अंशशोधन

माप प्रौद्योगिकी और माप विज्ञान ( मैट्रोलोजी) में, अंशांकन ज्ञात सटीकता के मानक (मेट्रोलॉजी) के साथ परीक्षण के तहत एक उपकरण द्वारा प्रदत्त माप मूल्यों की तुलना है। इस तरह का मानक ज्ञात सटीकता का एक अन्य मापन उपकरण हो सकता है, एक उपकरण जो मात्रा को मापने के लिए उत्पन्न करता है जैसे कि एक वोल्टेज ,एक  ध्वनि  टोन, या एक भौतिक कलाकृति, जैसे एक मीटर मापक।

तुलना के परिणाम निम्नलिखित में से एक परिणाम दे सकते हैं:


 * परीक्षण के तहत उपकरण पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं नोट किया जा रहा है
 * एक महत्वपूर्ण त्रुटि नोट किया जा रहा है लेकिन कोई समायोजन नहीं किया गया
 * एक स्वीकार्य स्तर पर त्रुटि को ठीक करने के लिए किया गया समायोजन

सख्ती से बोलते हुए, शब्द “अंशशोधन (कैलिब्रेशन)” का अर्थ केवल तुलना का कार्य है और इसमें कोई परवर्ती समायोजन शामिल नहीं है।

अंशांकन मानक सामान्य रूप से एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए ट्रेस किया जा सकता है जो एक मेट्रोलॉजी निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है।

बीआईपीएम की परिभाषा
अंतरराष्ट्रीय भार और मापन ब्यूरो (बीआईपीएम) द्वारा अंशांकन की औपचारिक परिभाषा निम्नलिखित है: पहला कदम, निर्दिष्ट शर्तों के तहत, माप मानकों द्वारा प्रदान की गई अनिश्चितताओं और संबंधित माप अनिश्चितताओं (अक्षय यंत्र या माध्यमिक मानक) के अनुरूप संकेतों के साथ मात्रा मूल्यों के बीच एक संबंध स्थापित करता है।] इस परिभाषा में कहा गया है कि अंशांकन प्रक्रिया विशुद्ध रूप से एक तुलना है, लेकिन परीक्षण और मानक के तहत डिवाइस की सटीकता से संबंधित माप अनिश्चितता  की अवधारणा का परिचय देती है।

आधुनिक अंशांकन प्रक्रियाएं
ज्ञात सटीकता और अनिश्चितता की बढ़ती आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत और तुलनीय मानकों की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई है। कई देशों में एक राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान (एनएमआई) मौजूद होगा जो माप के प्राथमिक मानकों (इकाइयों की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और कई व्युत्पन्न इकाइयों) को बनाए रखेगा, जिसका उपयोग अंशांकन द्वारा ग्राहक के उपकरणों को पता लगाने की क्षमता  प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

एनएमआई उस देश में मेट्रोलॉजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करता है (और अक्सर अन्य) एक अटूट श्रृंखला की स्थापना करके, मानकों के शीर्ष स्तर से माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण तक। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थानों के उदाहरण राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यूके  में यूके,  संयुक्त राज्य अमेरिका  में एनआईएसटी,  जर्मनी  में  भौतिक तकनीकी संघीय संस्थान  और कई अन्य हैं। चूंकि आपसी मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए यह अब किसी भी भाग लेने वाले NMI से ट्रेसबिलिटी लेने के लिए सीधा है और किसी कंपनी के लिए देश के NMI से माप के लिए ट्रेसबिलिटी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है, जिसमें यह राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, जैसे (यूनाइटेड किंगडम) यूके में।

गुणवत्ता
अंशांकन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और बाहरी संगठनों द्वारा स्वीकार किए गए परिणाम हैं, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित माप इकाइयों के लिए अंशांकन और बाद के माप के लिए वांछनीय है।ट्रेसबिलिटी की स्थापना एक मानक (मेट्रोलॉजी) की औपचारिक तुलना द्वारा पूरी की जाती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय मानकों (जैसे कि यूएसए में एनआईएसटी), अंतर्राष्ट्रीय मानकों, या प्रमाणित संदर्भ सामग्री  से संबंधित है।यह सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानकों की प्रयोगशालाओं द्वारा या निजी फर्मों द्वारा मेट्रोलॉजी सेवाओं की पेशकश की जा सकती है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक प्रभावी मेट्रोलॉजी प्रणाली के लिए कॉल करती है जिसमें सभी मापने वाले उपकरणों के औपचारिक, आवधिक और प्रलेखित अंशांकन शामिल हैं। आईएसओ 9000 और  आईएसओ 17025  एक दूसरे कदम में, इस जानकारी का उपयोग एक संकेत से परिणाम प्राप्त करने के संबंध स्थापित करने के लिए करता है। इस परिभाषा में कहा गया है कि अंशशोधन प्रक्रिया पूरी तरह से एक तुलना है, लेकिन परीक्षण और मानक के तहत उपकरण की परिशुद्धता (एक्यूरासिटी) से संबंधित माप अनिश्चितता की अवधारणा पेश करता है।

