बायोइलेक्ट्रिकल प्रतिबाधा विश्लेषण

बायोइलेक्ट्रिकल प्रतिबाधा विश्लेषण (बीआईए) शरीर की संरचना का आकलन करने की एक विधि है, विशेष रूप से शरीर में वसा और मांसपेशियों में, जहां शरीर के माध्यम से एक कमजोर विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है और शरीर के विद्युत प्रतिबाधा (प्रतिरोध) की गणना करने के लिए वोल्टेज को मापा जाता है। शरीर में अधिकांश पानी मांसपेशियों में जमा होता है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति अधिक मांसल है तो इस बात की अधिक संभावना होगी की व्यक्ति के शरीर में पानी की मात्रा अधिक होगी, जिससे प्रतिबाधा कम होती है। 1980 के दशक के मध्य में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपकरणों के आगमन के बाद से यह विधि अपने उपयोग में आसानी से और उपकरणों के सुवाह्यता के कारण लोकप्रिय हो गई है। यह उपभोक्ता बाजार में शरीर की चर्बी का आकलन करने के लिए एक सरल साधन के रूप में जाना जाता है। बीआईए वास्तव में विद्युत प्रतिबाधा, या शरीर के ऊतकों के माध्यम से विद्युत प्रवाह के विरोध निर्धारित करता है जिसका उपयोग तब शरीर के पानी (टीबीडब्ल्यू) का आकलन लगाने के लिए किया जा सकता है, जिसका उपयोग वसा रहित शरीर द्रव्यमान और शरीर के वजन के अंतर से अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

त्रुटिहीनता
कई प्रारंभिक शोधो के अध्ययनों से पता चला है कि बीआईए अधिक परिवर्तनशील था और इसे कई लोगों द्वारा शरीर संरचना की त्रुटिहीनता माप प्रदान करने के रूप में नहीं माना गया था। हाल के वर्षों में तकनीकी सुधारों ने बीआईए को और अधिक विश्वसनीय बना दिया है इसलिए शरीर संरचना को मापने का अधिक स्वीकार्य विधि बना दिया है। फिर भी, यह 4-कम्पार्टमेंट मॉडल (4C) ((डीएक्सए और एमआरआई विकल्प हैं) - और बीआईए नहीं - जिसे शरीर संरचना विश्लेषण में संदर्भ विधि माना जाता है।

यद्यपि उपकरण उपयोग करने के लिए सरल हैं, उपयोग की विधि पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए (जैसा कि निर्माता द्वारा वर्णित है)।

शरीर में वसा का मूल्यांकन लगाने के लिए सरल उपकरण, अधिकांशतः बीआईए का उपयोग करते हुए, उपभोक्ताओं के लिए शरीर में वसा मीटर के रूप में उपलब्ध होते हैं। इन उपकरणों को सामान्यतः नैदानिक ​​या पोषण और चिकित्सा पद्धति में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की तुलना में कम त्रुटिहीन माना जाता है। वे क्रमशः महिलाओं और पुरुषों के लिए 0.75 और 0.81 के एमआरआई-आधारित माप के साथ एक रैखिक सहसंबंध दिखाने के अतिरिक्त औसतन लगभग 5 किग्रा (± 7 किग्रा एलओए) से शरीर में वसा प्रतिशत को कम महत्व देते हैं।

