सूक्ष्ममापी (उपकरण)

फ़ाइल: Mahr Micromar 40A 0–25 mm Micrometer.jpg|upright=1.3|thumb|पढ़ने के साथ आधुनिक माइक्रोमीटर 1.639 ± 0.005 मिमी। (ध्यान दें कि आपको उपकरण को ठीक से पढ़ने के लिए छवि को बड़ा करना होगा।) कोई शून्य त्रुटि न मानते हुए, यह माप भी है। एक माइक्रोमीटर, जिसे कभी-कभी माइक्रोमीटर पेंच  गेज के रूप में जाना जाता है, एक उपकरण है जिसमें घटकों की सटीकता और सटीक माप के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैलिब्रेटेड स्क्रू शामिल होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मशीनिंग के साथ-साथ अधिकांश मैकेनिकल ट्रेडों में, अन्य  मैट्रोलोजी  उपकरणों जैसे कैलिपर#डायल कैलिपर, कैलिपर#वर्नियर कैलिपर, और कैलिपर#डिजिटल कैलिपर। माइक्रोमीटर आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, कैलीपर्स के रूप में होते हैं (विपरीत सिरे एक फ्रेम से जुड़े होते हैं)। धुरी एक बहुत ही सटीक मशीनी पेंच है और मापी जाने वाली वस्तु को धुरी और निहाई के बीच रखा जाता है। स्पिंडल को शाफ़्ट नॉब या थिंबल को घुमाकर तब तक ले जाया जाता है जब तक कि मापी जाने वाली वस्तु स्पिंडल और एविल दोनों से हल्के से स्पर्श न हो जाए।

खगोलीय पिंडों या सूक्ष्म वस्तुओं के स्पष्ट व्यास को मापने के लिए टेलीस्कोप और सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोमीटर का भी उपयोग किया जाता है। एक टेलीस्कोप के साथ उपयोग किए जाने वाले माइक्रोमीटर का आविष्कार लगभग 1638 में एक अंग्रेजी खगोलशास्त्री विलियम गैसकोइग्ने (वैज्ञानिक) द्वारा किया गया था।

इतिहास
माइक्रोमीटर शब्द शास्त्रीय यौगिक है μικρός और Metron romanized : भूमिगत मार्ग lit. 'उपाय'। वेबस्टर डिक्शनरी#मेरियम-वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी|मेरियम-वेबस्टर कॉलेजिएट डिक्शनरी कहते हैं कि अंग्रेजी ने इसे फ्रेंच से प्राप्त किया और अंग्रेजी लेखन में इसकी पहली ज्ञात उपस्थिति 1670 में थी। न तो मीटर और न ही माइक्रोमीटर (μm) और न ही माइक्रोमीटर (डिवाइस) जैसा कि हम जानते हैं कि उस समय अस्तित्व में था। हालाँकि, उस समय के लोगों को छोटी चीज़ों और छोटे अंतरों को मापने की क्षमता की बहुत आवश्यकता और रुचि थी। इस प्रयास के संदर्भ में निस्संदेह यह शब्द गढ़ा गया था, भले ही यह विशेष रूप से इसकी वर्तमान इंद्रियों को संदर्भित न करता हो।

17 वीं शताब्दी में विलियम गैसकाइग्ने (वैज्ञानिक) द्वारा वर्नियर स्केल की वृद्धि के रूप में पहली बार माइक्रोमेट्रिक स्क्रू का आविष्कार किया गया था; इसका उपयोग टेलीस्कोप में सितारों और आकाशीय पिंडों के सापेक्ष आकार के बीच कोणीय दूरी को मापने के लिए किया गया था।

हेनरी मॉडस्ले ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बेंच माइक्रोमीटर का निर्माण किया था जो विकट: मज़ाकिया # विशेषण था जिसे उनके कर्मचारियों के बीच लॉर्ड चांसलर का उपनाम दिया गया था क्योंकि यह फर्म के काम में माप सटीकता और सटीकता पर अंतिम न्यायाधीश था। 1844 में, जोसेफ व्हिटवर्थ की कार्यशाला माइक्रोमीटर का विवरण प्रकाशित किया गया था। इसे कच्चा लोहा का एक मजबूत फ्रेम होने के रूप में वर्णित किया गया था, जिसके विपरीत छोर दो अत्यधिक तैयार स्टील सिलेंडर थे, जो शिकंजा की कार्रवाई से लंबे समय तक चलते थे। सिलिंडर के सिरे जहां मिले वे गोलार्द्ध के आकार के थे। एक इंच के दस हजारवें हिस्से को मापने के लिए एक पहिया के साथ एक स्क्रू फिट किया गया था। उनका उद्देश्य सामान्य यांत्रिकी को एक ऐसा उपकरण प्रदान करना था, जो बहुत सटीक संकेत देता था, फिर भी कार्यशाला के खराब संचालन से विक्षिप्त होने के लिए बहुत उत्तरदायी नहीं था।