आधुनिक अंशांकन प्रक्रियाएं
ज्ञात सटीकता और अनिश्चितता की बढ़ती आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत और तुलनीय मानकों की आवश्यकता ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। कई देशों में एक राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थान (एनएमआई) सम्मिलित होगा जो माप के प्राथमिक मानकों (मुख्य एसआई इकाइयों और कई व्युत्पन्न इकाइयों) को बनाए रखेगा जिसका उपयोग अंशांकन द्वारा ग्राहक के उपकरणों को पता लगाने की क्षमता (ट्रेसबिलिटी) प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

एनएमआई उस देश (और अक्सर अन्य) में एक अटूट श्रृंखला की स्थापना करके, मानकों के शीर्ष स्तर से माप के लिए उपयोग किए जाने वाले एक उपकरण के लिए समर्थन करता है। राष्ट्रीय माप विज्ञान संस्थानों के उदाहरण हैं ब्रिटेन में एनपीएल, संयुक्त राज्य अमेरिका में एनआईएसटी, जर्मनी में पीटीबी और कई अन्य। चूंकि पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए अब किसी भी भागीदार एनएमआई से पता लगाने की क्षमता लेना सरल हो गया है और अब किसी कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस देश के एनएमआई से माप के लिए पता लगाने की क्षमता प्राप्त करे जिसमें वह स्थित है, जैसे कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला।

गुणवत्ता
अंशांकन की गुणवत्ता में सुधार करने और परिणामों को बाहरी संगठनों द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए यह वांछनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित माप इकाइयों के लिए अंशांकन और बाद के माप "पता लगाने योग्य" हों। ट्रैसेबिलिटी की स्थापना एक मानक की औपचारिक तुलना द्वारा की जाती है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राष्ट्रीय मानकों (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एनआईएसटी ), अंतरराष्ट्रीय मानकों, या प्रमाणित संदर्भ सामग्री से संबंधित है। यह सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानक प्रयोगशालाओं या मेट्रोलॉजी सेवाओं की पेशकश करने वाली निजी व्यवसाय संघ (फर्मों) द्वारा किया जा सकता है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक प्रभावी मेट्रोलॉजी प्रणाली की मांग करती है जिसमें सभी माप उपकरणों के औपचारिक, आवधिक और प्रलेखित अंशांकन शामिल हैं। आईएसओ 9000 और आईएसओ 17025 मानकों के लिए आवश्यक है कि ये ट्रेस करने योग्य क्रियाएं उच्च स्तर पर हों और यह निर्धारित करें कि उन्हें कैसे निर्धारित किया जा सकता है।

एक अंशांकन की गुणवत्ता को संप्रेषित करने के लिए अंशांकन मूल्य अक्सर एक निश्चित आत्मविश्वास स्तर के लिए एक पता लगाने योग्य अनिश्चितता बयान के साथ होता है। इसका मूल्यांकन सावधानीपूर्वक अनिश्चितता विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। कभी-कभी खराब स्थिति में मशीनरी को संचालित करने के लिए डीएफएस (स्पेक से प्रस्थान) की आवश्यकता होती है। जब भी ऐसा होता है, तो यह लिखित रूप में होना चाहिए और एक प्रबंधक द्वारा अंशशोधन तकनीशियन की तकनीकी सहायता से अधिकृत होना चाहिए।

मापने के उपकरणों और उपकरणों को उन भौतिक मात्राओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें वे मापने के लिए रचना किए गए हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भिन्न हैं, उदाहरण के लिए, यूएस में एनआईएसटी 150-2जी और भारत में एनएबीएल -141। साथ में, ये मानक ऐसे उपकरणों को कवर करते हैं जो विभिन्न भौतिक मात्राओं को मापते हैं जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण ( आरएफ जांच ), ध्वनि ( ध्वनि स्तर मीटर या शोर डोसीमीटर ), समय और आवृत्ति ( अंतरालमापी ), आयनकारी विकिरण ( गीजर काउंटर ), प्रकाश ( प्रकाश मीटर ), यांत्रिक मात्रा ( सीमा स्विच, दबाव नापने का यंत्र, दबाव स्विच ), और, थर्मोडायनामिक या थर्मल गुण ( थर्मामीटर, तापमान नियंत्रक )। प्रत्येक परीक्षण उपकरण के लिए मानक उपकरण तदनुसार भिन्न होता है, उदाहरण के लिए, दबाव प्रमापी अंशांकन के लिए एक मृत वजन परीक्षक और तापमान प्रमापी अंशांकन के लिए एक सूखा ब्लॉक तापमान परीक्षक।