निर्जलीकरण बीआईए माप को प्रभावित करने वाला एक मान्यता प्राप्त कारक है क्योंकि यह शरीर के विद्युत प्रतिरोध में वृद्धि का कारण बनता है, इसलिए इसे वसा रहित द्रव्यमान के 5 किलो कम करके आंकने के लिए मापा गया है, यानी शरीर में वसा का अधिक अनुमान। शरीर में वसा माप कम होता है जब भोजन की खपत के तुरंत बाद माप लिया जाता है, जिससे शरीर में वसा के 4.2% तक शरीर के वसा प्रतिशत के उच्चतम और निम्नतम रीडिंग के बीच भिन्नता होती है। बीआईए माप से पहले मध्यम व्यायाम से कम विद्युत प्रतिबाधा के कारण वसा रहित द्रव्यमान का अधिक अनुमान लगाया जाता है और शरीर में वसा प्रतिशत का कम अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, बीआईए माप से पहले 90-120 मिनट के लिए मध्यम तीव्रता का व्यायाम वसा रहित द्रव्यमान का लगभग 12 किलो अधिक अनुमान लगाता है, यानी शरीर में वसा को अधिक कम करके आंका जाता है। इसलिए, मध्यम या उच्च तीव्रता वाले व्यायाम के बाद कई घंटों तक बीआईए न करने की सलाह दी जाती है। BIA को एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति के शरीर की संरचना पर नज़र रखने के लिए सीमित सटीकता वाले समूहों को मापने के लिए उचित रूप से सटीक माना जाता है, लेकिन व्यक्तियों के एकल माप की रिकॉर्डिंग के लिए पर्याप्त रूप से सटीक नहीं माना जाता है। बीआईए को मापने के लिए उपभोक्ता ग्रेड उपकरण एकल माप के उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से सटीक नहीं पाए गए हैं, और व्यक्तियों के लिए समय के साथ शरीर संरचना में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल हैं। दो-इलेक्ट्रोड, उदाहरण के लिए, पैर से पैर या हाथ से हाथ माप, आमतौर पर 4-इलेक्ट्रोड (टेट्रा-ध्रुवीय तकनीक जिसमें वर्तमान सर्किट दूरस्थ इलेक्ट्रोड की एक जोड़ी द्वारा प्रदान किया जाता है) की तुलना में कम सटीक पाया जाता है। प्रतिबाधा मापा जाता है, समीपस्थ इलेक्ट्रोड की एक अलग जोड़ी के बीच वोल्टेज ड्रॉप के रूप में) विधियों। एकाधिक इलेक्ट्रोड, आमतौर पर आठ, हाथों और पैरों पर स्थित हो सकते हैं, जिससे शरीर के अलग-अलग खंडों - हाथ, पैर और धड़ के प्रतिबाधा का मापन किया जा सकता है। कई इलेक्ट्रोड उपकरणों का लाभ यह है कि इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना बॉडी सेगमेंट को एक साथ मापा जा सकता है। परीक्षण किए गए कुछ प्रतिबाधा उपकरणों के परिणामों में समझौते की खराब सीमा पाई गई और कुछ मामलों में आंतों के वसा प्रतिशत के अनुमान में व्यवस्थित पूर्वाग्रह, लेकिन अधिक सटीक पूरे शरीर चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) की तुलना में आराम करने वाले ऊर्जा व्यय (आरईई) की भविष्यवाणी में अच्छी सटीकता ) और दोहरी-ऊर्जा एक्स-रे अवशोषकमिति (DXA)। प्रतिबाधा आवृत्ति संवेदनशील है; कम आवृत्ति पर विद्युत धारा केवल बाह्य जल (ECW) के माध्यम से प्रवाहित होती है जबकि उच्च आवृत्ति पर धारा कोशिका झिल्लियों को पार कर सकती है और इसलिए कुल शरीर जल (TBW) के माध्यम से प्रवाहित होती है। बायोइम्पेडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरणों (BIS) में शून्य और अनंत आवृत्ति पर प्रतिरोध का अनुमान लगाया जा सकता है और कम से कम सैद्धांतिक रूप से, क्रमशः ECW और TBW के इष्टतम भविष्यवक्ता और इसलिए शरीर में वसा रहित द्रव्यमान प्रदान करना चाहिए। व्यवहार में, सटीकता में सुधार मामूली है। शरीर में वसा प्रतिशत को मापते समय विशिष्ट बीआईए उपकरणों में कई आवृत्तियों या बीआईएस के उपयोग को डीएक्सए के साथ उच्च सहसंबंध दिखाया गया है। सख्त दिशानिर्देशों का पालन करने पर वसा रहित द्रव्यमान को मापते समय डीएक्सए के साथ सहसंबंध 99% जितना अधिक हो सकता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि सहसंबंध सटीकता या विधि समझौते का माप नहीं है, बीआईए विधियां आमतौर पर लगभग ±10% संदर्भ विधियों (जैसे, डीएक्सए, एमआरआई या 4सी मॉडल) के साथ समझौते की 2 मानक विचलन (2एसडी) सीमा प्रदर्शित करती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1872 से ऊतकों के विद्युत गुणों का वर्णन किया गया है। इन गुणों को आगे ऊतकों की एक बड़ी श्रृंखला पर आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वर्णित किया गया था, जिनमें वे भी शामिल हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए थे या मृत्यु के बाद परिवर्तन से गुजर रहे थे।

