नेटवर्क विश्लेषक (विद्युत)

नेटवर्क विश्लेषक एक उपकरण है़, जो विद्युत नेटवर्क के दो-पोर्ट नेटवर्क को मापता है। वर्तमान नेटवर्क विश्लेषक सामान्यतः प्रतिबिंब और संचरण वाले  s-मानक मापदंडों को मापते हैं क्योंकि संकेत प्रतिबिंब और विद्युत नेटवर्क की संचरण लाइन उच्च आवृत्तियों पर मापना सरल है। किन्तु अन्य नेटवर्क पैरामीटर समुच्चय हैं। जैसे y-पैरामीटर, z- पैरामीटर और दो-पोर्ट नेटवर्क हाइब्रिड पैरामीटर (h-पैरामीटर) नेटवर्क एनालाइज़र का उपयोग अधिकांशतः एम्पलीफायरों और प्रकीर्णन जैसे दो-पोर्ट नेटवर्क को चिह्नित करने के लिए किया जाता है। किन्तु उनका उपयोग नेटवर्क पर पोर्ट (परिपथ सिद्धांत) की असंख्य संख्या के साथ किया जा सकता है।

अवलोकन
नेटवर्क विश्लेषक अधिकतर उच्च आवृत्ति पर उपयोग किए जाते हैं। इनकी ऑपरेटिंग आवृत्ति 1 Hz से 1.5 THz तक हो सकती है। विशेष प्रकार के नेटवर्क एनालाइज़र 1 Hz तक की कम आवृत्ति दूरी को भी ग्रहण कर सकते हैं। इन नेटवर्क एनालाइजर का उपयोग ओपन लूप्स के स्थिरता विश्लेषण के लिए या ऑडियो और अल्ट्रासाउंड घटकों के मापन के लिए किया जा सकता है।

दो मूलभूत प्रकार के नेटवर्क विश्लेषक हैं-
 * स्केलर नेटवर्क एनालाइज़र (एसएनए)—केवल आयाम गुणों को मापता है।
 * वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक (वीएनए)—आयाम और चरण गुणों दोनों को मापता है।

वीएनए आरएफ नेटवर्क एनालाइज़र का एक रूप है। जो व्यापक रूप से आरएफ डिज़ाइन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। वीएनए को लाभ-चरण मीटर या स्वचालित नेटवर्क विश्लेषक भी कहा जा सकता है। एसएनए एक ट्रैकिंग जनरेटर के साथ संयोजन में एक स्पेक्ट्रम विश्लेषक के समान कार्यात्मक रूप से समान है। वीएनए सबसे सामान्य प्रकार के नेटवर्क विश्लेषक हैं और इसलिए नेटवर्क विश्लेषक के संदर्भ में प्रायः वीएनए का अर्थ होता है। छह प्रमुख वीएनए निर्माता हैं- कीसाइट टेक्नोलॉजीज, अनरिस्तू, ए़डवानटेस्ट, रोडे और श्वार्ज, सिग्लेंट, कॉपर माउंटेन टेक्नोलॉजीज और ओमीक्रॉन लैब है ।

अभी कुछ वर्षों से प्रवेश-स्तर के उपकरण और स्वयं करें परियोजनाएं भी उपलब्ध हैं, कुछ $100 से कम में मुख्य रूप से अव्यवसायी रेडियो क्षेत्र से हैं। चूंकि इनमें कुशल उपकरणों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम विशेषताएं हैं और केवल सीमित कार्यों को प्रस्तुत करते हैं। वे प्रायः निजी उपयोगकर्ताओं के लिए पर्याप्त होते हैं, विशेष रूप से अध्ययन समय और अव्यवसायी अनुप्रयोगों के लिए एकल -डिजिट गीगाहर्ट्ज रेंज तक इनका प्रयोग किया जाता है।

नेटवर्क विश्लेषक की एक अन्य श्रेणी माइक्रोवेव संक्रमण विश्लेषक (एमटीए) या बड़े-संकेत नेटवर्क विश्लेषक (एलएसएनए) है। जो मौलिक और हार्मोनिक्स के आयाम और चरण दोनों को मापते हैं। एलएसएनए से पहले एमटीए का व्यावसायीकरण किया गया था। किन्तु वर्तमान समय में एलएसएनए के साथ उपलब्ध कुछ उपयोगकर्ता के अनुकूल की सुविधाओं की कमी थी।

