फोटॉन की गिनती

फोटॉन गिनती एक ऐसी विधि है जिसमें एकल-फोटॉन संसूचक (एसपीडी) का उपयोग करके अलग-अलग फोटॉन की गणना की जाती है। एक एकल-फोटॉन संसूचक प्रत्येक पहचाने गए फोटॉन के लिए संकेत की एक पल्स उत्सर्जित करता है, जो फोटॉन प्रवाह के आनुपातिक एनालॉग संकेत उत्पन्न करता है। माप अंतराल के अनुसार फोटोन की एक पूर्णांक संख्या का पता लगाया जाता है। गिनती दक्षता परिमाण दक्षता और प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक हानि से निर्धारित होती है।

अलग-अलग फोटॉनों का पता लगाने के लिए कई फोटोडेटेक्टरों को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक के सापेक्ष फायदे और हानि हैं। सामान्य प्रकारों में फोटोमल्टीप्लायर, गीगर पटल, एकल-फोटॉन हिमस्खलन डायोड, अतिचालक नैनोवायर एकल-फोटॉन संसूचक, संक्रमण बढ़त संवेदक और दीप्ति पटल सम्मिलित हैं। चार्ज-युग्मित उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।

लाभ
फोटॉन की गिनती लाभ शोर को समाप्त करती है, जहां एनालॉग संकेत आउट और फोटॉन की संख्या के बीच आनुपातिकता निरंतर यादृच्छिक रूप से भिन्न होती है। इस प्रकार, एक फोटॉन-गिनती संसूचक का अतिरिक्त शोर कारक एकता है, और फोटॉन की एक निश्चित संख्या के लिए प्राप्त करने योग्य संकेत-ध्वनि अनुपात सामान्यतः फोटॉन की गिनती के बिना समान संसूचक से अधिक होता है।

फोटॉन की गिनती अस्थायी संकल्प में सुधार कर सकती है। एक पारंपरिक संसूचक में, कई आने वाले फोटॉन अतिव्यापी आवेग प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, अस्थायी संकल्प को संसूचक के गिरने के समय तक सीमित करते हैं। चूंकि, यदि यह ज्ञात है कि एक फोटॉन का पता चला है, तो आवेग प्रतिक्रिया के केंद्र का मूल्यांकन इसके आगमन के समय को ठीक से निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। समय-सहसंबद्ध एकल-फोटॉन गिनती (टीसीएसपीसी) का उपयोग करते हुए, 25 पीएस से कम के अस्थायी स्थिरता को 20 गुना से अधिक गिरावट के समय वाले संसूचकों का उपयोग करके प्रदर्शित किया गया है।

हानि
एकल-फोटॉन संसूचक सामान्यतः एक समय में एक फोटॉन का पता लगाने तक सीमित होते हैं और पहचान घटनाओं के बीच पुनर्नियोजन करने के लिए समय की आवश्यकता हो सकती है। इस अंतराल के समय आने वाले फोटॉन का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, अधिकतम प्रकाश विकिरण जिसे स्पष्ट रूप से मापा जा सकता है, सामान्यतः कम होता है। फोटॉनों की छोटी संख्या से बने मापों में आंतरिक रूप से कम संकेत-ध्वनि अनुपात होता है, जो उत्सर्जित फोटॉनों की भिन्न संख्या के कारण होता है। पारंपरिक संसूचकों में यह प्रभाव कम स्पष्ट होता है जो एक साथ बड़ी संख्या में फोटॉन का पता लगा सकते हैं। इसलिए फोटॉन गिनती के साथ संकेत-ध्वनि अनुपात सामान्यतः पारंपरिक पहचान की तुलना में बहुत कम होता है, और प्रयोग करने योग्य छवियों को प्राप्त करने के लिए लंबे अधिग्रहण समय की आवश्यकता हो सकती है।

अनुप्रयोग
एकल-फोटॉन संसूचन जैसे क्षेत्रों में उपयोगी है:


 * फाइबर ऑप्टिक संचार
 * परिमाण सूचना विज्ञान
 * परिमाण कूटलेखन
 * चिकित्सा इमेजिंग
 * राडार
 * डीएनए श्रृंखला बनाना
 * खगोल भौतिकी
 * पदार्थ विज्ञान