1962 में, थॉमासेट ने शरीर के कुल पानी (टीबीडब्ल्यू) के सूचकांक के रूप में विद्युत प्रतिबाधा मापन का उपयोग करते हुए, चमड़े के नीचे डाली गई दो सुइयों का उपयोग करके मूल अध्ययन किया। 1969 में, हॉफ़र ने निष्कर्ष निकाला कि एक संपूर्ण शरीर प्रतिबाधा माप कुल शरीर के पानी की भविष्यवाणी कर सकता है। समीकरण (शरीर के दाहिने आधे हिस्से के प्रतिबाधा माप से विभाजित ऊंचाई का वर्ग मान) ने शरीर के कुल पानी के साथ 0.92 का सहसंबंध गुणांक दिखाया। हॉफ़र ने साबित किया कि यह समीकरण, बीआईए में प्रयुक्त प्रतिबाधा सूचकांक के रूप में जाना जाता है। 1983 में, Nyober ने शरीर की संरचना का आकलन करने के लिए पूरे शरीर के विद्युत प्रतिबाधा के उपयोग को मान्य किया। 1970 के दशक तक बीआईए की नींव स्थापित हो गई थी, जिसमें प्रतिबाधा और शरीर के शरीर की जल सामग्री के बीच संबंधों को रेखांकित करने वाले भी शामिल थे। विभिन्न प्रकार की एकल-आवृत्ति वाले बीआईए विश्लेषक तब व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हो गए, जैसे कि आरजेएल सिस्टम्स और इसका पहला व्यावसायिक प्रतिबाधा मीटर।

1980 के दशक में, लुकास्की, सेगल और अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि BIA में एकल आवृत्ति (50 kHz) के उपयोग ने मानव शरीर को एक एकल सिलेंडर माना, जिसने BIA में कई तकनीकी सीमाएँ बनाईं। एकल आवृत्ति का उपयोग उन आबादी के लिए गलत था जिनके पास मानक शरीर का प्रकार नहीं था। बीआईए की सटीकता में सुधार करने के लिए, शोधकर्ताओं ने उपयोगकर्ता के शरीर संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए अनुभवजन्य डेटा (लिंग, आयु, जातीयता) का उपयोग करके अनुभवजन्य समीकरण बनाए।

1986 में, लुकास्की ने प्रतिबाधा सूचकांक, शरीर के वजन और प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए अनुभवजन्य समीकरण प्रकाशित किए। 1986 में, कुशनर और शोलर ने प्रतिबाधा सूचकांक, शरीर के वजन और लिंग का उपयोग करते हुए अनुभवजन्य समीकरण प्रकाशित किए। हालांकि, अनुभवजन्य समीकरण केवल औसत जनसंख्या की शारीरिक संरचना की भविष्यवाणी करने में उपयोगी थे और बीमारियों से पीड़ित आबादी के लिए चिकित्सा उद्देश्यों के लिए गलत थे। 1992 में, कुशनर ने मानव शरीर को एक के बजाय 5 अलग-अलग सिलेंडरों (दाएं हाथ, बाएं हाथ, धड़, दाएं पैर, बाएं पैर) के रूप में मापने के लिए BIA उपकरणों की सटीकता बढ़ाने के लिए कई आवृत्तियों के उपयोग का प्रस्ताव दिया। एकाधिक आवृत्तियों का उपयोग भी इंट्रासेल्युलर और बाह्य पानी को अलग करेगा। 1990 के दशक तक, बाजार में कई बहु-आवृत्ति विश्लेषक और कुछ बीआईएस उपकरण शामिल थे। बेडसाइड विधि के रूप में बीआईए का उपयोग बढ़ गया है क्योंकि उपकरण पोर्टेबल और सुरक्षित है, प्रक्रिया सरल और गैर-आक्रामक है, और परिणाम पुनरुत्पादित और तेजी से प्राप्त होते हैं। हाल ही में, खंडीय बीआईए को प्रतिरोध (आर) और ट्रंक के शरीर द्रव्यमान के बीच विसंगतियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया है।