आर्किटेक्चर
नेटवर्क एनालाइज़र की मूल संरचना में एक संकेत जनरेटर, परीक्षण समुच्चय, एक या अधिक प्राप्तकर्ता और डिस्प्ले सम्मिलित होते हैं। कुछ समुच्चयों में ये इकाइयाँ विशिष्ट उपकरण हैं। अधिकांश वीएनए में दो टेस्ट पोर्ट होते हैं। जो चार s-पैरामीटर $$(S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22})$$ के माप की अनुमति देते हैं। किन्तु दो से अधिक पोर्ट वाले उपकरण व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं।

संकेतक उत्पादक
नेटवर्क विश्लेषक को एक परीक्षण संकेत की आवश्यकता होती है और संकेत जनरेटर या संकेत स्रोत एक प्रदान करेगा। पुराने नेटवर्क एनालाइजर के पास अपना स्वयं का संकेत जनरेटर नहीं था। किन्तु उदाहरण के लिए जीबीआईबी संबंध का उपयोग करके स्टैंड-अलोन संकेत जनरेटर को नियंत्रित करने की क्षमता थी। लगभग सभी आधुनिक नेटवर्क एनालाइजर में अंतर्निहित संकेत जनरेटर होता है। उच्च-निष्पादन नेटवर्क विश्लेषक के पास दो अंतर्निर्मित स्रोत होते हैं। मिक्सर टेस्ट जैसे अनुप्रयोगों के लिए दो अंतर्निहित स्रोत उपयोगी होते हैं। जहां एक स्रोत RF संकेत प्रदान करता है, दूसरा $$(S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22})$$ या एम्पलीफायर इंटरमॉड्यूलेशन परीक्षण प्रदान करता है। जहां परीक्षण के लिए दो स्वरों की आवश्यकता होती है।

टेस्ट समुच्चय
परीक्षण समुच्चय संकेत जेनरेटर आउटपुट ग्रहण करता है और इसे परीक्षण के अनुसार उपकरण पर मूल करता है और यह संकेत को प्राप्तकर्ता को मापने के लिए मूल करता है। यह प्रायः घटना तरंग के संदर्भ चैनल को अलग कर देता है। एक एसएनए में संदर्भ चैनल एक डायोड संसूचक (रिसीवर) में जा सकता है। जिसका आउटपुट संकेत जनरेटर के स्वचालित स्तर नियंत्रण को भेजा जाता है। परिणाम संकेत जनरेटर के आउटपुट और उत्कृष्ठ माप स्पष्टता का उत्तम नियंत्रण है। वीएनए में संदर्भ चैनल रिसीवर्स के पास जाता है। चरण संदर्भ के रूप में प्रयोग करने के लिए इसकी आवश्यकता है।

संकेत पृथक्करण के लिए दिशात्मक कप्लर्स या दो प्रतिरोधक शक्ति विभाजक का उपयोग किया जाता है। कुछ माइक्रोवेव टेस्ट समुच्चय में प्राप्तकर्ता के लिए फ्रंट एंड मिक्सर सम्मिलित होते (उदाहरण के लिए एचपी 8510 के लिए टेस्ट समुच्चय) हैं।

रिसीवर
प्राप्तकर्ता मापक का कार्य करते हैं। नेटवर्क विश्लेषक के पास उसके परीक्षण पोर्ट से जुड़े एक या अधिक प्राप्तकर्ता होंगे। संदर्भ परीक्षण पोर्ट को सामान्यतः R लेबल किया जाता है और प्राथमिक परीक्षण पोर्ट A, B, C, ... कुछ विश्लेषक प्रत्येक परीक्षण पोर्ट के लिए एक अलग प्राप्तकर्ता प्रस्तुत करेंगे। किन्तु अन्य पोर्टों के बीच एक या दो प्राप्तकर्ता साझा करते हैं। परीक्षण पोर्ट पर उपयोग किए जाने वाले रिसीवरों की तुलना में R प्राप्तकर्ता कम संवेदनशील हो सकता है।

