गोलाईमापी

स्फेरोमीटर एक घुमावदार सतह की वक्रता की त्रिज्या के सटीक माप के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। मूल रूप से, इन उपकरणों का मुख्य रूप से ऑप्टिशियंस द्वारा लेंस (प्रकाशिकी)  की सतह की वक्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता था।

पृष्ठभूमि
सामान्य रूप में 3 छोटी टांगों वाली मेज या फ्रेम के केंद्र में लगे नट में घूमने वाला एक महीन पेंच होता है; पैर त्रिकोण के शीर्ष बनाते हैं। स्क्रू का निचला सिरा और टेबल लेग पतले पतले होते हैं और गोलार्द्धों में समाप्त होते हैं, ताकि प्रत्येक एक बिंदु पर टिकी रहे। यदि पेंच में धागे के दो मोड़ मिलि मीटर तक होते हैं तो सिर को आमतौर पर 50 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ताकि वर्नियर स्केल का उपयोग किए बिना 0.01 मिलीमीटर के अंतर को मापा जा सके। हालांकि, स्केल डिवीजनों को बड़ा करने के लिए एक लेंस लगाया जा सकता है। टेबल से जुड़ा एक लंबवत पैमाना स्क्रू के पूरे घुमावों की संख्या को इंगित करता है और सिर पर विभाजनों को पढ़ने के लिए एक सूचकांक के रूप में कार्य करता है।

स्पर्श की भावना से अधिक सटीक रूप से स्पर्श करने के क्षण को इंगित करने के लिए एक संपर्क-लीवर, नाजुक स्तर या विद्युत संपर्क व्यवस्था को स्फेरोमीटर से जोड़ा जा सकता है। गोले की त्रिज्या मापने के लिए—उदा. एक लेंस (ऑप्टिक्स) की वक्रता - स्फेरोमीटर को समतल किया जाता है और पढ़ा जाता है, फिर गोले पर रखा जाता है, तब तक समायोजित किया जाता है जब तक कि चार बिंदु समान दबाव न डालें, और फिर से पढ़ें। अंतर तीन फीट से गुजरने वाले विमान द्वारा काटे गए गोले के उस हिस्से की मोटाई देता है।

संचालन के सिद्धांत
स्फेरोमीटर सीधे साजिट्टा (ऑप्टिक्स) को मापता है, h. दो बाहरी पैरों के बीच की औसत लंबाई का उपयोग करते हुए, गोलाकार त्रिज्या R सूत्र द्वारा दिया जाता है:
 * $$R = \frac{h}{2}+\frac{a^2}{6h}$$

पैरों के बिना और सर्कल कप और डायल गेज के साथ विभिन्न स्फेरोमीटर का उपयोग करना, डी सर्कल कप का व्यास है, गोलाकार त्रिज्या आर सूत्र द्वारा दिया गया है:
 * $$R = \frac{h}{2}+\frac{D^2}{8h}$$
 * वृत्ताकार पैमाने पर भागों की संख्या = 100.
 * 10 पूर्ण प्रतिक्रियाओं में पेंच द्वारा तय की गई दूरी = 10 मिमी।
 * पिच = चली गई दूरी / पूर्ण घुमावों की संख्या।
 * कम से कम गिनती = पिच / हेड स्केल पर डिवीजनों की संख्या।
 * =1/100=0.01 मिमी।

एक स्फेरोमीटर मूल रूप से बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए एक सटीक उपकरण है। इसका नाम गोलाकार सतहों की वक्रता की त्रिज्या को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके को दर्शाता है। यह स्क्रू के सिद्धांत पर आधारित है। सामान्य तौर पर स्फेरोमीटर में निम्न शामिल होते हैं:


 * आधार वृत्त की ज्ञात त्रिज्या वाले तीन बाहरी पादों, एक वलय, या समतुल्य का एक आधार वृत्त। (छोटी सतह को समायोजित करने के लिए कुछ स्फेरोमीटर के बाहरी पैरों को आंतरिक छिद्रों के एक सेट में ले जाया जा सकता है।)
 * एक केंद्रीय पैर, जिसे ऊपर या नीचे किया जा सकता है।
 * सेंट्रल लेग की दूरी को मापने के लिए एक रीडिंग डिवाइस। नए स्फेरोमीटर पर, वर्टिकल स्केल को 0.5 मिमी की इकाइयों में चिह्नित किया गया है। डायल का एक पूर्ण मोड़ भी 0.5 मिमी के अनुरूप होता है और इस डायल पर प्रत्येक छोटा अंशांकन 0.005 मिमी का प्रतिनिधित्व करता है। पुराने स्फेरोमीटर पर छोटे अंशांकन 0.001 मिमी हैं।

वैकल्पिक उपयोग
चूंकि स्फेरोमीटर अनिवार्य रूप से एक प्रकार का माइक्रोमीटर (डिवाइस)उपकरण) है, इसे गोलाकार सतह की वक्रता को मापने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग पतली प्लेट की मोटाई मापने के लिए किया जा सकता है।

ऐसा करने के लिए, उपकरण को पूरी तरह से समतल समतल सतह पर रखा जाता है और स्क्रू को तब तक घुमाया जाता है जब तक कि बिंदु स्पर्श न कर दे; जब यह ऐसा करता है तो सटीक क्षण को प्रतिरोध में अचानक कमी और बाद में काफी वृद्धि द्वारा परिभाषित किया जाता है। विभाजित सिर और पैमाने पढ़े जाते हैं; पेंच उठा हुआ है; उसके नीचे पतली प्लेट फिसल गई; और प्रक्रिया दोहराई जाती है। दो रीडिंग के बीच का अंतर आवश्यक मोटाई देता है।

इसी तरह, उपकरण अन्यथा सपाट प्लेट में अवसाद को माप सकता है। विधि एक प्लेट की मोटाई को मापने के लिए होगी, सिवाय इसके कि माइक्रोमीटर के हिस्से को अवसाद के ऊपर रखा जाता है और माप ऊपर की बजाय सतह के नीचे लिया जाता है।

खोजपूर्ण कुओं के लिए ड्रिलिंग साइटों पर भेजे जाने से पहले इस प्रकार के उपकरण का उपयोग आमतौर पर धातु की सतह के गड्ढों, फ्रैक्चर और गोलाई के लिए तेल क्षेत्र उपकरण पाइप के निरीक्षण में किया जाता है। निरीक्षण की प्रक्रिया कमजोर ड्रिल पाइप को हटाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ताकि ड्रिलिंग के दौरान पाइप फ्रैक्चर न हो। कठोर स्टील की 4 व्यास वाली ट्यूब के लिए 1 से अधिक मोटी दीवार वाले टूल पाइप, पतला थ्रेड कॉलर के साथ लगे हुए हैं, ड्रिलिंग पूर्ण होने के बाद फिर से उपयोग किए जाते हैं, और पतली दीवार वाली ट्यूबलर ऑयल-वेल केसिंग जगह में है। डिजाइन में स्फेरोमीटर के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आवरण, टयूबिंग और ड्रिल पाइप के लिए निरीक्षण संयंत्रों में संशोधित किए जाते हैं। प्रकाशिकी में समतुल्य माप एक सिलेंडर, या लेंस के लिए एक ऑप्टिकल अक्ष वाले बेलनाकार घटक के साथ होगा, जहां लेंस के माध्यम से एक विमान एक अंडाकार परिधि का उत्पादन करेगा।

निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हुए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण हाल ही में विकसित किया गया था। यह दृष्टिकोण स्फेरोमीटर के लिए प्रसिद्ध परिणाम को पुन: उत्पन्न करता है और एस्फेरिकल लेंस सतहों का अध्ययन करने के लिए एक योजना की ओर भी ले जाता है।

एक संबंधित उपकरण सिलिंड्रोमीटर (जिसे सिलिंड्रो-स्फेरोमीटर और स्फेरो-सिलिंड्रोमीटर के रूप में भी जाना जाता है) है, जो अतिरिक्त रूप से एक दाहिने गोलाकार सिलेंडर की वक्रता (गणित) की त्रिज्या को माप सकता है।

यह भी देखें

 * खोदने का
 * लेंस घड़ी
 * लेंस (प्रकाशिकी)
 * लेन्सोमीटर