टैसीमीटर

टैसीमीटर, या माइक्रोटेसीमीटर, या अति सूक्ष्म दाब का मापक, अवरक्त विकिरण को मापने के लिए थॉमस एडीसन द्वारा डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है। 1878 में, सैमुअल लैंगली, हेनरी ड्रेपर और अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों को अत्यधिक संवेदनशील उपकरण की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग चट्टान का पर्वत के साथ होने वाले 29 जुलाई, 1878 के सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के सौर प्रभामंडल से निकलने वाली ऊष्मा में मिनट के तापमान में परिवर्तन को मापने के लिए किया जा सकता है। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एडिसन ने कार्बन बटन का उपयोग करते हुए एक माइक्रोटेसीमीटर तैयार किया।

संचालन का विवरण
उपकरण का मान तापमान की छोटी भिन्नताओं का पता लगाने की क्षमता में निहित है। यह अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। तापमान में परिवर्तन वल्केनाइट की छड़ के विस्तार या संकुचन का कारण बनता है, जो परिपथ में सम्मिलित कार्बन-बटन पर पड़ने वाले दाब को अलग-अलग करके विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को बदलते है। 1878 में सूर्य के पूर्ण ग्रहण के समय, इसने प्रभामंडल में ऊष्मा के अस्तित्व का सफलतापूर्वक निष्पादन किया। यह तापमान में वृद्धि के कारण पदार्थों के सापेक्ष विस्तार का पता लगाने में भी उपयोगी है।

कार्यात्मक भागों को आंशिक अनुप्रस्थ काट में दर्शाया गया है, जो इसके निर्माण और संचालन की विधि को दर्शाता है। वह पदार्थ जिसका विस्तार मापना है, A पर दिखाया गया है। यह B पर दृढ़ता से क्लेम्प हुआ है, इसका निचला सिरा धातु की प्लेट, M में स्लॉट में फिट होता है, जो कार्बन-बटन पर टिका होता है। उत्तरार्द्ध विद्युत परिपथ में है, जिसमें उत्कृष्ट विद्युत की शक्ति नापने का यंत्र भी सम्मिलित है। छड़ की लंबाई में कोई भी बदलाव कार्बन पर दाब को बदल देते है और परिपथ के प्रतिरोध को बदल देते है। यह गैल्वेनोमीटर-सुई के विक्षेपण का कारण बनता है - A के विस्तार को दर्शाते हुए एक दिशा में गति, जबकि एक विपरीत गति संकुचन का प्रतीक है। किसी भी विक्षेपण से बचने के लिए जो बैटरी की शक्ति में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकते है, टैसीमीटर को व्हीटस्टोन सेतु की भुजा में डाला जाता है।

एक इंच के दशमलव में विस्तार की यथार्थ मात्रा का पता लगाने के लिए, मुख के सामने देखा जाने वाला पेंच S, तब तक घुमाया जाता है जब तक कि तापमान में परिवर्तन के कारण पहले से होने वाला विक्षेपण पुन: उत्पन्न नहीं हो जाता। स्क्रू एक दूसरे स्क्रू का काम करता है, जिससे छड़ चढ़ती या उतरती है, और यथार्थ दूरी जिसके माध्यम से छड़ चलती है, मुख पर सुई, N द्वारा इंगित की जाती है।

उपकरण का उपयोग वातावरण की आर्द्रता में परिवर्तन को मापने के लिए भी लाभप्रद रूप से किया जा सकता है। इस स्थिति में वल्केनाइट की पट्टी को जेलाटीन की पट्टी से बदल दिया जाता है, जो नमी को अवशोषित करके इसकी मात्रा को बदल देते है।

अन्य उपयोग
1878 एक ऐसा समय था जब वैद्युत आर्क प्रकाश में बड़ी प्रगति की जा रही थी, औजो एडिसन के साथ था, पुरुषों ने तीव्र चाप प्रकाश को उप-विभाजित करने की व्यावहारिकता पर चर्चा की ताकि विद्युत का उपयोग छोटे, व्यक्तिगत गैस ज्वालक के समान ही प्रकाश के लिए किया जा सके। मूल समस्या यह प्रतीत होती है कि ज्वालक, या बल्ब को अत्यधिक गरम होने से रोककर उपभुक्त होने से बचाए रखना। एडिसन ने सोचा कि वह प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए माइक्रोटेसीमीटर जैसी युक्ति बनाकर इसे हल कर पाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे एक सुरक्षित, सौम्य और अल्पमूल्य विद्युत के प्रकाश का आविष्कार करेंगे जो गैसलाइट का स्थान लेगी।

परित्याग
एडिसन ने युक्ति को पेटेंट करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह मात्र वैज्ञानिकों के लिए रुचि का था, और लंदन और फिलाडेल्फिया में कंपनियों को स्वत्व शुल्क मुक्त टैसीमीटर बनाने की अनुमति दी। इसका परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों ने इसे मात्रात्मक माप उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए बहुत अनिश्चित पाया, और इसे शीघ्र ही छोड़ दिया गया।

यह भी देखें

 * विकरणमापी
 * अवरक्त दूरदर्शक

बाहरी संबंध

 * Eclipse Vicissitudes:Thomas Edison and the Chickens, J. Donald Fernie, American Scientist.
 * Edison the scientist, John A. Eddy, Applied Optics (may require subscription).