एसएनए के लिए प्राप्तकर्ता केवल संकेत के परिमाण को मापता है। प्राप्तकर्ता एक संसूचक डायोड हो सकता है। जो परीक्षण आवृत्ति पर काम करता है। सरलतम एसएनए में एकल परीक्षण पोर्ट होगा। किन्तु अधिक स्पष्ट माप तब किए जाते हैं। जब एक संदर्भ पोर्ट का भी उपयोग किया जाता है। संदर्भ पोर्ट माप सतह पर परीक्षण संकेत में आयाम भिन्नता के लिए क्षतिपूर्ति करेगा। उसके बाद एकल संसूचक को साझा करना संभव है और दो माप पास बनाकर संदर्भ पोर्ट और परीक्षण पोर्ट दोनों के लिए इसका प्रयोग करना संभव है।

वीएनए के लिए प्राप्तकर्ता संकेत के परिमाण और चरण दोनों को मापता है। इसे चरण निर्धारित करने के लिए एक संदर्भ चैनल (R) की आवश्यकता होती है। इसलिए एक वीएनए को कम से कम दो रिसीवरों की आवश्यकता होती है। कम आवृत्ति पर माप करने के लिए सामान्य विधि नीचे संदर्भ और परीक्षण चैनलों को परिवर्तित करती है। चरण को एक संसूचक (रेडियो) क्वाड्रचर संसूचक से मापा जा सकता है। वीएनए के लिए कम से कम दो प्राप्तकर्ता की आवश्यकता होती है। किन्तु कुछ में तीन या चार प्राप्तकर्ता होते हैं। जो विभिन्न मापदंडों के एक साथ माप की अनुमति देते हैं।

कुछ वीएनए आर्किटेक्चर (छह-पोर्ट) हैं। जो केवल विद्युत माप से चरण और परिमाण का अनुमान लगाते हैं।

प्रोसेसर और प्रदर्शन
प्राप्तकर्ता / संसूचक सेक्शन से उपलब्ध संसाधित आरएफ संकेत के साथ संकेत को ऐसे प्रारूप में प्रदर्शित करना आवश्यक है। जिसे व्याख्या किया जा सके। प्रसंस्करण के स्तर, जो आज उपलब्ध हैं, आरएफ नेटवर्क एनालाइजर में कुछ बहुत परिष्कृत समाधान उपलब्ध हैं। यहां पर प्रतिबिंब और संचरण डेटा को स्वरूपित किया जाता है। जिससे सूचना को यथासंभव सरलता से व्याख्यायित किया जा सके। अधिकांश RF नेटवर्क एनालाइजर में लीनियर और लॉगरिदमिक स्वीप, लीनियर और लॉग फॉर्मेट, पोलर प्लॉट, स्मिथ चार्ट आदि अन्य विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। कई उदाहरणों में ट्रेस मार्कर, लिमिट लाइन और पास/फेल मानदंड भी जोड़े जाते हैं।

S-पैरामीटर माप वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक के साथ
वीएनए एक परीक्षण प्रणाली है। जो रेडियो आवृत्ति और माइक्रोवेव उपकरणों के आरएफ प्रदर्शन को नेटवर्क स्कैटरिंग पैरामीटर या S पैरामीटर्स के संदर्भ में वर्णित करने में सक्षम बनाती है।

आरेख एक विशिष्ट 2-पोर्ट वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक (वीएनए) के आवश्यक भागों को दर्शाता है। परीक्षण के अनुसार उपकरण के दो पोर्ट (जीयूटी) को पोर्ट 1 (P1) और पोर्ट 2 (P2) के रूप में दर्शाया गया है। वीएनए पर प्रदान किए गए टेस्ट पोर्ट योजक स्पष्ट प्रकार के होते हैं। जिन्हें सामान्य रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और क्रमशः स्पष्ट केबल 1 और 2, PC1 और PC2 और उपयुक्त योजक एडेप्टर A1 और A2 का उपयोग करके P1 और P2 से जोड़ा जाना चाहिए।