1996 में, एक आठ-ध्रुवीय स्टैंड-ऑन BIA उपकरण, InBody, जिसने अनुभवजन्य समीकरणों का उपयोग नहीं किया था और महिलाओं में TBW और ECW के सटीक अनुमानों की पेशकश करने के लिए पाया गया था जनसंख्या-विशिष्ट सूत्रों की आवश्यकता के बिना। 2018 में AURA डिवाइसेज ने बिल्ट-इन BIA के साथ फिटनेस ट्रैकर AURA बैंड पेश किया। 2020 में BIA Apple वॉच यूजर्स के लिए एक्सेसरी AURA स्ट्रैप के साथ बिल्ट-इन सेंसर्स के साथ उपलब्ध हो गया। 2020 की शुरुआत में सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 जैसी स्मार्टवॉच बीआईए में निर्मित थीं।

माप विन्यास
सेलुलर ऊतक के प्रतिबाधा को श्रृंखला में एक प्रतिरोधी और संधारित्र के साथ समानांतर में एक प्रतिरोधी (बाह्य कोशिकीय पथ का प्रतिनिधित्व) के रूप में तैयार किया जा सकता है (इंट्रासेलुलर पथ का प्रतिनिधित्व करता है, इंट्रासेल्यूलर तरल पदार्थ और कैपेसिटर सेल झिल्ली का प्रतिरोध)। इसका परिणाम प्रतिबाधा बनाम माप में प्रयुक्त आवृत्ति में परिवर्तन होता है। संपूर्ण शरीर प्रतिबाधा माप आमतौर पर कलाई से ipsilateral टखने तक मापा जाता है और दो (शायद ही कभी) या चार (भारी) इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। 2-इलेक्ट्रोड (द्विध्रुवीय) विन्यास में 1-10 μA के क्रम पर एक छोटा करंट दो इलेक्ट्रोड के बीच पारित किया जाता है, और वोल्टेज को उसी के बीच मापा जाता है जबकि टेट्रापोलर व्यवस्था में प्रतिरोध को अलग-अलग जोड़े के रूप में मापा जाता है. टेट्रापोलर व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि माप त्वचा-इलेक्ट्रोड इंटरफ़ेस के प्रतिबाधा से भ्रमित नहीं होता है

चरण कोण
मनुष्यों में बायोइलेक्ट्रिकल प्रतिबाधा विश्लेषण में, फेजर का अनुमान प्राप्त किया जा सकता है और यह प्रतिरोध और प्रतिक्रिया में परिवर्तन पर आधारित होता है क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ऊतकों से गुजरती है, जो एक चरण बदलाव का कारण बनती है। एक चरण कोण इसलिए माप की सभी आवृत्तियों के लिए मौजूद है, हालांकि पारंपरिक रूप से BIA में यह 50 kHz की माप आवृत्ति पर चरण कोण है जिसे माना जाता है। मापा चरण कोण इसलिए कई जैविक कारकों पर निर्भर करता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में चरण कोण अधिक होता है, और बढ़ती उम्र के साथ घटता जाता है।

यह भी देखें

 * शरीर में वसा प्रतिशत
 * प्रतिबाधा स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * विद्युत प्रतिबाधा टोमोग्राफी

बाहरी संबंध

 * The International Society for Electrical Bioimpedance
 * Bioimpedance Analysis Electronic Media Review