चिकित्सा
रेडियोलोजी में, एक्स-रे इमेजिंग तौर-तरीकों के प्रमुख हानिों में से एक आयनीकरण विकिरण का नकारात्मक प्रभाव है। यद्यपि छोटे कठिन परिस्थिति (जैसा कि अधिकांश चिकित्सा इमेजिंग में उपयोग किया जाता है) से कठिन परिस्थिति को छोटा माना जाता है, यथोचित व्यावहारिक (अलारप) के रूप में कम विकिरण सुरक्षा सिद्धांत सदैव प्रयुक्त होता है। कठिन परिस्थिति को कम करने का एक विधि एक्स-रे संसूचक को जितना संभव हो उतना कुशल बनाना है, जिससे दी गई डायग्नोस्टिक छवि गुणवत्ता के लिए कम विकिरण खुराक का उपयोग किया जा सके। शोर को अधिक आसानी से अस्वीकार करने की उनकी क्षमता के कारण फोटॉन गिनती संसूचक सहायता कर सकते हैं। <रेफरी नाम = दृष्टि 20/20>{{cite journal |last1=Taguchi |first1=Katsuyuki |last2=Iwanczyk |first2=Jan S. |title=विजन 20/20: चिकित्सा इमेजिंग में एकल फोटोन गिनती एक्स-रे संसूचक|journal=Medical Physics |date=12 September 2013 |volume=40 |issue=10 |pages=100901 |doi=10.1118/1.4820371 |pmid=24089889 |pmc=3786515 |bibcode=2013MedPh..40j0901T} फोटॉन गिनती रंगीन फोटोग्राफी के अनुरूप है, जहां प्रभारी एकीकरण की तुलना में प्रत्येक फोटॉन की अलग-अलग ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करती है, जो केवल संकेत की तीव्रता पर विचार करती है, जैसा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। रेफरी>

फोटॉन-गिनती मैमोग्राफी को 2003 में व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। चूंकि ऐसी प्रणालियां व्यापक नहीं हैं, कुछ सबूत फ्लैट पैनल संसूचक के साथ अन्य मैमोग्राफी प्रणाली की तुलना में लगभग 40% कम खुराक पर तुलनीय छवियां बनाने की उनकी क्षमता का समर्थन करते हैं।

रेफरी> स्पेक्ट्रल इमेजिंग (रेडियोग्राफी) विधि बाद में फोटॉन ऊर्जा के बीच विभेदन करने के लिए विकसित की गई थी, <रेफरी नाम = विजन20/20 /> छवि गुणवत्ता में और सुधार करने की संभावना के साथ और ऊतक के प्रकारों को विभेदन करने के लिए उपयोग किया गया है। फोटॉन-गिनती कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक अन्य रुचि क्षेत्र है, जो तेजी से विकसित हो रहा है और नैदानिक ​​व्यवहार्यता के करीब पहुंच रहा है।

प्रतिदीप्ति-आजीवन इमेजिंग माइक्रोस्कोपी
समय-सहसंबद्ध एकल-फोटॉन गिनती (टीसीएसपीसी) अलग-अलग फोटॉनों के आगमन के समय को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड करता है, जिससे फ्लोरोसेंट, धीमी रोशनी देनेवाला या प्रकाश उत्सर्जित करने वाली अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न फोटॉनों के आगमन के समय में पिकोसेकंड समय-पैमाने के अंतर को मापना संभव हो जाता है, अतिरिक्त आणविक जानकारी प्रदान करता है। नमूनों के बारे में टीसीएसपीसी का उपयोग अपेक्षाकृत धीमी गति से संसूचकों को अत्यंत मिनट के समय के अंतर को मापने में सक्षम बनाता है जो कि एक साथ कई फोटॉन की घटना होने पर आवेग प्रतिक्रियाओं को ओवरलैप करके अस्पष्ट हो जाएगा।

लिडार
कुछ पल्स लिडार प्रणाली उच्च स्थिरता प्राप्त करने के लिए टीसीएसपीसी का उपयोग करके एकल फोटॉन गिनती मोड में काम करते हैं।

मापी गई मात्रा
प्रति इकाई समय में देखे गए फोटॉनों की संख्या फोटॉन फ्लक्स है। फोटॉन प्रवाह प्रति यूनिट क्षेत्र फोटॉन विकिरण है यदि फोटॉन सतह पर घटना कर रहे हैं, या फोटॉन निकास यदि एक व्यापक क्षेत्र स्रोत से फोटॉन के उत्सर्जन पर विचार किया जा रहा है। फ्लक्स प्रति यूनिट सॉलिड एंगल फोटॉन तीव्रता है। प्रवाह प्रति इकाई स्रोत क्षेत्र प्रति इकाई ठोस कोण फोटॉन चमक है। इन मात्राओं के लिए एसआई इकाइयों को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है।

यह भी देखें

 * एकल फोटॉन स्रोत
 * दर्शनीय प्रकाश फोटॉन पटल
 * संक्रमण बढ़त संवेदक
 * अतिचालक नैनोवायर एकल-फोटॉन संसूचक
 * समय-सहसंबंधित एकल फोटॉन गिनती
 * ओवरसैंपल्ड बाइनरी इमेज संवेदक