परीक्षण आवृत्ति एक चर आवृत्ति वाहक तरंग स्रोत द्वारा उत्पन्न होती है और इसका शक्ति स्तर एक चर एटेन्यूएटर (इलेक्ट्रॉनिक्स) का उपयोग करके स्थित किया जाता है। स्विच SW1 की स्थिति उस दिशा को निर्धारित करती है। जिससे परीक्षण संकेत डीयूटी से होकर निकलता है। प्रारंभ में विचार करें कि SW1 स्थिति 1 पर है। जिससे परीक्षण संकेत P1 पर डीयूटी पर आपतित हो। जो $$S_{11}\,$$ और $$S_{21}\,$$ मापने के लिए उपयुक्त है। टेस्ट संकेत SW1 द्वारा स्प्लिटर 1 के कॉमन पोर्ट को अनुलेख किया जाता है। आर्म (रेफरेंस चैनल) P1 (RX REF1) के लिए एक रेफरेंस प्राप्तकर्ता अनुलेख करता है और दूसरा (टेस्ट चैनल) दिशात्मक कपलर DC1, PC1 के माध्यम से P1 से जुड़ता है और A1 DC1 कपल्स का तीसरा पोर्ट P1 से A1 और PC1 के माध्यम से परावर्तित शक्ति को बंद करता है। फिर इसे टेस्ट प्राप्तकर्ता 1 (RX टेस्ट1) को प्रदान करता है। इस प्रकार P2 को छोड़ने वाले संकेत A2, PC2 और DC2 से होकर RX TEST2 तक जाते हैं। RX REF1, RX टेस्ट1, RX REF2 और RX टेस्ट 2 को सुसंगतता (भौतिकी) प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे एक ही संदर्भ ऑसिलेटर को साझा करते हैं और वे परीक्षण संकेत के आयाम और परीक्षण आवृत्ति पर चरण को मापने में सक्षम हैं। सभी जटिल प्राप्तकर्ता आउटपुट संकेत एक प्रोसेसर को प्रदान किये जाते हैं। जो गणितीय प्रसंस्करण करता है और चरण और आयाम प्रदर्शन पर चुने गए पैरामीटर और प्रारूप को प्रदर्शित करता है। चरण के तात्कालिक मान में समय और त्रि-आयामी अंतरिक्ष दोनों भाग सम्मिलित हैं। किन्तु पूर्व 2 परीक्षण चैनलों का उपयोग करने के आधार पर हटा दिया जाता है। एक संदर्भ के रूप में और दूसरा माप के लिए जब SW1 को स्थिति 2 पर स्थित किया जाता है। तो परीक्षण संकेतों को P2 पर संचालित किया जाता है। संदर्भ को RX REF2 द्वारा मापा जाता है, P2 से प्रतिबिंबों को DC2 द्वारा जोड़ा जाता है और RX टेस्ट2 द्वारा मापा जाता है और P1 को छोड़ने वाले संकेतों को DC1 द्वारा युग्मित किया जाता है और RX को टेस्ट1 द्वारा मापा जाता है। यह स्थिति $$S_{22}\,$$ और $$S_{12}\,$$ मापने के लिए उपयुक्त है।

मापांकन और त्रुटि सुधार
अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के समान एक नेटवर्क विश्लेषक को आवधिक मापांकन की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह प्रति वर्ष एक बार किया जाता है और निर्माता द्वारा या मापांकन प्रयोगशाला में तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है। जब उपकरण को कैलिब्रेट किया जाता है। तो सामान्यतः एक विज्ञापन जुड़ा होता है। जिसमें यह लिखा होता है कि यह किस दिनांक को कैलिब्रेट किया गया था और अगला कैलिब्रेशन कब होने वाला है और एक मापांकन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक उपकरण में व्यवस्थित त्रुटियों, केबलों, एडेप्टर और परीक्षण की विशेषताओं को सही करके अत्यधिक स्पष्ट माप प्राप्त करता है। त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतयः से अलग प्रक्रिया है और एक इंजीनियर द्वारा एक घंटे में कई बार किया जा सकता है। चूंकि सामान्यतः सिर्फ मापांकन कहा जाता है। निर्माता द्वारा आवधिक मापांकन से अंतर को निर्देशित करने के लिए कभी-कभी इसे उपयोगकर्ता-मापांकन कहा जाता है।