हैंडहेल्ड माइक्रोमीटर-स्क्रू कैलीपर्स का पहला प्रलेखित विकास 1848 में पेरिस के जीन लॉरेंट पामर द्वारा किया गया था; इसलिए डिवाइस को अक्सर फ्रेंच में पामर, स्पेनिश में टॉर्निलो डी पामर (पामर स्क्रू) और इतालवी में कैलीब्रो पामर (पामर कैलिपर) कहा जाता है। (वे भाषाएँ भी माइक्रोमीटर कॉग्नेट्स का उपयोग करती हैं: माइक्रोमीटर, माइक्रोमेट्रो, माइक्रोमेट्रो।) माइक्रोमीटर कैलीपर को 1867 में ब्राउन एंड शार्प द्वारा एंग्लोफोन देशों में बड़े पैमाने पर बाजार में पेश किया गया था। औसत मशीन शॉप में उपकरण के उपयोग की पैठ की अनुमति देना। ब्राउन और शार्प पहले के कई उपकरणों से प्रेरित थे, उनमें से एक पामर का डिज़ाइन था। 1888 में, एडवर्ड डब्ल्यू मॉर्ले ने माइक्रोमेट्रिक मापन की सटीकता को जोड़ा और प्रयोगों की एक जटिल श्रृंखला में उनकी सटीकता साबित की।

औज़ार का कमरा सटीकता और परिशुद्धता की संस्कृति, जो जीन-बैप्टिस्ट वैकेट डे ग्रिब्यूवल, लुइस डी टौसर्ड, शिमोन उत्तर, जॉन एच। हॉल (सैनिक),  यानी व्हिटनी  और शमूएल बछेड़ा सहित विनिमेय भागों के अग्रदूतों के साथ शुरू हुई और जैसे नेताओं के माध्यम से जारी रही मॉडस्ले, पामर, जोसेफ व्हिटवर्थ, ब्राउन, शार्प, फ्रांसिस ए. प्रैट, अमोस व्हिटनी, हेनरी एम. लेलैंड, और अन्य, मशीन युग के दौरान तकनीक के साथ लागू विज्ञान के संयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, मेट्रोलॉजी के विज्ञान के साथ-साथ रसायन विज्ञान और भौतिकी (धातु विज्ञान, किनेमेटिक्स/गतिकी के लिए) के कुछ ज्ञान के बिना कोई भी वास्तव में उपकरण और डाई मेकर, मशीनी औज़ार  बिल्डिंग या  अभियांत्रिकी  में महारत हासिल नहीं कर सकता था। यांत्रिकी), और गुणवत्ता (व्यवसाय))।