साधन अंशांकन संकेत
निम्नलिखित कारणों से अंशांकन आवश्यक हो सकता है:
 * नया उपकरण
 * किसी उपकरण की मरम्मत या संशोधन होने के बाद
 * एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना
 * जब एक निर्दिष्ट समय अवधि समाप्त हो गई है
 * जब एक निर्दिष्ट उपयोग (ऑपरेटिंग घंटे) समाप्त हो गया है
 * एक महत्वपूर्ण माप से पहले और/या बाद
 * एक घटना के बाद, उदाहरण के लिए
 * एक उपकरण के झटके, कंपन या भौतिक क्षति के संपर्क में आने के बाद, जो संभवतः इसके अंशांकन की अखंडता से समझौता किया हो सकता है
 * मौसम में अचानक बदलाव
 * जब भी अवलोकन संदिग्ध प्रतीत होते हैं या साधन संकेत सरोगेट उपकरणों के उत्पादन से मेल नहीं खाते हैं
 * आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट, जैसे, ग्राहक विनिर्देश, साधन निर्माता की सिफारिश।

सामान्य उपयोग में, अंशांकन को अक्सर एक निर्दिष्ट सटीकता के भीतर लागू मानक के मूल्य के साथ सहमत करने के लिए एक माप उपकरण पर आउटपुट या संकेत को समायोजित करने की प्रक्रिया को शामिल करने के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, एक थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया जा सकता है इसलिए संकेत या सुधार की गलती निर्धारित की जाती है, और समायोजित किया जाता है। अंशांकन स्थिरांक के माध्यम से ताकि यह पैमाने पर विशिष्ट बिंदुओं पर सेल्सीयस  में सही तापमान दिखाता है। यह उपकरण के अंत उपयोगकर्ता की धारणा है। हालांकि, बहुत कम उपकरणों को उनकी तुलना में सही मानकों के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है। अधिकांश अंशांकन के लिए, अंशांकन प्रक्रिया वास्तव में एक अज्ञात की तुलना एक ज्ञात और परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए है।

उद्देश्य और गुंजाइश
अंशांकन प्रक्रिया मापन उपकरण के रचना (डिजाइन) के साथ शुरू होती है जिसे अंशांकित करने की आवश्यकता होती है। रचना अपने अंशांकन अंतराल के माध्यम से एक अंशांकन करने में सक्षम होना है। दूसरे शब्दों में, रचना को उन मापों में सक्षम होना चाहिए जो इंजीनियरिंग सहिष्णुता के साथ हैं, जब कुछ उचित समय के दौरान कथित पर्यावरणीय स्थितियों के भीतर उपयोग किया जाता है। इन विशेषताओं के साथ एक रचना होने से वास्तविक मापने के उपकरणों की उम्मीद बढ़ जाती है। मूल रूप से, अंशांकन का उद्देश्य माप की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ-साथ विशेष उपकरण का उचित कार्य सुनिश्चित करना है।

आवृत्ति
सहिष्णुता मूल्यों को निर्धारित करने की सटीक व्यवस्था देश और उद्योग के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। उपकरण का मापन आमतौर पर मापन सहिष्णुता प्रदान करता है, एक अंशांकन अंतराल (सीआई) का सुझाव देता है और उपयोग और भंडारण की पर्यावरणीय सीमा को निर्दिष्ट करता है। उपयोग संगठन आम तौर पर वास्तविक अंशांकन अंतराल प्रदान करता है, जो इस विशिष्ट उपकरण के संभावित उपयोग स्तर पर निर्भर करता है। अंशांकन अंतराल का समनुदेशन पूर्व अंशांकन के परिणामों के आधार पर एक औपचारिक प्रक्रिया हो सकती है। अनुशंसित सीआई मूल्यों पर मानक स्‍वयं स्‍पष्‍ट नहीं हैं:
 * आईएसओ 17025 :: एक अंशांकन प्रमाण पत्र (या अंशांकन लेबल) में अंशांकन अंतराल पर कोई सिफारिश नहीं होगी, सिवाय इसके कि यह ग्राहक के साथ सहमत किया गया है। इस आवश्यकता को कानूनी विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
 * एएनएसआई/एनसीएसएल Z540
 * ...आवधिक अंतराल पर कैलिब्रेटेड या सत्यापित किया जाएगा और स्वीकार्य विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाएगा। ...
 * आईएसओ-9001 :: जहां वैध परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, ...उपकरण को मापने के लिए निर्धारित अंतराल पर या उपयोग करने से पहले . ... "
 * मिल-एसटीडी-45662ए
 * ...समय-समय पर स्थापित किए गए और स्वीकार्य सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाएगा ... अंतराल को कम किया जाएगा या ठेकेदार द्वारा लिया जा सकता है, जब पिछले अंशांकन के परिणाम इंगित करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उपयुक्त है।

