ध्वनिक ड्रॉपलेट इजेक्शन

ध्वनिक ड्रॉपलेट इजेक्शन (ADE) बिना किसी भौतिक संपर्क के कम मात्रा में द्रव पदार्थ (आमतौर पर नैनोलीटर या पिकोलिटर) को स्थानांतरित करने के लिए अल्ट्रासाउंड की एक पल्स का उपयोग करता है। यह तकनीक पिकोलिटर जैसे छोटे ड्रॉपलेट को बाहर निकालने के लिए ध्वनिक ऊर्जा को द्रव के नमूने में केंद्रित करती है। ADE तकनीक एक बहुत ही मंद प्रक्रिया है, और इसका उपयोग प्रोटीन, उच्च आणविक भार DNA और जीवित कोशिकाओं को क्षति या जीव्यता की हानि के बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। यह सुविधा प्रोटिओमिक्स और कोशिका-आधारित जांच सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए प्रौद्योगिकी को उपयुक्त बनाती है।

इतिहास
1927 में रॉबर्ट डब्ल्यू वुड और अल्फ्रेड ली लूमिस द्वारा पहली बार ध्वनिक ड्रॉपलेट इजेक्शन की सूचना दी गई थी। जिन्होंने नोट किया कि जब एक उच्च-शक्ति ध्वनिक जनरेटर को तेल के स्नान में डुबोया गया, तो तेल की सतह पर एक टीला बना और "लघु ज्वालामुखी" की तरह बूंदों की एक सतत धारा निकली। लाउड स्पीकर पर रखे पानी के गिलास में दिखाई देने वाली तरंगें दर्शाती हैं कि ध्वनिक ऊर्जा को द्रव में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि ध्वनि को पर्याप्त रूप से चालू किया जाता है, तो तरल से बूंदें छलाँगेंगी। इस तकनीक को 1970 और 1980 के दशक में ज़ीरक्सा और आईबीएम द्वारा परिष्कृत किया गया था और अन्य संगठनों को एक पृष्ठ पर मुद्रण स्याही के लिए मांग पर एक छोटी बूंद प्रदान करने के लिए। कैलिफोर्निया स्थित दो कंपनियां, EDC Biosystems Inc. और Labcyte Inc. (दोनों अब Beckman Coulter द्वारा अधिग्रहित की गई हैं), दो अलग-अलग कार्यों के लिए ध्वनिक ऊर्जा का दोहन करती हैं: 1) एक तरल हस्तांतरण उपकरण के रूप में और 2) तरल लेखा परीक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में।

इजेक्शन मैकेनिज्म
एक बूंद को बाहर निकालने के लिए, एक ट्रांसड्यूसर ध्वनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और एक स्रोत कुएं में स्थानांतरित करता है। जब ध्वनिक ऊर्जा को तरल की सतह के पास केंद्रित किया जाता है, तो तरल का एक टीला बनता है और एक छोटी बूंद निकलती है। [चित्र 1] छोटी बूंदों का व्यास ध्वनिक ऊर्जा की आवृत्ति के साथ व्युत्क्रमानुपाती होता है - उच्च आवृत्तियों से छोटी बूंदें उत्पन्न होती हैं। अन्य तरल हस्तांतरण उपकरणों के विपरीत, कोई  विंदुक  युक्तियाँ, पिन उपकरण, या नलिका स्रोत तरल या गंतव्य सतहों को नहीं छूती हैं। तरल स्थानांतरण विधियाँ जो एक छिद्र के माध्यम से छोटी बूंद के गठन पर निर्भर करती हैं, उदाहरण के लिए, डिस्पोजेबल टिप्स या केशिका नलिकाएं, स्थानांतरण की मात्रा कम होने के कारण निश्चित रूप से सटीकता खो देती हैं। टचलेस ध्वनिक स्थानांतरण भिन्नता (सीवी) का एक गुणांक प्रदान करता है जो अन्य तकनीकों की तुलना में काफी कम है और परीक्षण किए गए स्तरों पर मात्रा से स्वतंत्र है। ADE स्रोत प्लेट के ऊपर स्थित उल्टे प्राप्त प्लेट पर अच्छी तरह से ऊपर की ओर एक स्रोत से एक छोटी बूंद को गोली मारता है। सतह के तनाव के कारण स्रोत से निकाले गए तरल पदार्थ सूखी प्लेटों द्वारा कब्जा कर लिए जाते हैं। बड़ी मात्रा के लिए, कई बूंदों को स्रोत (आमतौर पर 100 से 500 बूंदों / सेकंड) से गंतव्य तक भिन्नता के गुणांक के साथ तेजी से निकाला जा सकता है, परिमाण के दो आदेशों की मात्रा सीमा पर आमतौर पर <4%।

ध्वनिक स्थानांतरण
के अनुप्रयोग निम्नलिखित अनुप्रयोग उनमें से हैं जो ध्वनिक छोटी बूंद की निकासी की सुविधाओं से लाभान्वित हो सकते हैं:
 * उच्च परिणाम स्क्रीनिंग
 * माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक सिस्टम
 * परख लघुकरण
 * क्रॉस-संदूषण को खत्म करना
 * जैविक अनुसंधान में प्लास्टिक कचरे को कम करना
 * मास स्पेक्ट्रोमीटर की सीधी लोडिंग

यह भी देखें

 * ध्वनिक बूंद वाष्पीकरण
 * जर्नल ऑफ़ लेबोरेटरी ऑटोमेशन स्पेशल इश्यू: एडवांसिंग साइंटिफिक इनोवेशन विथ एकॉस्टिक ड्रॉपलेट इजेक्शन