विशिष्ट प्रकार
प्रत्येक प्रकार के माइक्रोमीटर कैलीपर को विशेष मापने वाले कार्यों के लिए विशेष एविल्स और स्पिंडल युक्तियों के साथ लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, निहाई को कंजूस सूत  के एक खंड के रूप में, वी-ब्लॉक के रूप में, या एक बड़ी डिस्क के रूप में आकार दिया जा सकता है।
 * यूनिवर्सल माइक्रोमीटर सेट इंटरचेंजेबल एनविल्स के साथ आते हैं, जैसे फ्लैट, गोलाकार, स्पलाइन, डिस्क, ब्लेड, पॉइंट और चाकू की धार। यूनिवर्सल माइक्रोमीटर शब्द एक प्रकार के माइक्रोमीटर को भी संदर्भित कर सकता है, जिसके फ्रेम में मॉड्यूलर घटक होते हैं, जो एक माइक्रोमीटर को बाहरी माइक, डेप्थ माइक, स्टेप माइक आदि के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। (अक्सर ब्रांड नाम Mul-T-Anvil और Uni- माइक)।
 * ब्लेड माइक्रोमीटर में संकीर्ण युक्तियों (ब्लेड) का एक मिलान सेट होता है। वे अनुमति देते हैं, उदाहरण के लिए, एक संकीर्ण O-अंगूठी |ओ-रिंग ग्रूव की माप।
 * पिच-व्यास माइक्रोमीटर (उर्फ थ्रेड मिक्स) में स्क्रू थ्रेड्स के पिच व्यास को मापने के लिए थ्रेड-आकार की युक्तियों का एक मिलान सेट होता है।
 * लिमिट माइक में दो एविल और दो स्पिंडल होते हैं, और इनका उपयोग Go-NoGo गेज#स्नैप गेज की तरह किया जाता है। जाँच किए जा रहे भाग को पहले अंतराल से गुजरना चाहिए और विनिर्देश के भीतर होने के लिए दूसरे अंतराल पर रुकना चाहिए। दो अंतराल सटीक रूप से इंजीनियरिंग सहिष्णुता  रेंज के ऊपर और नीचे को दर्शाते हैं।
 * बोर माइक्रोमीटर, आमतौर पर एक माइक्रोमीटर बेस पर एक तीन-निहाई का सिर होता है जिसका उपयोग अंदर के व्यास को सटीक रूप से मापने के लिए किया जाता है।
 * ट्यूब माइक्रोमीटर में एक बेलनाकार निहाई एक धुरी के लंबवत स्थित होती है और इसका उपयोग ट्यूबों की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है।
 * माइक्रोमीटर स्टॉप माइक्रोमीटर हेड होते हैं जो साधारण स्टॉप के स्थान पर मैन्युअल मिलिंग मशीन, खराद के बेडवे या अन्य मशीन टूल की टेबल पर लगे होते हैं। वे ऑपरेटर को टेबल या कैरिज को सटीक स्थिति में लाने में मदद करते हैं। स्टॉप का उपयोग किकआउट तंत्र को क्रियान्वित करने या स्वचालित फीड सिस्टम को रोकने के लिए स्विच को सीमित करने के लिए भी किया जा सकता है।
 * बॉल माइक्रोमीटर में बॉल के आकार (गोलाकार) एविल होते हैं। उनके पास एक फ्लैट और एक बॉल निहाई हो सकती है, इस मामले में उनका उपयोग ट्यूब की दीवार की मोटाई, एक छेद से एक किनारे तक की दूरी और अन्य दूरियों को मापने के लिए किया जाता है जहां एक निहाई को एक गोल सतह के खिलाफ रखा जाना चाहिए। वे ट्यूब माइक्रोमीटर से आवेदन में भिन्न होते हैं जिसमें उनका उपयोग गोल सतहों के खिलाफ मापने के लिए किया जा सकता है जो ट्यूब नहीं हैं, लेकिन बॉल एविल भी ट्यूब माइक्रोमीटर के रूप में आसानी से छोटे ट्यूबों में फिट नहीं हो सकता है। गेंदों की एक जोड़ी के साथ बॉल माइक्रोमीटर का उपयोग तब किया जा सकता है जब दोनों तरफ एकल-स्पर्शरेखा-बिंदु संपर्क वांछित हो। सबसे आम उदाहरण स्क्रू थ्रेड्स के पिच व्यास को मापने में है (जो कि थ्रेडिंग (निर्माण) # निरीक्षण भी किया जाता है। शंक्वाकार निहाई या 3-तार विधि के साथ, जिसमें बाद में समान ज्यामिति का उपयोग जोड़ी-ऑफ-बॉल दृष्टिकोण के रूप में किया जाता है। ).
 * बेंच माइक्रोमीटर निरीक्षण के उपयोग के लिए उपकरण हैं जिनकी सटीकता और सटीकता लगभग आधा माइक्रोमीटर (एक इंच का 20 मिलियनवां हिस्सा, मशीनिस्ट शब्दजाल में दसवां हिस्सा) है और जिसकी पुनरावृत्ति लगभग एक चौथाई माइक्रोमीटर (दसवें का दसवां हिस्सा) है। एक उदाहरण प्रैट एंड व्हिटनी मापन प्रणाली | प्रैट एंड व्हिटनी सुपरमाइक्रोमीटर ब्रांड है।
 * डिजिट माइक यांत्रिक अंकों वाले प्रकार होते हैं जो रोल ओवर होते हैं।
 * डिजिटल माइक वह प्रकार है जो दूरी का पता लगाने के लिए एक एनकोडर का उपयोग करता है और डिजिटल स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित करता है।
 * वी माइक निहाई के लिए एक छोटे वी-ब्लॉक के साथ बाहर के माइक हैं। वे एक वृत्त के व्यास को उसके चारों ओर समान रूप से फैले तीन बिंदुओं से मापने के लिए उपयोगी होते हैं (बनाम एक मानक बाहरी माइक्रोमीटर के दो बिंदु)। जब यह आवश्यक होता है तो इसका एक उदाहरण 3-बांसुरी एंडमिल और ट्विस्ट ड्रिल के व्यास को मापना है।