मानकों की आवश्यकता और सटीकता
अगला कदम अंशांकन प्रक्रिया को परिभाषित करना है। एक मानक या मानकों का चयन अंशांकन प्रक्रिया का सबसे दृश्य भाग है। आदर्श रूप से, मानक में यन्त्र (डिवाइस) की माप अनिश्चितता के 1/4 से कम है। जब इस लक्ष्य को पूरा किया जाता है, तब शामिल सभी मानकों की संचित माप अनिश्चितता को तब महत्वहीन माना जाता है जब अंतिम मापन 4:1 अनुपात के साथ भी किया जाता है। इस अनुपात को शायद पहली बार हैंडबुक 52 में औपचारिक रूप दिया गया था कि मिल-एसटीडी-45662ए के साथ, एक प्रारंभिक अमेरिकी रक्षा मेट्रोलॉजी कार्यक्रम विनिर्देशन। यह 1950 के दशक में अपनी स्थापना से लेकर 1970 के दशक तक 10:1 था, जब उन्नत प्रौद्योगिकी ने अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक माप के लिए 10:1 को असंभव बना दिया। आधुनिक उपकरणों के साथ 4:1 सटीकता अनुपात बनाए रखना मुश्किल है। परीक्षण उपकरण को अंशांकित किया जा रहा है, यह कार्य मानक की तरह ही सटीक हो सकता है। यदि परिशुद्धता अनुपात 4:1 से कम है, तो अंशांकन सहिष्णुता को क्षतिपूर्ति करने के लिए कम किया जा सकता है। जब 1:1 तक पहुंचा जाता है, केवल मानक और उपकरण के अंशांकन के बीच एक सटीक मैच पूरी तरह से सही अंशांकन है। इस क्षमता मिसमैच से निपटने के लिए एक अन्य सामान्य तरीका यह है कि यन्त्र की क्षमता की सटीकता को कम किया जाए।

उदाहरण के लिए, 3% निर्माता-स्थिर सटीकता के साथ एक प्रमापी (गेज)को 4% में बदला जा सकता है ताकि 1% सटीकता मानक का उपयोग 4:1 पर किया जा सके। इसे सीमित अंशांकन कहते हैं। लेकिन अगर अंतिम माप के लिए 10% सटीकता की आवश्यकता होती है, तो 3%प्रमापी कभी भी 3.3: 1. से बेहतर नहीं हो सकता है। यदि अंशांकन 100 इकाइयों पर किया जाता है, तो 1% मानक वास्तव में 99 और 101 इकाइयों के बीच कहीं भी होगा। अंशांकन के स्‍वीकार्य मूल्‍य जहां परीक्षण उपकरण 4:1 के अनुपात में है, वह 96 से 104 इकाइयों का होगा। स्वीकार्य सीमा को 97 से 103 इकाइयों में बदलना सभी मानकों के संभावित योगदान को दूर करेगा और 3.3:1 अनुपात को संरक्षित करेगा। इसे जारी रखते हुए, स्वीकार्य सीमा को 98 से 102 रेस्टोरेन्‍स में एक और परिवर्तन 4:1 अंतिम अनुपात से अधिक है।

यह एक सरल उदाहरण है। उदाहरण के गणित को चुनौती दी जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि जो भी सोच इस प्रक्रिया को एक वास्तविक अंशांकन में निर्देशित करती है, उसे दर्ज और सुलभ बनाया जाए। अनौपचारिकता सहिष्णुता के ढेर और बाद में अंशांकन की समस्याओं का निदान करने में अन्य मुश्किल में योगदान देती है।