नेटवर्क विश्लेषक के सामने के पैनल पर योजक होते हैं। किन्तु माप सम्भवतः ही कभी सामने के पैनल पर किए जाते हैं। सामान्यतः कुछ टेस्ट केबल फ्रंट पैनल से टेस्ट के अनुसार उपकरण (डीयूटी) से कनेक्ट होंगे। उन केबलों की लंबाई एक समय की देरी और संबंधित चरण बदलाव (वीएनए माप को प्रभावित करने वाली) प्रस्तुत करेगी। केबल कुछ क्षीणन (एसएनए और वीएनए माप को प्रभावित करने वाले) भी प्रस्तुत करेंगे। नेटवर्क विश्लेषक के अंदर केबल और कप्लर्स के लिए भी यही सच है। ये सभी कारक तापमान के साथ बदलेंगे। मापांकन में सामान्यतः ज्ञात मानकों को मापना और व्यवस्थित त्रुटियों को सही के लिए उन मापों का उपयोग करना सम्मिलित होता है। किन्तु ऐसी विधियाँ हैं, जिनके लिए ज्ञात मानकों की आवश्यकता नहीं होती है। व्यवस्थित त्रुटियों को ही सही किया जा सकता है। रैंडम त्रुटियां जैसे कि योजक रिपीटेबिलिटी को उपयोगकर्ता मापांकन द्वारा सही नहीं किया जा सकता है। चूंकि कुछ पोर्टेबल वेक्टर नेटवर्क एनालाइज़र, जो बैटरी के उपयोग के बाहर कम स्पष्ट माप के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। नेटवर्क एनालाइज़र के आंतरिक तापमान को मापकर तापमान के लिए कुछ सुधार का प्रयास करते हैं।

उपयोगकर्ता मापांकन प्रारम्भ करने से पहले पहले चरण हैं:


 * किसी भी समस्या के लिए संबंधक का निरीक्षण करें। जैसे मुड़े हुए पिन या पुर्जे, जो स्पष्ट रूप से ऑफ-सेंटर हैं। इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अच्छे संबंधक के साथ क्षतिग्रस्त संबंधक को मिलाने से प्रायः अच्छे योजक को हानि हो सकती है।
 * संबंधक को 60 पीएसआई से कम पर कंप्रेस्ड एयर से साफ करें।
 * यदि आवश्यक हो तो संबंधक को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से साफ करें और सूखने दें।
 * संबंधक को यह निर्धारित करने के लिए गेज करें कि कोई सकल यांत्रिक समस्या नहीं है। 0.001 से 0.0001 के प्रस्ताव वाले योजक गेज को सामान्यतः उत्तम गुणवत्ता वाले मापांकन किट में सम्मिलित किया जाएगा।
 * संबंधक को निर्दिष्ट टॉर्क में कसें। सबसे सस्ते कैलिब्रेशन किट को छोड़कर सभी के साथ एक टौर्क रिंच की आपूर्ति की जाएगी।

मापांकन के कई अलग-अलग प्रकार हैं।

नेटवर्क विश्लेषक पर किया जा सकने वाला सबसे सरल मापांकन एक संचरण माप है। यह कोई चरण जानकारी नहीं देता है और इसलिए स्केलर नेटवर्क विश्लेषक को समान डेटा देता है। नेटवर्क विश्लेषक पर किया जा सकने वाला सबसे सरल मापांकन चरण की जानकारी प्रदान करते हुए एक 1-पोर्ट मापांकन (S11 या S22, किन्तु दोनों नहीं) है। यह तीन व्यवस्थित त्रुटियों के लिए प्रदान करता है। जो 1-पोर्ट परावर्तन माप में दिखाई देते हैं:
 * SOLT: जो शॉर्ट, ओपन, लोड, थ्रू के लिए एक संक्षिप्त शब्द है, सबसे सरल उपाय है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसके लिए शार्ट परिपथ, विक्षनरी: ओपन सर्किट, एक स्पष्ट लोड (सामान्यतः 50 ओम) और एक संबंध के साथ ज्ञात मानकों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। यह सबसे अच्छा है, यदि परीक्षण पोर्टों में एक ही प्रकार का योजक (एन कनेक्टर, 3,5 मिमी आदि) है। किन्तु एक अलग लिंग का है। इसलिए केवल परीक्षण पोर्ट को एक साथ जोड़ने की आवश्यकता है। एसओएलटी समाक्षीय मापन के लिए उपयुक्त है। जहां शॉर्ट, ओपन, लोड और थ्रू प्राप्त करना संभव है। एसओएलटी मापांकन विधि वेवगाइड मापन के लिए कम उपयुक्त है। जहां एक खुला परिपथ या लोड प्राप्त करना कठिन है या गैर-समाक्षीय परीक्षण जुड़नार पर माप के लिए। जहां उपयुक्त मानकों को खोजने में समान समस्याएं उपस्थित हैं।
 * टीआरएल (थ्रू-रिफ्लेक्ट-लाइन कैलिब्रेशन): यह विधि माइक्रोवेव, गैर-समाक्षीय वातावरण जैसे स्थिरता, वेफर जांच या वेवगाइड के लिए उपयोगी है। टीआरएल एक संचरण लाइन का उपयोग करता है। जो एक मानक के रूप में ज्ञात लंबाई और प्रतिबाधा की थ्रू लाइन की तुलना में विद्युत लंबाई में अधिक लंबी है। टीआरएल को भी एक हाई-रिफिल की आवश्यकता होती है। खंड मानक (सामान्यतः, एक छोटा या खुला) जिसकी प्रतिबाधा को अच्छी प्रकार से चित्रित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु यह विद्युत रूप से दोनों परीक्षण पोर्ट के लिए समान होना चाहिए।