ऑपरेटिंग सिद्धांत
माइक्रोमीटर छोटी दूरियों को बदलने के लिए स्क्रू का उपयोग करते हैं (जो सीधे मापने के लिए बहुत छोटे हैं) स्क्रू के बड़े घुमावों में जो एक पैमाने से पढ़ने के लिए काफी बड़े हैं। एक माइक्रोमीटर की सटीकता थ्रेड-रूपों की सटीकता से प्राप्त होती है जो इसके डिजाइन के केंद्र में होती हैं। कुछ मामलों में यह एक अंतर पेंच है। माइक्रोमीटर के मूल संचालन सिद्धांत इस प्रकार हैं:
 * 1) स्क्रू के स्क्रू थ्रेड#लीड, पिच, और स्टार्ट के रूप में ज्ञात स्थिरांक के माध्यम से सटीक रूप से बनाए गए स्क्रू के रोटेशन की मात्रा सीधे और सटीक रूप से अक्षीय गति (और इसके विपरीत) की एक निश्चित मात्रा से संबंधित हो सकती है।). एक पेंच की लीड वह दूरी है जो एक पूर्ण मोड़ (360डिग्री (कोण)|°) के साथ अक्षीय रूप से आगे बढ़ती है। (अधिकांश थ्रेड्स में [अर्थात, सभी सिंगल-स्टार्ट थ्रेड्स में], लीड और पिच अनिवार्य रूप से एक ही अवधारणा को संदर्भित करते हैं।)
 * 2) पेंच के एक उपयुक्त लीड और प्रमुख व्यास के साथ, परिणामी परिधीय गति में अक्षीय गति की एक निश्चित मात्रा को बढ़ाया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि किसी स्क्रू की लीड 1 मिमी है, लेकिन प्रमुख व्यास (यहां, बाहरी व्यास) 10 मिमी है, तो स्क्रू की परिधि 10π, या लगभग 31.4 मिमी है। इसलिए, 1 मिमी की अक्षीय गति को 31.4 मिमी की परिधि गति के लिए प्रवर्धित (आवर्धित) किया जाता है। यह प्रवर्धन दो समान मापी गई वस्तुओं के आकार में एक छोटे से अंतर को एक माइक्रोमीटर के थिंबल की स्थिति में एक बड़े अंतर से संबंधित करने की अनुमति देता है। कुछ माइक्रोमीटर में, थिम्बल को एक थ्रेड की अनुमति से बहुत कम वृद्धि में स्थानांतरित करने के लिए डिफरेंशियल स्क्रू एडजस्टर का उपयोग करके और भी अधिक सटीकता प्राप्त की जाती है। क्लासिक-शैली के एनालॉग माइक्रोमीटर में, थिम्बल की स्थिति सीधे थिम्बल और स्लीव पर स्केल मार्किंग से पढ़ी जाती है (पुर्ज़ों के नाम के लिए अगला भाग देखें)। एक वर्नियर स्केल को अक्सर शामिल किया जाता है, जो स्थिति को सबसे छोटे पैमाने के निशान के एक अंश तक पढ़ने की अनुमति देता है। डिजिटल माइक्रोमीटर में, एक इलेक्ट्रॉनिक रीडआउट उपकरण पर एलसीडी पर डिजिटल रूप से लंबाई प्रदर्शित करता है। कार ओडोमीटर की शैली की तरह यांत्रिक-अंकीय संस्करण भी मौजूद हैंs where [[:File:Odometer2.jpg|नंबर लुढ़कते हैं।

भाग
एक माइक्रोमीटर का बना होता है:


 * फ्रेम: सी-आकार का शरीर जो निहाई और बैरल को एक दूसरे के निरंतर संबंध में रखता है। यह मोटा है क्योंकि इसे मोड़, विस्तार और संकुचन को कम करने की जरूरत है, जो माप को विकृत कर देगा।फ्रेम भारी है और इसके परिणामस्वरूप हाथ/उंगलियों को पकड़ने से पर्याप्त ताप को रोकने के लिए एक उच्च तापीय द्रव्यमान है। यह अक्सर प्लास्टिक प्लेटों को इन्सुलेट करके कवर किया जाता है जो गर्मी हस्तांतरण को और कम करता है।व्याख्या: यदि कोई फ़्रेम को इतना लंबा पकड़ता है कि वह 10 °C तक गर्म हो जाए, तो स्टील के किसी भी 10 सेमी रैखिक टुकड़े की लंबाई में वृद्धि 1/100 मिमी परिमाण की होती है। माइक्रोमीटर के लिए यह उनकी विशिष्ट सटीकता सीमा है।माइक्रोमीटर में आमतौर पर एक निर्दिष्ट तापमान होता है जिस पर माप सही होता है (अक्सर 20 °C [68 °F], जिसे आमतौर पर HVAC वाले कमरे में कमरे के तापमान के रूप में माना जाता है)। टूलरूम को आम तौर पर 20 डिग्री सेल्सियस [68 डिग्री फ़ारेनहाइट] पर रखा जाता है।
 * निहाई: वह चमकदार हिस्सा जिसकी ओर धुरी चलती है, और जिसके खिलाफ नमूना टिका होता है।
 * आस्तीन, बैरल, या स्टॉक: उस पर रैखिक पैमाने के साथ स्थिर गोल घटक, कभी-कभी वर्नियर चिह्नों के साथ। कुछ उपकरणों में पैमाने को आंतरिक निश्चित बैरल पर एक तंग-फिटिंग लेकिन चल बेलनाकार आस्तीन फिटिंग पर चिह्नित किया गया है। यह आस्तीन की स्थिति को थोड़ा बदलकर शून्य करने की अनुमति देता है।
 * लॉक नट, लॉक-रिंग, या थिंबल लॉक: घुमावदार घटक (या लीवर) जिसे कोई स्पिंडल स्थिर रखने के लिए कस सकता है, जैसे कि माप को मापते समय।
 * पेंच: (दिखाई नहीं देता) माइक्रोमीटर का दिल, जैसा कि #ऑपरेटिंग सिद्धांतों के तहत समझाया गया है संचालन सिद्धान्त । यह बैरल के अंदर होता है। यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि जर्मन में डिवाइस के लिए सामान्य नाम मेसस्क्राउबे है, शाब्दिक रूप से मापने वाला पेंच।
 * तकला: चमकदार बेलनाकार घटक जिसके कारण थिंबल निहाई की ओर गति करता है।
 * थिम्बल: वह घटक जो किसी का अंगूठा घुमाता है। स्नातक अंकन।
 * शाफ़्ट स्टॉप: (चित्रित नहीं) हैंडल के अंत में डिवाइस जो कैलिब्रेटेड टॉर्क पर फिसल कर लागू दबाव को सीमित करता है।

पढ़ना
माइक्रोमीटर उच्च परिशुद्धता उपकरण हैं। उनके उचित उपयोग के लिए न केवल उनके संचालन को समझने की आवश्यकता होती है, बल्कि वस्तु की प्रकृति और उपकरण और वस्तु के बीच की गति को भी मापा जाता है। सादगी के लिए, मापी जा रही लंबाई की विकृति या परिभाषा से संबंधित मुद्दों के नीचे दिए गए आंकड़ों और पाठ में नगण्य माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

प्रथागत/शाही व्यवस्था
इंपीरियल और यूएस प्रथागत माप प्रणालियों के लिए स्नातक किए गए एक माइक्रोमीटर के स्पिंडल में प्रति इंच 40 धागे होते हैं, ताकि एक मोड़ स्पिंडल को अक्षीय रूप से 0.025 इंच (1 ÷ 40 = 0.025) पर ले जाए, जो आस्तीन पर आसन्न अंशांकन के बीच की दूरी के बराबर हो। थिंबल पर 25 ग्रेजुएशन 0.025 इंच को और विभाजित करने की अनुमति देते हैं, ताकि थिम्बल को एक विभाजन से मोड़ने से धुरी अक्षीय रूप से 0.001 इंच (0.025 ÷ 25 = 0.001) चलती है। इस प्रकार, रीडिंग पूरे डिवीजनों की संख्या द्वारा दी जाती है जो आस्तीन के पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं, 25 से गुणा (प्रत्येक डिवीजन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक इंच के हजारवें हिस्से की संख्या), साथ ही थिम्बल पर उस डिवीजन की संख्या जो मेल खाती है आस्तीन पर अक्षीय शून्य रेखा के साथ। परिणाम एक इंच के हजारवें हिस्से में व्यक्त व्यास होगा। जैसा कि संख्या 1, 2, 3, आदि, आस्तीन पर हर चौथे उप-विभाजन के नीचे दिखाई देती हैं, जो सैकड़ों हज़ारवां दर्शाती हैं, पढ़ने को आसानी से लिया जा सकता है।

