फूरियर-रूपांतरण स्पेक्ट्रोस्कोपी

फूरियर-ट्रांसफ़ॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी माप तकनीक है जिसके द्वारा स्पेक्ट्रम (भौतिकी) को विकिरण स्रोत के सुसंगतता (भौतिकी) के माप के आधार पर एकत्र किया जाता है, विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण या नहीं के समय-डोमेन या अंतरिक्ष-डोमेन माप का उपयोग करके। इसे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी (फूरियर रूपांतरण अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, एफटी-एनआईआरएस), परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनएमआर) और चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमेजिंग (एमआरएसआई) सहित विभिन्न प्रकार के 'स्पेक्ट्रोस्कोपी' पर लागू किया जा सकता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी।

प्रकाश की लौकिक सुसंगतता को मापने के लिए कई तरीके हैं (देखें: ऑप्टिकल ऑटोसहसंबंध#फ़ील्ड ऑटोसहसंबंध|फ़ील्ड-ऑटोसहसंबंध), जिसमें निरंतर-तरंग और स्पंदित फूरियर-ट्रांसफ़ॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर या फूरियर-ट्रांसफ़ॉर्म स्पेक्ट्रोग्राफ़ शामिल हैं। फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि इन सभी तकनीकों में, कच्चे डेटा को वास्तविक आवृत्ति स्पेक्ट्रम में बदलने के लिए फूरियर रूपांतरण की आवश्यकता होती है, और कई मामलों में ऑप्टिक्स में इंटरफेरोमीटर शामिल होता है, जो वीनर-खिनचिन प्रमेय पर आधारित होता है।.

उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मापन
स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे बुनियादी कार्यों में से प्रकाश स्रोत के स्पेक्ट्रम को चिह्नित करना है: प्रत्येक अलग तरंग दैर्ध्य पर कितना प्रकाश उत्सर्जित होता है। स्पेक्ट्रम को मापने का सबसे सीधा तरीका मोनोक्रोमेटर के माध्यम से प्रकाश को पारित करना है, उपकरण जो निश्चित तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को छोड़कर सभी प्रकाश को अवरुद्ध करता है (अन-अवरुद्ध तरंगदैर्घ्य मोनोक्रोमेटर पर घुंडी द्वारा निर्धारित होता है)। फिर इस शेष (एकल-तरंगदैर्घ्य) प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। मापी गई तीव्रता सीधे इंगित करती है कि उस तरंग दैर्ध्य पर कितना प्रकाश उत्सर्जित होता है। मोनोक्रोमेटर की तरंग दैर्ध्य सेटिंग को बदलकर, पूर्ण स्पेक्ट्रम को मापा जा सकता है। यह सरल योजना वास्तव में वर्णन करती है कि कुछ स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करते हैं।

फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी समान जानकारी प्राप्त करने का कम सहज तरीका है। समय में केवल तरंग दैर्ध्य को डिटेक्टर से गुजरने की अनुमति देने के बजाय, यह तकनीक बार में प्रकाश के कई अलग-अलग तरंग दैर्ध्य वाले बीम के माध्यम से जाने देती है, और कुल बीम तीव्रता को मापती है। अगला, बीम को तरंग दैर्ध्य के अलग संयोजन को शामिल करने के लिए संशोधित किया जाता है, जिससे दूसरा डेटा बिंदु मिलता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। बाद में, कंप्यूटर यह सारा डेटा लेता है और यह पता लगाने के लिए पीछे की ओर काम करता है कि प्रत्येक तरंग दैर्ध्य पर कितना प्रकाश है।

अधिक विशिष्ट होने के लिए, प्रकाश स्रोत और डिटेक्टर के बीच, दर्पणों का निश्चित विन्यास होता है जो कुछ तरंग दैर्ध्य को पारित करने की अनुमति देता है लेकिन दूसरों को अवरुद्ध करता है (तरंग हस्तक्षेप के कारण)। बीम को प्रत्येक नए डेटा बिंदु के लिए दर्पणों में से को स्थानांतरित करके संशोधित किया जाता है; यह तरंग दैर्ध्य के सेट को बदल देता है जिससे गुजर सकता है।