 * डायरेक्टिविटी—स्रोत संकेत के उस भाग से उत्पन्न त्रुटि, जो कभी भी डीयूटी तक नहीं पहुंचता।
 * स्रोत मिलान—स्रोत और डीयूटी के बीच एकाधिक आंतरिक प्रतिबिंबों के परिणामस्वरूप होने वाली त्रुटियाँ।
 * प्रतिबिंब ट्रैकिंग - परीक्षण लीड, संबंध इत्यादि की सभी आवृत्ति निर्भरता से उत्पन्न त्रुटि।

एक विशिष्ट 1-पोर्ट प्रतिबिंब मापांकन में, उपयोगकर्ता तीन ज्ञात मानकों को मापता है, सामान्यतः एक खुला, एक छोटा और एक ज्ञात भार। इन तीन मापों से नेटवर्क विश्लेषक उपरोक्त तीन त्रुटियों के लिए उपयोगकर्ता बना सकता है।

एक अधिक जटिल मापांकन एक पूर्ण 2-पोर्ट परावर्तकता और संचरण मापांकन है। दो पोर्ट के लिए उपरोक्त तीनों के अनुरूप 12 संभावित व्यवस्थित त्रुटियाँ हैं। इन्हें सही करने के लिए सबसे सामान्य विधि में दो पोर्ट में से प्रत्येक के साथ-साथ दो पोर्ट के बीच संचरण पर एक छोटा, भार और खुला मानक मापना सम्मिलित है।

संपूर्ण संक्षिप्त परिपथ बनाना असंभव है क्योंकि संक्षिप्त में सदैव कुछ प्रेरण होगा। एक संपूर्ण ओपन परिपथ बनाना असंभव है क्योंकि सदैव कुछ फ्रिंजिंग कैपेसिटेंस रहेगा। एक आधुनिक नेटवर्क विश्लेषक के पास मापांकन किट में उपकरणों के बारे में डेटा संग्रहीत होगा। ओपन-परिपथ के लिए यह कुछ विद्युत विलंब (सामान्यतः दसियों पिकोसेकंड) और फ्रिंजिंग कैपेसिटेंस होगा। जो आवृत्ति पर निर्भर होगा। क्षमता सामान्यतः एक बहुपद के संदर्भ में निर्दिष्ट की जाती है। जिसमें प्रत्येक मानक के लिए विशिष्ट गुणांक होते हैं। एक संक्षिप्त में कुछ विलंब होगा और आवृत्ति पर निर्भर प्रेरण होगा। चूंकि प्रेरण को सामान्य रूप से लगभग 6 GHz से कम अनावश्यक माना जाता है। की-साइट मापांकन किट में उपयोग किए जाने वाले कई मानकों की परिभाषाएँ http://na.support.keysight.com/pna/caldefs/stddefs.html पर पाई जा सकती हैं। नेटवर्क विश्लेषक की आवृत्ति रेंज। यदि एक मापांकन किट 9 GHz पर काम करती है। किन्तु विशेष नेटवर्क विश्लेषक के पास 3 GHz के संचालन की अधिकतम आवृत्ति है। तो खुले मानक की समाई को गुणांक के एक अलग समुच्चय का उपयोग करके 3 GHz तक अधिक स्पस्टता से अनुमानित किया जा सकता है और 9 GHz तक काम करें।

कुछ मापांकन किटों में पुरुषों का डेटा महिलाओं से भिन्न होता है। इसलिए उपयोगकर्ता को योजक के लिंग को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है। अन्य मापांकन किटों में (उदाहरण के लिए की-साइट 85033E 9 GHz 3.5 mm) पुरुष और महिला में समान विशेषताएं हैं। इसलिए उपयोगकर्ता को लिंग निर्दिष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिंग-रहित संबंधक जैसे एपीसी-7 के लिए यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