ऊपर के उदाहरण में, आदर्श रूप से 100 इकाइयों का अंशशोधन मान एक एकल बिंदु अंशांकन करने के लिए प्रमापी की सीमा में सबसे अच्छा बिंदु होगा। यह निर्माता की सिफारिश हो सकती है या इसी तरह के उपकरणों को पहले से ही अंशांकित किया जा रहा है। कई बिंदु अंशांकन का भी उपयोग किया जाता है। उपकरण के आधार पर, एक शून्य इकाई स्थिति, घटना को मापा जा रहा है, एक अंशांकन बिंदु भी हो सकता है। या शून्य को उपयोगकर्ता द्वारा रीसेट किया जा सकता है - कई विविधताएं संभव हैं। फिर, अंशांकन के दौरान उपयोग किए जाने वाले बिंदुओं को दर्ज किया जाना चाहिए।

मानक और उपकरण के बीच विशिष्ट कनेक्शन तकनीकें हो सकती हैं जो अंशांकन को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, घटना से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक अंशांकन में, केबल संयोजन की प्रतिबाधा सीधे परिणाम को प्रभावित कर सकती है।

नियमावली और स्वचालित अंशांकन
आधुनिक उपकरणों के लिए अंशांकन तरीके मैनुअल या स्वचालित हो सकते हैं।

नियमावली अंशांकन-अमेरिकी सेवामान एक दबाव प्रमापी का अंशांकन करता है। परीक्षण के तहत उपकरण उसके बाईं ओर है और उसके दाईं ओर परीक्षण मानक है।

एक उदाहरण के रूप में, एक मैनुअल प्रक्रिया का उपयोग एक दबाव प्रमापी के अंशांकन के लिए किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है, एक संदर्भ मास्टर प्रमापी और एक समायोज्य दबाव स्रोत से प्रमापी को जोड़ने के लिए, संदर्भ और परीक्षण गौज दोनों पर द्रव दबाव लागू करने के लिए, और दोनों की रीडिंग की तुलना करने के लिए। परीक्षण के तहत आमान को उसके शून्य बिंदु और दबाव के प्रति प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है जो वांछित सटीकता के लिए यथासंभव निकट से अनुपालन करता है। इस प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मैनुअल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। एक स्वचालित दबाव कैलिब्रेटर एक उपकरण है जो एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई को जोड़ता है, एक दबाव तीव्र करनेवाला जो  नाइट्रोजन, एक दबाव ट्रांसड्यूसर का उपयोग  हाइड्रोलिक संचायक  में वांछित स्तरों का पता लगाने के लिए किया जाता है, और  ट्रैप (नलसाजी)  और प्रमापी पाइपिंग और प्लंबिंग फिटिंग  जैसे सामान का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक स्वचालित प्रणाली में रिकॉर्ड रखने के लिए निर्दिष्टके एकत्रीकरण को स्वचालित करने के लिए निर्दिष्टसंग्रह सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं।

प्रक्रिया विवरण और प्रलेखन
उपर्युक्त सभी जानकारी एक अंशांकन प्रक्रिया में एकत्र की जाती है, जो एक विशिष्ट परीक्षण विधि है। ये प्रक्रियाएं एक सफल अंशांकन करने के लिए आवश्यक सभी चरणों को कैप्चर करती हैं। निर्माता एक प्रदान कर सकता है या संगठन एक तैयार कर सकता है जो संगठन की अन्य सभी आवश्यकताओं को भी कैप्चर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार-उद्योग निर्दिष्टप्रतिदान प्रोग्राम (जीआईडीईपी) जैसे अंशांकन प्रक्रियाओं के लिए समाशोधन गृह हैं।

यह सटीक प्रक्रिया हस्तांतरण मानकों, प्रमाणित संदर्भ सामग्री और / या प्राकृतिक भौतिक स्थिरता, प्रयोगशाला में कम से कम अनिश्चितता के साथ माप मानकों तक पहुंचने तक उपयोग किए जाने वाले मानकों में से प्रत्येक के लिए दोहराया जाता है। यह अंशांकन की ट्रेसबिलिटी को स्थापित करता है।

अंशांकन प्रक्रिया विकास के दौरान माने जाने वाले अन्य कारकों के लिए मापन देखें।

इन सब के बाद, ऊपर चर्चा किए गए विशिष्ट प्रकार के व्यक्तिगत उपकरणों को अंततः अंशांकित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया आम तौर पर बुनियादी क्षति की जांच से शुरू होती है। कुछ संगठन जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी भी नियमित रखरखाव करने से पहले अंशांकन निर्दिष्ट एकत्र करते हैं। नियमित रखरखाव और अंशांकन के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के बाद, एक बायाँ अंशांकन किया जाता है।