जैसा कि उल्लेख किया गया है, वांछित परिणाम (प्रत्येक तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश की तीव्रता) में कच्चे डेटा (प्रत्येक दर्पण स्थिति के लिए प्रकाश की तीव्रता) को चालू करने के लिए कंप्यूटर प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। आवश्यक प्रसंस्करण फूरियर ट्रांसफॉर्म नामक सामान्य एल्गोरिदम बन जाता है (इसलिए नाम, फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी)। कच्चे डेटा को कभी-कभी इंटरफेरोग्राम कहा जाता है। मौजूदा कंप्यूटर उपकरण आवश्यकताओं और पदार्थ की बहुत कम मात्रा का विश्लेषण करने के लिए प्रकाश की क्षमता के कारण, नमूना तैयार करने के कई पहलुओं को स्वचालित करना अक्सर फायदेमंद होता है। नमूने को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकता है और परिणामों को दोहराना बहुत आसान है। ये दोनों लाभ महत्वपूर्ण हैं, उदाहरण के लिए, उन परीक्षण स्थितियों में जिनमें बाद में कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है, जैसे कि दवा के नमूने शामिल हैं।

एक अवशोषण स्पेक्ट्रम मापना
फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी की विधि का उपयोग अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी किया जा सकता है। प्राथमिक उदाहरण फूरियर-ट्रांसफ़ॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो रसायन विज्ञान में सामान्य तकनीक है।

सामान्य तौर पर, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का लक्ष्य यह मापना है कि नमूना कितनी अच्छी तरह से प्रत्येक अलग तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश को अवशोषित या प्रसारित करता है। हालांकि अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी और उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत रूप में भिन्न हैं, व्यवहार में वे निकटता से संबंधित हैं; उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए किसी भी तकनीक का उपयोग अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी किया जा सकता है। सबसे पहले, ब्रॉडबैंड लैंप के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को मापा जाता है (इसे पृष्ठभूमि स्पेक्ट्रम कहा जाता है)। दूसरा, नमूने के माध्यम से चमकने वाले उसी दीपक के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को मापा जाता है (इसे नमूना स्पेक्ट्रम कहा जाता है)। नमूना कुछ प्रकाश को अवशोषित करेगा, जिससे स्पेक्ट्रा अलग होगा। नमूना स्पेक्ट्रम और पृष्ठभूमि स्पेक्ट्रम का अनुपात सीधे नमूने के अवशोषण स्पेक्ट्रम से संबंधित है।

तदनुसार, फूरियर-रूपांतरण स्पेक्ट्रोस्कोपी की तकनीक का उपयोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रा (उदाहरण के लिए, स्टार के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम), और अवशोषण स्पेक्ट्रा (उदाहरण के लिए, तरल के अवशोषण स्पेक्ट्रम) को मापने के लिए किया जा सकता है।

कंटीन्यूअस-वेव माइकलसन या फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोग्राफ
माइकलसन स्पेक्ट्रोग्राफ माइकलसन-मॉर्ले प्रयोग में प्रयुक्त उपकरण के समान है। स्रोत से प्रकाश आधा चांदी के दर्पण द्वारा दो बीमों में विभाजित होता है, निश्चित दर्पण से और चल दर्पण से परिलक्षित होता है, जो समय की देरी का परिचय देता है - फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर चल दर्पण के साथ सिर्फ माइकलसन इंटरफेरोमीटर है. बीम हस्तक्षेप करते हैं, जिससे प्रकाश के अस्थायी सुसंगतता (भौतिकी) को प्रत्येक अलग-अलग समय विलंब सेटिंग पर मापा जा सकता है, प्रभावी रूप से समय डोमेन को स्थानिक समन्वय में परिवर्तित कर सकता है। जंगम दर्पण के कई असतत पदों पर सिग्नल का मापन करके, प्रकाश के लौकिक सुसंगतता (भौतिकी) के फूरियर रूपांतरण का उपयोग करके स्पेक्ट्रम का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। माइकलसन स्पेक्ट्रोग्राफ बहुत उज्ज्वल स्रोतों के बहुत उच्च वर्णक्रमीय विभेदन अवलोकनों में सक्षम हैं। माइकलसन या फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोग्राफ इन्फ्रा-रेड अनुप्रयोगों के लिए उस समय लोकप्रिय था जब इन्फ्रा-रेड एस्ट्रोनॉमी में केवल सिंगल-पिक्सेल डिटेक्टर थे। इमेजिंग माइकलसन स्पेक्ट्रोमीटर संभावना है, लेकिन सामान्य रूप से फैब्री-पेरोट उपकरणों की इमेजिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि निर्माण करना आसान है।