अधिकांश नेटवर्क एनालाइजर में यूजर डिफाइन्ड कैलिब्रेशन किट रखने की क्षमता होती है। इसलिए यदि किसी उपयोगकर्ता के पास एक विशेष मापांकन किट विवरण है। जो नेटवर्क विश्लेषक के फ़र्मवेयर में नहीं है। तो किट के बारे में डेटा को नेटवर्क विश्लेषक में लोड किया जा सकता है और इसलिए किट का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः कैलिब्रेशन डेटा को यंत्र फ्रंट पैनल पर दर्ज किया जा सकता है या फ़्लॉपी डिस्क या यूएसबी स्टिक जैसे माध्यम से लोड किया जा सकता है या यूएसबी या जीपीआईबी जैसी बस से नीचे किया जा सकता है।

अधिक महंगी मापांकन किट में सामान्यतः संबंधक को ठीक से कसने के लिए एक टॉर्क रिंच और संबंधक में कोई सकल त्रुटि नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजक गेज सम्मिलित होगा।

स्वचालित मापांकन जुड़नार
यांत्रिक मापांकन किट का उपयोग कर मापांकन में अधिक समय लग सकता है। न केवल ऑपरेटर को ब्याज की सभी आवृत्तियों के माध्यम से स्वीप करना चाहिए, किंतु ऑपरेटर को विभिन्न मानकों को डिस्कनेक्ट और रीकनेक्ट भी करना चाहिए। उस कार्य से बचने के लिए नेटवर्क विश्लेषक स्वचालित मापांकन मानकों को नियोजित कर सकते हैं।  ऑपरेटर एक बॉक्स को नेटवर्क एनालाइज़र से जोड़ता है। बॉक्स के अंदर मानकों का एक समुच्चय होता है और कुछ स्विच जिन्हें पहले ही विशेषता दी जा चुकी है। नेटवर्क विश्लेषक यूएसबी जैसे डिजिटल बस का उपयोग करके लक्षण वर्णन को पढ़ सकता है और कॉन्फ़िगरेशन को नियंत्रित कर सकता है।

नेटवर्क विश्लेषक सत्यापन किट
नेटवर्क विश्लेषक विनिर्देशों के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है। यह प्रमाणित करने के लिए कई सत्यापन किट उपलब्ध हैं। इनमें सामान्यतः एक वायु आवरण करता हुआ और एटेन्यूएटर के साथ संचरण लाइनें होती हैं। कीसाइट 85055A सत्यापन किट में एक 10 सेमी एयरलाइन, स्टेप्ड इम्पीडेंस एयरलाइन, 20 dB और 50 dB एटेन्यूएटर्स सम्मिलित हैं। निर्माता द्वारा मापे गए उपकरणों पर डेटा के साथ और एक फ्लॉपी डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव दोनों पर संग्रहीत 85055A के पुराने संस्करणों में यूएसबी ड्राइव के अतिरिक्त टेप और फ्लॉपी डिस्क पर संग्रहीत डेटा है।

नोवॉइस आंकड़ों की माप
वीएनए के तीन प्रमुख निर्माता, की-साइट, अनिरिस्तू, और रोडे और श्वार्ज सभी ऐसे मॉडल तैयार करते हैं। जो शोर आकृति मापन के उपयोग की अनुमति देते हैं। वेक्टर त्रुटि सुधार वाणिज्यिक शोर आंकड़ा मीटर के अन्य रूपों की तुलना में उच्च स्पष्टता की अनुमति देता है।

यह भी देखें

 * बोड प्लॉटर
 * विद्युत माप
 * नेटवर्क विश्लेषक (एसी पावर)
 * वेक्टर संकेत विश्लेषक
 * स्मिथ चार्ट

बाहरी संबंध

 * Network Analyzer Basics (PDF, 5.69 MB), from Keysight
 * Primer on Vector Network Analysis (PDF, 123 KB), from Anritsu
 * Large-Signal Network Analysis (PDF, 3.73 MB), by Dr. Jan Verspecht
 * Homebrew वीएनए by Paul Kiciak, N2PK
 * Measuring Frequency Response (PDF, 961 KB), by Dr Ray Ridley
 * RF vector network analyzer basics
 * RF Fundamentals for Vector Network Analyzers