अधिक आम तौर पर, एक अंशांकन तकनीशियन को पूरी प्रक्रिया सौंपी जाती है और अंशांकन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है, जो एक सफल अंशांकन के पूरा होने का दस्तावेज करता है। ऊपर उल्लिखित मूल प्रक्रिया एक कठिन और महंगी चुनौती है। सामान्य उपकरण समर्थन के लिए लागत आम तौर पर एक वार्षिक आधार पर मूल खरीद मूल्य का लगभग 10% है, एक सामान्य रूप से स्वीकार्य नियम के रूप में। विदेशी उपकरण जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, गैस क्रोमैटोग्राफ सिस्टम और लेज़र  इंटरफेरमापी उपकरण और भी महंगे हो सकते हैं।

मूल अंशांकन प्रक्रिया वर्णन में प्रयुक्त 'एकल मापन' उपकरण सम्मिलित है। लेकिन, संगठन के आधार पर, अंशशोधन की आवश्यकता वाले अधिकांश उपकरणों में एक ही उपकरण में कई रेंज और कई कार्यात्मकता हो सकती हैं। एक अच्छा उदाहरण एक सामान्य आधुनिक दोलस्कोप (आस्टसीलस्कप) है। पूरी तरह से अंशांकन और सीमाओं के लिए सेटिंग्स के 200,000 संयोजन आसानी से हो सकते हैं कि एक सर्व-समावेशी अंशांकन कितना स्वचालित किया जा सकता है।

एक उपकरण टेम्पर-प्रूफ सील तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए आमतौर पर अंशांकन के बाद प्रयोग किया जाता है। ऑसिलोस्कोप रैक की तस्वीर इन्हें दिखाती है, और यह साबित करती है कि उपकरण को हटाया नहीं गया है क्योंकि यह अंतिम कैलिब्रेटेड था क्योंकि वे उपकरण के समायोजन तत्वों के लिए अनधिकृत हो सकते हैं। ऐसे लेबल भी हैं जो अंतिम अंशांकन की तारीख दिखाते हैं और जब अंशांकन अंतराल निर्धारित करता है कि अगली आवश्यकता कब है। कुछ संगठन प्रत्येक उपकरण को विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं ताकि रिकॉर्ड रखने और उपकरणों के ट्रैक को बनाए रखा जा सके जो एक विशिष्ट अंशांकन स्थिति के अभिन्न अंग हैं।

जब उपकरणों को कैलिब्रेट किया जा रहा है, तो एकीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम और किसी भी अंशशोधन सुधार भी नियंत्रण में हैं।

मूल
"शब्द ""कैलिब्रेट"" और ""अंशशोधन" अंग्रेजी भाषा में हाल ही में अमेरिकी गृह युद्ध के रूप में प्रवेश किया, तोपखाने के वर्णन में, एक बंदूक की क्षमता के माप से व्युत्पन्न माना जाता है।"

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन सभ्यताओं के बीच कुछ प्रारंभिक ज्ञात मापन और अंशांकन प्रणालियों का निर्माण किया गया है, जिसमें उत्खनन से निर्माण के लिए कोणीय रेखांकन के उपयोग का खुलासा हुआ है। कैलब्रेशन शब्द का सबसे पहले विभाजन इंजन का उपयोग करके रैखिक दूरी और कोण के सटीक विभाजन के साथ जुड़ा हुआ था और वजन के पैमाने का उपयोग करके गुरुत्वीय  द्रव्यमान का माप था। केवल माप के इन दो रूपों और उनके प्रत्यक्ष सूचना (डेरिवेटिव) ने लगभग 1800 ईस्वी तक प्रारंभिक सभ्यताओं से लगभग सभी वाणिज्य और प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन किया।

वजन और दूरी का अंशांकन (c. 1100 CE)
प्रारंभिक मापन उपकरण सीधे थे, अर्थात उनके पास उतनी ही इकाइयां थीं जितनी मात्रा मापी जा रही थी। उदाहरण में, वज़न पैमाने का उपयोग करके एक यार्डस्टिक और द्रव्यमान का उपयोग करके लंबाई शामिल है। बारहवीं शताब्दी की शुरुआत में, हेनरी i (1100-1135) के शासनकाल के दौरान, यह आदेश दिया गया था कि एक यार्ड राजा की नाक के सिरे से उसके फैले हुए अंगूठे के अंत तक की दूरी हो। " हालांकि, यह रिचर्ड i (1197) के शासनकाल तक नहीं था कि हम दस्तावेज सबूत पाते हैं।
 * उपायों का अनुमान
 * पूरे दायरे में एक ही आकार का एक ही यार्ड होगा और यह लोहे का होना चाहिए।