स्पेक्ट्रम निकालना
इंटरफेरोमीटर में पथ लंबाई अंतर (जिसे मंदता भी कहा जाता है) के फलन के रूप में तीव्रता $$p$$ और तरंग संख्या $$\tilde{\nu} = 1/\lambda$$ है
 * $$I(p, \tilde{\nu}) = I(\tilde{\nu})[1 + \cos\left(2\pi\tilde{\nu}p\right)],$$

कहाँ $$I(\tilde{\nu})$$ निर्धारित किया जाने वाला स्पेक्ट्रम है। ध्यान दें कि यह आवश्यक नहीं है $$I(\tilde{\nu})$$ इंटरफेरोमीटर से पहले नमूने द्वारा संशोधित किया जाना है। वास्तव में, अधिकांश फूरियर-रूपांतरित इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑप्टिकल पथ में इंटरफेरोमीटर के बाद नमूना रखती है। डिटेक्टर पर कुल तीव्रता है


 * $$\begin{align}

I(p) &= \int_0^\infty I(p, \tilde{\nu}) d\tilde{\nu} \\ &= \int_0^\infty I(\tilde{\nu})[1 + \cos(2\pi\tilde{\nu}p)] \, d\tilde{\nu}. \end{align}$$ यह सिर्फ ज्या और कोज्या रूपांतर है। व्युत्क्रम हमें मापी गई मात्रा के संदर्भ में हमारा वांछित परिणाम देता है $$I(p)$$:
 * $$I(\tilde{\nu}) = 4 \int_0^\infty \left[I(p) - \frac{1}{2} I(p = 0)\right] \cos(2\pi\tilde{\nu}p) \, dp. $$

स्पंदित फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर
एक स्पंदित फूरियर-रूपांतरण स्पेक्ट्रोमीटर संप्रेषण तकनीकों को नियोजित नहीं करता है. स्पंदित एफटी स्पेक्ट्रोमेट्री के सबसे सामान्य विवरण में, नमूना ऊर्जावान घटना के संपर्क में आता है जो आवधिक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। आवधिक प्रतिक्रिया की आवृत्ति, जैसा कि स्पेक्ट्रोमीटर में क्षेत्र की स्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है, विश्लेषण के मापा गुणों का संकेत है।

स्पंदित फूरियर-रूपांतरण स्पेक्ट्रोमेट्री के उदाहरण
चुंबकीय स्पेक्ट्रोस्कोपी ( इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक अनुनाद, नाभिकीय चुबकीय अनुनाद ) में, मजबूत परिवेश चुंबकीय क्षेत्र में माइक्रोवेव पल्स (EPR) या रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स (NMR) का उपयोग ऊर्जावान घटना के रूप में किया जाता है। यह चुंबकीय कणों को कोण पर परिवेशी क्षेत्र में बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप परिभ्रमण होता है। गेयरिंग स्पिन तब डिटेक्टर कॉइल में आवधिक धारा को प्रेरित करता है। प्रत्येक स्पिन परिभ्रमण की विशेषता आवृत्ति (क्षेत्र शक्ति के सापेक्ष) प्रदर्शित करता है जो विश्लेषण के बारे में जानकारी प्रकट करता है।

फूरियर-ट्रांसफॉर्म मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, ऊर्जावान घटना साइक्लोट्रॉन के मजबूत विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में आवेशित नमूने का इंजेक्शन है। ये कण मंडलियों में यात्रा करते हैं, उनके चक्र में बिंदु पर निश्चित कुंडल में धारा को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक यात्रा करने वाला कण विशिष्ट साइक्लोट्रॉन आवृत्ति-क्षेत्र अनुपात प्रदर्शित करता है जो नमूने में जनता को प्रकट करता है।

मुक्त प्रेरण क्षय
स्पंदित एफटी स्पेक्ट्रोमेट्री एकल, समय-निर्भर माप की आवश्यकता का लाभ देती है जो समान लेकिन अलग संकेतों के सेट को आसानी से विखंडित कर सकती है। परिणामी समग्र संकेत, मुक्त प्रेरण क्षय कहा जाता है, क्योंकि आम तौर पर संकेत नमूना आवृत्ति में असमानताओं के कारण क्षय हो जाएगा, या संपत्ति के एंट्रोपिक नुकसान के कारण सिग्नल की अप्राप्य हानि मापी जा रही है।