मान लीजिए कि थिम्बल को खराब कर दिया गया था ताकि ग्रेजुएशन 2, और तीन अतिरिक्त उप-विभाजन, आस्तीन पर दिखाई दें (जैसा कि छवि में दिखाया गया है), और थिंबल पर ग्रेजुएशन 1 आस्तीन पर अक्षीय रेखा के साथ मेल खाता है। फिर रीडिंग 0.2000 + 0.075 + 0.001, या 0.276 इंच होगी।

मीट्रिक प्रणाली
एक साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल में 2 धागे प्रति मिलीमीटर होते हैं, और इस प्रकार एक पूर्ण क्रांति 0.5 मिलीमीटर की दूरी के माध्यम से स्पिंडल को घुमाती है। आस्तीन पर अनुदैर्ध्य रेखा को 1 मिलीमीटर डिवीजनों और 0.5 मिलीमीटर उपखंडों के साथ स्नातक किया जाता है। थिंबल में 50 ग्रेजुएशन हैं, प्रत्येक 0.01 मिलीमीटर (एक मिलीमीटर का सौवां हिस्सा) है। इस प्रकार, पठन आस्तीन के पैमाने पर दिखाई देने वाले मिलीमीटर डिवीजनों की संख्या और थिम्बल पर विभाजन द्वारा दिया जाता है जो आस्तीन पर अक्षीय रेखा के साथ मेल खाता है।

जैसा कि छवि में दिखाया गया है, मान लीजिए कि थिंबल को खराब कर दिया गया था ताकि स्नातक 5, और एक अतिरिक्त 0.5 उपखंड आस्तीन पर दिखाई दे। आस्तीन पर अक्षीय रेखा से पढ़ना थिंबल पर लगभग 28 स्नातक स्तर तक पहुंचता है। सबसे अच्छा अनुमान 27.9 स्नातक है। तब रीडिंग 5.00 (सटीक) + 0.5 (सटीक) + 0.279 (अनुमान) = 5.779 मिमी (अनुमान) होगी। जैसा कि अंतिम अंक एक अनुमानित दसवां है, 5.780 मिमी और 5.778 मिमी दोनों भी उचित रूप से स्वीकार्य रीडिंग हैं लेकिन पूर्व को 5.78 मिमी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है या, महत्वपूर्ण अंकों के नियमों के अनुसार, इसे तब दस गुना कम सटीकता व्यक्त करने के लिए लिया जाता है साधन वास्तव में है! लेकिन ध्यान दें कि मापी जाने वाली वस्तु की प्रकृति के लिए अक्सर यह आवश्यक होता है कि परिणाम को उपकरण की क्षमता से कम महत्वपूर्ण अंकों में गोल किया जाए।

वर्नियर माइक्रोमीटर
कुछ माइक्रोमीटर नियमित ग्रेजुएशन के अलावा आस्तीन पर वर्नियर स्केल के साथ प्रदान किए जाते हैं। ये 0.001 मिलीमीटर के भीतर मीट्रिक माइक्रोमीटर, या 0.0001 इंच इंच-सिस्टम माइक्रोमीटर पर माप की अनुमति देते हैं।

इन माइक्रोमीटर का अतिरिक्त अंक स्लीव वर्नियर स्केल पर उस रेखा का पता लगाकर प्राप्त किया जाता है जो थिंबल पर एक के साथ बिल्कुल मेल खाती है। इस संपाती वर्नियर लाइन की संख्या अतिरिक्त अंक का प्रतिनिधित्व करती है।

इस प्रकार, इस प्रकार के मीट्रिक माइक्रोमीटर के लिए रीडिंग पूरे मिलीमीटर (यदि कोई हो) की संख्या और एक मिलीमीटर के सौवें हिस्से की संख्या है, जैसा कि एक साधारण माइक्रोमीटर के साथ होता है, और मेल खाने वाली वर्नियर लाइन द्वारा दिए गए मिलीमीटर के हज़ारवें हिस्से की संख्या आस्तीन वर्नियर स्केल।