अन्य मानकीकरण के प्रयासों का पालन किया गया, जैसे कि तरल उपायों के लिए मैग्ना कार्टा (1225), जब तक कि फ्रांस से देसी मीटर अभिलेखागार और मीट्रिक प्रणाली  की स्थापना।

दबाव उपकरणों का प्रारंभिक अंशांकन
सबसे शुरुआती दबाव मापन उपकरणों में से एक था पारा बैरोमीटर, जिसे टॉर राइसली (1643)में श्रेय दिया जाता है, जो पारा का उपयोग करके वायुमंडलीय दबाव पढ़ता है। इसके तुरंत बाद पानी से भरे मैनोमीटर रचना किए गए। इन सभी में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का उपयोग करके रैखिक अंश होंगे, जहां स्तर में अंतर दबाव के आनुपातिक था। माप की सामान्य इकाइयां पारे या पानी के सुविधाजनक इंच होंगी।

सीधे रीडिंग हाइड्रोस्टैटिक मैनोमीटर रचना में,लागू दबाव पीa मैनोमीटर यू-ट्यूब के दाईं ओर तरल को धक्का देता है, जबकि ट्यूब के बगल में लंबाई पैमाने स्तर के अंतर को मापता है। परिणामस्वरूप ऊंचाई अंतर (h) वायुमंडलीय दबाव के संबंध में दबाव या वैक्यूम का एक प्रत्यक्ष मापन है। विभेदक दबाव के अभाव में दोनों स्तर बराबर होंगे, और इसका उपयोग शून्य बिंदु के रूप में किया जाएगा। औद्योगिक क्रांति  ने अप्रत्यक्ष दबाव मापने वाले उपकरणों को अपनाया, जो मैनोमीटर की तुलना में अधिक व्यावहारिक थे। एक उदाहरण उच्च दबाव (50 पीएसआई तक) के भाप इंजन में है, जहां पारा का उपयोग पैमाने की लंबाई को लगभग 60 इंच तक कम करने के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा मानोमीटर महंगा था और क्षति की संभावना थी। इस ने अप्रत्यक्ष पठन उपकरणों के विकास को उत्तेजित किया, जिसमें से यूजेन बॉर्डन द्वारा आविष्कार की गई बॉर्डन ट्यूब  एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

दायीं ओर एक बॉर्डन प्रमापी के सामने और पीछे के दृश्य में, नीचे के फिटिंग पर लागू दबाव, सपाट पाइप पर वक्र को दबाव के अनुपात में कम करता है। यह ट्यूब के मुक्त छोर को हिलाता है जो सूचक से जुड़ा होता है। उपकरण को एक मैनोमीटर के खिलाफ कैलिब्रेट किया जाएगा, जो अंशांकन मानक होगा। प्रति यूनिट क्षेत्र पर दबाव की अप्रत्यक्ष मात्रा के मापन के लिए, अंशांकन अनिश्चितता मानोमीटर द्रव के घनत्व और ऊंचाई अंतर को मापने के साधनों पर निर्भर करेगी। इस अन्य इकाइयों से प्रति वर्ग इंच पाउंड्स का अनुमान लगाया जा सकता है और पैमाने पर चिह्नित किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * [[ अंशांकन वक्र ]]
 * कैलिब्रेटेड ज्यामिति
 * अंशांकन (सांख्यिकी)
 * रंग अंशांकन -  कंप्यूटर मॉनीटर  या प्रदर्शन को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है।
 * डेडवेट परीक्षक
 * यूरोपीय एनएमआईएस का यूरामेट  एसोसिएशन
 * माप माइक्रोफोन अंशांकन
 * माप अनिश्चितता
 * संगीत ट्यूनिंग - ट्यूनिंग, संगीत में, सही पिच खेलने में संगीत वाद्ययंत्रों को कैलिब्रेट करना।
 * सटीक माप उपकरण प्रयोगशाला
 * स्केल टेस्ट कार - एक उपकरण जो  ट्रक स्केल  को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है जो रेल कारों का वजन करता है।
 * माप की प्रणाली