स्पंदित स्रोतों के साथ नैनोस्केल स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पंदित स्रोत निकट-क्षेत्र स्कैनिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांतों के उपयोग की अनुमति देते हैं। निकट-क्षेत्र ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी तकनीकों को स्कैन करना। विशेष रूप से नैनो-एफटीआईआर में, जहां तेज जांच-टिप से बिखरने का उपयोग नैनोस्केल स्थानिक संकल्प के साथ नमूनों की स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए किया जाता है, स्पंदित इन्फ्रारेड लेजर से उच्च-शक्ति रोशनी अपेक्षाकृत छोटे बिखरने वाले क्रॉस सेक्शन (अक्सर <1%) के लिए बनाती है। ) जांच के।

फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर के स्थिर रूप
फूरियर-रूपांतरित स्पेक्ट्रोमीटर के स्कैनिंग रूपों के अलावा, कई स्थिर या स्व-स्कैन किए गए रूप हैं। जबकि इंटरफेरोमेट्रिक आउटपुट का विश्लेषण विशिष्ट स्कैनिंग इंटरफेरोमीटर के समान है, महत्वपूर्ण अंतर लागू होते हैं, जैसा कि प्रकाशित विश्लेषणों में दिखाया गया है। कुछ स्थिर रूप फेलगेट मल्टीप्लेक्स लाभ को बनाए रखते हैं, और वर्णक्रमीय क्षेत्र में उनका उपयोग जहां डिटेक्टर शोर सीमाएं लागू होती हैं, एफटीएस के स्कैनिंग रूपों के समान होती हैं। फोटॉन-शोर सीमित क्षेत्र में, स्थिर इंटरफेरोमीटर का अनुप्रयोग वर्णक्रमीय क्षेत्र और अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट विचार द्वारा निर्धारित होता है।

फेलगेट लाभ
फूरियर-रूपांतरण स्पेक्ट्रोस्कोपी के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से पी. बी. फेलगेट द्वारा दिखाया गया था, जो इस विधि के शुरुआती समर्थक थे। फेलगेट लाभ, जिसे मल्टीप्लेक्स सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, बताता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करते समय जब माप शोर डिटेक्टर शोर (जो डिटेक्टर पर विकिरण घटना की शक्ति से स्वतंत्र होता है) का प्रभुत्व होता है, मल्टीप्लेक्स स्पेक्ट्रोमीटर जैसे फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर एम के वर्गमूल के क्रम के समतुल्य स्कैनिंग मोनोक्रोमेटर की तुलना में सिग्नल-टू-शोर अनुपात में सापेक्ष सुधार उत्पन्न करेगा, जहां एम स्पेक्ट्रम के नमूना बिंदुओं की संख्या है। हालांकि, यदि डिटेक्टर शॉट-शोर का प्रभुत्व है, तो शोर शक्ति के वर्गमूल के समानुपाती होगा, इस प्रकार व्यापक बॉक्सकार स्पेक्ट्रम (निरंतर ब्रॉडबैंड स्रोत) के लिए, शोर m के वर्गमूल के समानुपाती होता है, इस प्रकार ठीक ऑफसेट फेलगेट का फायदा। लाइन उत्सर्जन स्रोतों के लिए स्थिति और भी खराब है और विशिष्ट 'मल्टीप्लेक्स नुकसान' है क्योंकि मजबूत उत्सर्जन घटक से शॉट शोर स्पेक्ट्रम के कमजोर घटकों को अभिभूत कर देगा। शॉट शोर मुख्य कारण है फूरियर-ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमेट्री पराबैंगनी (यूवी) और दृश्यमान स्पेक्ट्रा के लिए कभी लोकप्रिय नहीं थी।

यह भी देखें

 * एप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * फोरेंसिक रसायन
 * फोरेंसिक पॉलिमर इंजीनियरिंग
 * नाभिकीय चुबकीय अनुनाद
 * टाइम स्ट्रेच डिस्पर्सिव फूरियर ट्रांसफॉर्म
 * अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * धातु कार्बोनिल्स की इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * नैनो-एफटीआईआर
 * फेलगेट का लाभ

बाहरी संबंध

 * Description of how a Fourier transform spectrometer works
 * The Michelson or Fourier transform spectrograph
 * Internet Journal of Vibrational Spectroscopy – How FTIR works
 * Fourier Transform Spectroscopy Topical Meeting and Tabletop Exhibit