उदाहरण के लिए, स्लीव पर 5.5 मिलीमीटर पढ़कर और फिर थिम्बल द्वारा निर्धारित 0.28 मिलीमीटर जोड़कर 5.783 मिलीमीटर का माप प्राप्त किया जाएगा। फिर वर्नियर का उपयोग 0.003 पढ़ने के लिए किया जाएगा (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है)।

इंच माइक्रोमीटर इसी तरह से पढ़े जाते हैं।

नोट: 0.01 मिलीमीटर = 0.000393 इंच, और 0.002 मिलीमीटर = 0.000078 इंच (78 मिलियन) या वैकल्पिक रूप से, 0.0001 इंच = 0.00254 मिलीमीटर। इसलिए, मीट्रिक माइक्रोमीटर तुलनीय इंच इकाई माइक्रोमीटर की तुलना में छोटे मापन वृद्धि प्रदान करते हैं—एक साधारण इंच पढ़ने वाले माइक्रोमीटर का सबसे छोटा अंशांकन 0.001 इंच है; वर्नियर टाइप में ग्रेजुएशन 0.0001 इंच (0.00254 मिमी) तक नीचे होता है। एक मीट्रिक या इंच माइक्रोमीटर का उपयोग करते समय, वर्नियर के बिना, स्नातक की तुलना में छोटे रीडिंग निश्चित रूप से स्नातक के बीच दृश्य प्रक्षेप द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

शून्य
अधिकांश माइक्रोमीटर पर, बैरल के सापेक्ष आस्तीन को मोड़ने के लिए एक छोटे रिंच # स्पैनर रिंच का उपयोग किया जाता है, ताकि थिम्बल पर चिह्नों के सापेक्ष इसकी शून्य रेखा को बदल दिया जाए। स्पैनर के पिन को स्वीकार करने के लिए आमतौर पर आस्तीन में एक छोटा छेद होता है। यह अंशांकन प्रक्रिया एक शून्य त्रुटि को रद्द कर देगी: समस्या यह है कि जब माइक्रोमीटर बंद हो जाता है तो माइक्रोमीटर गैर-शून्य पढ़ता है।

परीक्षण
एक मानक एक-इंच माइक्रोमीटर में 0.001 इंच के रीडआउट विभाजन और ±0.0001 इंच की रेटेड सटीकता होती है (तू (लंबाई) # मशीनिंग में, मशीनिस्ट पार्लियामेंट में)। मापने के उपकरण और मापी जाने वाली वस्तु दोनों को सटीक माप के लिए कमरे के तापमान पर होना चाहिए; गंदगी, दुरुपयोग और कम ऑपरेटर कौशल त्रुटि के मुख्य स्रोत हैं। पैमाना ब्लॉक को मापने के लिए उनका उपयोग करके माइक्रोमीटर की सटीकता की जाँच की जाती है, छड़, या इसी तरह के मानक जिनकी लंबाई सटीक और सटीक रूप से ज्ञात हो। यदि गेज ब्लॉक को 0.75000 ± 0.00005 इंच (सात-पचास प्लस या माइनस पचास मिलियन, यानी सात सौ पचास से अधिक या माइनस आधा दसवां) के रूप में जाना जाता है, तो माइक्रोमीटर को इसे 0.7500 इंच के रूप में मापना चाहिए। यदि माइक्रोमीटर का माप 0.7503 इंच है, तो यह अंशांकन से बाहर है। सफाई और #कम लेकिन लगातार टॉर्क| कम (लेकिन लगातार) टॉर्क कैलिब्रेट करते समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं - प्रत्येक दसवां (यानी, एक इंच का दस-हजारवां हिस्सा), या एक मिलीमीटर का सौवां हिस्सा, मायने रखता है; प्रत्येक महत्वपूर्ण है। गंदगी का एक मात्र कण, या थोड़ा बहुत अधिक निचोड़, इस सत्य को अस्पष्ट कर देता है कि क्या यंत्र सही ढंग से पढ़ सकता है। समाधान केवल विकट है: कर्तव्यनिष्ठ # विशेषण-सफाई, धैर्य, उचित देखभाल और ध्यान, और बार-बार माप (अच्छी दोहराव क्षमता अंशशोधक को आश्वस्त करती है कि उनकी तकनीक सही तरीके से काम कर रही है)।