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * विद्युतीय संभाव्यता
 * अंगुली की छाप
 * रैखिक परिपथ
 * तथा
 * अवरोध
 * परावैद्युतांक
 * धरती
 * विद्युत चुम्बकीय कॉइल
 * विद्युत प्रतिध्वनि
 * विद्युत प्रवाह
 * क्षमता के गुणांक
 * लाप्लास समीकरण
 * जौल
 * प्रत्यावर्ती धारा
 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर
 * परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
 * उच्च आवृत्ति
 * एलसीआर मीटर
 * शाही इकाइयां
 * रेडियो तरंगें
 * तथ्य
 * प्यार परीक्षक मशीन
 * बिजली का मीटर
 * किलोवाट्ट घन्ता
 * भौतिक तंत्र
 * परिमाण के आदेश
 * अंतराल समय)
 * फ्लक्स
 * प्लानक निरंतर
 * अतिप्रवाह गर्त
 * प्रवाह की माप
 * सिलेंडर पर क्रम से चिह्न लगाना
 * प्रतिबिंबित यंत्र
 * अष्टक (साधन)
 * कोरपेंटर
 * चतुर्थक (साधन)
 * चेक वेटर की जाँच करें
 * जड़ता -संतुलन
 * द्रव्यमान-से-प्रभारी अनुपात
 * मास स्पेक्ट्रोमीटर
 * वायुमण्डलीय दबाव
 * दाबानुकूलित संवेदक
 * शास्त्रीय विद्युत चुम्बकीयता का सहसंयोजक सूत्रीकरण
 * इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी
 * कैपेसिटेंस मीटर
 * शक्ति (भौतिकी)
 * हॉल इफेक्ट सेंसर
 * पुल परिपथ
 * परमाणु भार
 * मॉलिक्यूलर मास्स
 * दाढ़ जन
 * गैस संग्रह ट्यूब
 * गैस -कानून
 * ताप विस्तार प्रसार गुणांक
 * कंवेक्शन
 * विद्युतीय प्रतिरोध
 * प्रतिरोधक थर्मामीटर
 * पदार्थ विज्ञान
 * ऊष्मा का बहाव
 * लगातार तापमान
 * ताप की गुंजाइश
 * गलनांक
 * संलयन की थैली
 * तरल यांत्रिकी
 * कैम प्लास्टोमीटर
 * ध्रुवनमापन
 * सघन तत्व
 * पारद्युतिक स्थिरांक
 * विद्युत संवेदनशीलता
 * परावैद्युतांक
 * आकर्षण संस्कार
 * अभिकारक
 * तापीय धारिता
 * बंद तंत्र
 * नाभिकीय चुबकीय अनुनाद
 * आकाशवाणी आवृति
 * क्रिस्टल की संरचना
 * विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम
 * विश्राम द्रव्यमान
 * अप्रियेंकरण विकिरण
 * polarizer
 * एकीकृत क्षेत्र
 * कैथोड रे
 * क्रूक्स ट्यूब
 * फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट
 * आयनन चैंबर
 * विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र
 * रंगीनता (रसायन विज्ञान)
 * refractometer
 * पीएच
 * नमी
 * मनुष्य की आंख
 * एक्सपोजर (फोटोग्राफी)
 * परावर्तन (भौतिकी)
 * ह्यूमन ईयर
 * समानता समोच्च
 * मुख्य तापमान
 * खून में शक्कर
 * रक्त वाहिकाएं
 * रक्त चाप
 * फेफड़ा
 * वायुपथ
 * नस
 * उपापचय
 * अंतरिक्ष-विज्ञान
 * खगोलीय साधन
 * शुद्धता
 * संचार प्राप्तकर्ता
 * माप उपकरणों की सूची
 * भार और उपायों का इतिहास
 * भौतिक मात्राओं की सूची
 * परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
 * अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय ब्यूरो
 * राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (यूनाइटेड किंगडम)
 * एक प्रकार का होना
 * अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली
 * गुणवत्ता संचालकीय प्रणाली
 * परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड
 * तापमान नियंत्रण
 * सीमा परिवर्तन
 * आयनीकरण विकिरण
 * निपीडमान
 * प्रेशर स्विच
 * शोर डॉसिमीटर
 * intervalometer
 * हल्का मीटर
 * इंजीनियरी सहिष्णुता
 * सहनशील ढेर
 * दबाव त्रांस्दुसर
 * जाँचने का तरीका
 * योजना बनाई रखरखाव
 * अंगूठे का नियम
 * अमरीकी गृह युद्ध
 * तोपें
 * वजन नापने का पैमाना
 * विभाजित इंजन
 * मैग्ना पेपर
 * रेलरोड कार
 * माप प्रणाली
 * म्यूजिकल ट्यूनिंग
 * परिशुद्धता माप उपकरण प्रयोगशाला

स्रोत

 * क्राउच, स्टेनली और स्कोग, डगलस ए (2007)।वाद्य विश्लेषण के सिद्धांत।पैसिफिक ग्रोव: ब्रूक्स कोल। ISBN 0-495-01201-7।

श्रेणी: सटीकता और सटीकता श्रेणी: मानक श्रेणी: माप श्रेणी: मेट्रोलॉजी