चुंबकीय प्रवाह मीटर

एक चुंबकीय प्रवाह मीटर ('मैग मीटर', 'विद्युत चुम्बकीय प्रवाह मीटर') एक ट्रांसड्यूसर है जो एक चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से अपने प्रवाह द्वारा तरल में प्रेरित वोल्टेज द्वारा द्रव प्रवाह को मापता है। मीटरिंग ट्यूब पर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप फ्लक्स लाइनों के लंबवत प्रवाह वेग के आनुपातिक अंतर होता है। काम पर भौतिक सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। चुंबकीय प्रवाह मीटर के लिए एक प्रवाहकीय द्रव की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, पानी जिसमें आयन होते हैं, और एक विद्युत इन्सुलेट पाइप सतह, उदाहरण के लिए, एक रबर-लाइन वाली स्टील ट्यूब।

यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्थिर होती, तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री और अन्य प्रभाव संभावित अंतर बनाते द्रव प्रवाह प्रेरित संभावित अंतर से अंतर करना मुश्किल है। आधुनिक चुंबकीय प्रवाहमापी में इसे दिखाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को लगातार उलटा किया जाता है, विद्युत रासायनिक संभावित अंतर को रद्द कर दिया जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ दिशा नहीं बदलता है। हालांकि यह चुंबकीय प्रवाहमापी के लिए स्थायी चुम्बकों के उपयोग को रोकता है।

यह भी देखें

 * विद्युत चुम्बकीय पंप
 * प्रवाह की माप
 * मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स
 * पानी की पैमाइश

बाहरी संबंध

 * 3D animation of the Electromagnetic Flow Measuring Principle
 * eFunda: Introduction to Magnetic Flowmeters
 * Principles of Electromagnetic Flow Measurement
 * eLearning course on electromagnetic flow meters