकते हैं। (अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, निर्मित फ़्यूज़ के साथ परीक्षण लीड भी उपलब्ध हैं।) बहुमापी का संचालन करते समय एक सामान्य त्रुटि, मीटर को प्रतिरोध या धारा को मापने के लिए व्यवस्थित करके सीधे कम-अवरोध विभव स्रोत से जोड़ना है। प्रायः ऐसी त्रुटियों से फ्यूज़हीन मीटर जल्दी नष्ट हो जाते हैं; जबकि फ्यूजसहित मीटर प्रायः कार्यरत रहते हैं। मीटर में उपयोग किए जाने वाले फ़्यूज़ में उपकरण का अधिकतम मापन प्रवाह होना चाहिए, लेकिन यदि संचालक त्रुटि मीटर को कम-प्रतिबाधा दोष के लिए उजागर करती है तो ये इसे वियोजित करने का प्रयोजन करते हैं। अपर्याप्त या असुरक्षित फ्यूज़िंग वाले मीटर असामान्य नहीं थे; इस स्थिति ने मीटर की सुरक्षा और मजबूती का मूल्यांकन करने के लिए आईईसी61010 माप श्रेणियों का निर्माण किया है।

अंकीय मीटर को उनके इच्छित अनुप्रयोग के आधार पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि आईईसी 61010-1 द्वारा निर्धारित किया गया है और देश और क्षेत्रीय मानक समूहों जैसे सीएन ईएन61010 मानक द्वारा प्रतिध्वनित किया गया है।
 * श्रेणी I: इसका उपयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ उपकरण सीधे मुख्य फेज़ से नहीं जुड़ा होता है
 * श्रेणी II: इसका उपयोग एकल फेज मुख्य परिणामी उप-परिपथों पर किया जाता है
 * श्रेणी III: इसका उपयोग स्थायी रूप से स्थापित लोड जैसे वितरण पैनल, मोटर और तीन-चरण उपकरण आउटलेट पर किया जाता है
 * श्रेणी IV: इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ दोष धारा का स्तर बहुत अधिक हो सकता है, जैसे आपूर्ति सेवा प्रवेश द्वार, मुख्य पैनल, आपूर्ति मीटर और प्राथमिक अति-विभव सुरक्षा उपकरण

प्रत्येक श्रेणी, रेटिंग मीटर में चयनित माप श्रेणियों के लिए अधिकतम सुरक्षित क्षणिक विभव भी निर्दिष्ट करती है। श्रेणी-निर्धारित मीटरों में अति-वर्तमान दोषों से सुरक्षा की सुविधा भी होती है। कंप्यूटर के साथ इंटरफेसिंग की अनुमति प्रदान करने वाले मीटरों पर मापे गए परिपथ में उच्च विभव के विरुद्ध संलग्न उपकरणों की सुरक्षा के लिए प्रकाशिक अलगाव का उपयोग किया जा सकता है।

श्रेणी II और उससे ऊपर के मानकों को पूर्ण करने के लिए बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले बहुमापियों में उच्च विच्छेदन क्षमता (HRC) वाले चीनी-मिट्टी फ़्यूज़ सम्मिलित हैं जिन्हें सामान्यतः 20 एम्पियर से अधिक क्षमता पर निर्धारित किया गया है; इनमें अधिक सामान्य काँच फ़्यूज़ की तुलना में विस्फोटक रूप से विफल होने की संभावना बहुत कम होती है। इनमें बहुस्विच के रूप में उच्च ऊर्जा अति-विभव धातु ऑक्साइड विभव आधारित प्रतिरोधक (एमओवी) सुरक्षा और परिपथ अति-धारा सुरक्षा भी सम्मिलित होते हैं।

खतरनाक क्षेत्रों में विद्युत्-उपकरणों के परीक्षण के लिए या विस्फोटक परिपथ पर उपयोग के लिए मीटर को अपनी सुरक्षा दर-निर्धारण को बनाए रखने के लिए एक निर्माता-निर्दिष्ट बैटरी के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है।

डीएमएम विकल्प
एक गुणवत्तापूर्ण सामान्य-उद्देश्य वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, डीएमएम को सामान्यतः 1 mV या 1 μA से अधिक या लगभग 100 MΩ से नीचे के संकेत स्तरों पर माप के लिए पर्याप्त माना जाता है; ये मान संवेदनशीलता की सैद्धांतिक सीमाओं से बहुत दूर हैं, और कुछ परिपथ संरचना स्थितियों में काफी रुचि रखते हैं। अन्य उपकरण-अनिवार्य रूप से समान, लेकिन उच्च संवेदनशीलता के साथ-बहुत छोटी या बड़ी राशि के सटीक माप के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें नैनोविभवमापी, विद्युतमापी (बहुत कम धाराओं के लिए, और बहुत उच्च स्रोत प्रतिरोध वाले विभव, जैसे कि 1 TΩ) और पिकोअमीटर सम्मिलित हैं। अधिक विशिष्ट बहुमापी के लिए सहायक उपकरण इनमें से कुछ मापों की भी अनुमति देते हैं। इस तरह के माप उपलब्ध तकनीक और अंततः अंतर्निहित थर्मल ध्वनि द्वारा सीमित हैं।

विद्युत आपूर्ति
सादृश्य मीटर परीक्षण परिपथ से विद्युत का उपयोग करके विभव और धारा को मापा जा सकता है, लेकिन प्रतिरोध परीक्षण के लिए एक पूरक आंतरिक विभव स्रोत की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीटर को सदैव अपने आंतरिक परिपथ तंत्र को चलाने के लिए आंतरिक विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। हाथ से पकडे जाने वाले मीटर, बैटरी का उपयोग करते हैं, जबकि बेंच मीटर सामान्यतः मुख्य शक्ति का उपयोग करते हैं; या तो व्यवस्था, मीटर को उपकरणों का परीक्षण करने की अनुमति देती है। परीक्षण के लिए प्रायः यह आवश्यक होता है कि परीक्षण के तहत घटक को उस परिपथ से अलग किया जाए जिसमें वे लगे होते हैं, अन्यथा पथभ्रष्ट या धारा पथ रिसाव मापन को विकृत कर सकते हैं। कुछ मामलों में, बहुमापी का विभव सक्रिय उपकरणों को चालू कर सकता है, माप को विकृत कर सकता है, या चरम मामलों में जाँच किए जा रहे परिपथ में एक तत्व को भी हानि पहुँचा सकता है।

यह भी देखें

 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण
 * विद्युत-मापी

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * विद्युतीय प्रतिरोध
 * गैर रेखीय
 * नमूना और पकड़
 * अधिष्ठापन
 * वर्गमूल औसत का वर्ग
 * अंगुली की छाप
 * एकदिश धारा
 * विद्युत चालकता
 * प्रत्यावर्ती धारा
 * समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध
 * परिशुद्धता और यथार्थता
 * भाग प्रति दस लाख
 * चर आवृत्ति ड्राइव
 * वक्र ट्रेसर
 * आंकड़ा अधिग्रहण
 * भूतल पर्वत प्रौद्योगिकी
 * निजी कंप्यूटर
 * मगरमच्छ की क्लिप
 * सतह-घुड़सवार युक्ति
 * मानकीकरण के लिए यूरोपीय समिति
 * खतरनाक क्षेत्रों में विद्युत उपकरण
 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर

बाहरी संबंध
]