टेन्सियोमीटर (सतह तनाव)

सतही विज्ञान में, टेन्सियोमीटर (पृष्ठतनावमापी) एक मापक यंत्र है जिसका उपयोग द्रवों या सतहों के पृष्ठ तनाव ($γ$) को मापने के लिए किया जाता है। टेन्सियोमीटर का उपयोग अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं मेंविलेपन, लाख या चिपकने वाले तरल पदार्थों के सतही तनाव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। टेन्सियोमीटर का एक और अनुप्रयोग क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं जैसे भागों की सफाई या वैद्युतलेपन का अनुवीक्षण है।

कोणमापी/टेन्सियोमीटर
भूतल वैज्ञानिक सामान्यतः प्रलंबित या स्थानबद्ध बिंदु विधि का उपयोग करके सतह के तनाव और तरल के अंतरापृष्ठ तनाव को मापने के लिए एक प्रकाशिक कोणमापी/टेन्सियोमीटर का उपयोग करते हैं। सीसीडी कैमरा का उपयोग करके एक बूंद का उत्पादन और अधिकृत कर लिया जाता है। बुंद परिच्छेदिका को बाद में निकाला जाता है, और परिष्कृत सॉफ्टवेयर नेमका फिर प्रायोगिक बुंद परिच्छेदिका के लिए सैद्धांतिक युवा-लाप्लास समीकरण को उपयुक्त करते हैं। सतह के तनाव की गणना तब उपयुक्त किए गए मापदंडों से की जा सकती है। अन्य विधि के विपरीत, इस तकनीक में केवल थोड़ी मात्रा में तरल की आवश्यकता होती है, जो इसे महंगे तरल पदार्थों के अंतरापृष्ठ तनाव को मापने के लिए उपयुक्त बनाती है।

दू नूई रिंग टेन्सियोमीटर
इस प्रकार का टेन्सियोमीटर एक प्लेटिनम वृत्त का उपयोग करता है जो एक तरल में जलमग्न होता है। जैसा कि वृत्त को तरल से बाहर निकाला जाता है, तरल की सतह के तनाव को निर्धारित करने के लिए आवश्यक बल को सटीक रूप से मापा जाता है।

विधि अच्छी तरह से स्थापित है जैसा कि उस पर कई अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे एएसटीएम डी 971 द्वारा दिखाया गया है। इस विधि का व्यापक रूप से दो तरल पदार्थों के मध्य अंतरापृष्ठ तनाव माप के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन प्लेटिनम की वृत्त को अपरिवर्तित रखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण की जानी चाहिए।

विल्हेमी प्लेट टेन्सियोमीटर
विल्हेमी प्लेट टेन्सियोमीटर को तरल सतह से संपर्क बनाने के लिए एक प्लेट की आवश्यकता होती है। यह व्यापक रूप से सतह तनाव माप के लिए सबसे सरल और सबसे सटीक विधि मानी जाती है। प्लेटिनम प्लेट की एक बड़ी आर्द्रित लंबाई के कारण, वैकल्पिक विधियों की तुलना में सतह तनाव पठन सामान्यतः बहुत स्थिर होती है। अतिरिक्त लाभ के रूप में, प्रयोज्य उपयोग के लिए विल्हेमी प्लेट को कागज से भी बनाया जा सकता है। अंतरापृष्ठ तनाव माप के लिए, अन्वेषण की उत्प्लावन को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो माप को जटिल बनाता है।

दू नूय-पड्डे विधि
यह विधि एक छड़ का उपयोग करती है जिसे एक परीक्षण तरल में उतारा जाता है। फिर छड़ को तरल से बाहर निकाला जाता है और छड़ को खींचने के लिए आवश्यक बल को सटीक रूप से मापा जाता है। विधि मानकीकृत नहीं है लेकिन कभी-कभी इसका उपयोग किया जाता है। डु नोय-पैडे छड़ खीचना टेन्सियोमीटर जल्दी से माप लेगा और तरल पदार्थों के साथ व्यापक श्यानता के साथ काम करेगा। अंतरापृष्ठ तनाव को मापा नहीं जा सकता है।

बुदबुद दाब टेंसियोमीटर
द्रव के आतंरिक आकर्षण बल के कारण द्रव के भीतर वायु के बुलबुले संकुचित हो जाते हैं। परिणामी दबाव (बुदबुद दाब) घटते बुलबुले के त्रिज्या में बढ़ता है। बुदबुद दाब विधि इस बुलबुले के दबाव का उपयोग करती है जो आसपास के वातावरण (पानी) से अधिक है। एक गैस धारा को एक केशिका में पंप किया जाता है जो एक द्रव में तल्लीन होती है। केशिका टिप के अंत में परिणामी बुलबुला लगातार सतह में बड़ा हो जाता है; इस प्रकार, बुलबुला त्रिज्या घट रहा है।

दबाव अधिकतम स्तर तक बढ़ जाता है। इस बिंदु पर बुलबुले ने अपनी सबसे छोटी त्रिज्या (केशिका त्रिज्या) प्राप्त कर ली है और एक गोलार्द्ध बनाना प्रारंभ कर देता है। इस बिंदु से अतिरिक्त बुलबुला जल्दी से आकार में बढ़ जाता है और जल्द ही विस्फोट हो जाता है, केशिका से दूर हो जाता है, जिससे केशिका की नोक पर एक नया बुलबुला विकसित हो जाता है। यह इस प्रक्रिया के समय है कि एक विशिष्ट दाब प्रतिरूप विकसित होता है (चित्र देखें), जिसका मूल्यांकन सतह के तनाव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।

केशिका की आसान प्रबन्ध और सफाई के कम प्रयास के कारण, सफाई या वैद्युतलेपन प्रक्रियाओं मेंप्रक्षालक एकाग्रता की अनुवीक्षण के लिए बुदबुद दाब टेन्सियोमीटर एक सामान्य विकल्प है।

यह भी देखें

 * स्टैलाग्मोमेट्रिक विधि
 * सतह तनाव
 * युवा-लाप्लास समीकरण
 * केशिकाकर्षण
 * दाबमापी
 * पियरे लेकोम्टे डु नूई
 * अंतरापृष्ठीय प्रवाहिकी