अंशांकन आमतौर पर सीमा के साथ 3 से 5 बिंदुओं पर त्रुटि की जाँच करता है। केवल एक को शून्य में समायोजित किया जा सकता है। यदि माइक्रोमीटर अच्छी स्थिति में है, तो वे सभी शून्य के इतने करीब हैं कि ऐसा लगता है कि उपकरण अपनी सीमा के साथ अनिवार्य रूप से पढ़ रहा है; किसी भी स्थान पर ध्यान देने योग्य त्रुटि नहीं देखी जाती है। इसके विपरीत, एक घिसे-पिटे माइक्रोमीटर पर (या जिसे शुरू करने के लिए खराब तरीके से बनाया गया था), कोई भी सीमा के ऊपर और नीचे त्रुटि का पीछा कर सकता है, अर्थात, इसे सीमा के साथ किसी भी विभिन्न स्थानों पर ऊपर या नीचे ले जा सकता है। आस्तीन को समायोजित करना, लेकिन एक बार में सभी स्थानों से इसे हटाया नहीं जा सकता।

अंशांकन में युक्तियों की स्थिति (सपाट और समानांतर), शाफ़्ट और पैमाने की रैखिकता भी शामिल हो सकती है। समतलता और समानता को आमतौर पर एक गेज के साथ मापा जाता है जिसे ऑप्टिकल फ्लैट कहा जाता है, फ्लैट, समानांतर चेहरे होने के लिए चरम सटीकता के साथ कांच या प्लास्टिक की जमीन की एक डिस्क, जो प्रकाश बैंड को गिने जाने की अनुमति देता है जब माइक्रोमीटर की निहाई और धुरी इसके खिलाफ होती है, जिससे उनका पता चलता है ज्यामितीय अशुद्धि की मात्रा।

वाणिज्यिक मशीन की दुकानें, विशेष रूप से वे जो काम की कुछ श्रेणियों (सैन्य या वाणिज्यिक एयरोस्पेस, परमाणु ऊर्जा उद्योग, चिकित्सा, और अन्य) करती हैं, विभिन्न मानक संगठनों (जैसे मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अमेरिकी राष्ट्रीय मानक संस्थान, अमेरिकन सोसायटी ऑफ) द्वारा आवश्यक हैं। यांत्रिक इंजीनियर, एएसटीएम इंटरनेशनल, एसएई इंटरनेशनल, एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री स्टैंडर्ड | द यूएस मिलिट्री, और अन्य) माइक्रोमीटर और अन्य गेज को एक शेड्यूल (अक्सर सालाना) पर कैलिब्रेट करने के लिए, प्रत्येक गेज पर एक लेबल लगाने के लिए जो इसे एक आईडी नंबर देता है और एक अंशांकन समाप्ति तिथि, आईडी नंबर द्वारा सभी गेजों का रिकॉर्ड रखने के लिए, और निरीक्षण रिपोर्ट में निर्दिष्ट करने के लिए कि किसी विशेष माप के लिए किस गेज का उपयोग किया गया था।

मेट्रोलॉजी लैब के लिए सभी अंशांकन एक मामला नहीं है। उच्च ग्रेड गेज ब्लॉक को मापकर और मिलान करने के लिए समायोजित करके, कम से कम सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण तरीके से (यदि व्यापक रूप से नहीं) में, किसी भी समय एक माइक्रोमीटर को साइट पर कैलिब्रेट किया जा सकता है। यहां तक ​​​​कि गेज जो सालाना कैलिब्रेट किए जाते हैं और उनकी समाप्ति समय सीमा के भीतर हर महीने या दो महीने में इस तरह से जांच की जानी चाहिए यदि उनका दैनिक उपयोग किया जाता है। समायोजन की आवश्यकता के रूप में वे आमतौर पर ठीक की जाँच करेंगे।

मीटर के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप जैसे मास्टर मानक पर वापस तुलना की एक श्रृंखला के माध्यम से गेज ब्लॉक की सटीकता का पता लगाया जा सकता है. This bar of metal, like the किलोग्राम के अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप को नियंत्रित परिस्थितियों में फ्रांस में स्थित [[वजन और माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो मुख्यालय में रखा जाता है, जो दुनिया की प्रमुख माप मानकों की प्रयोगशाला में से एक है। इन मास्टर मानकों में अत्यधिक सटीकता वाली क्षेत्रीय प्रतियां हैं (विभिन्न देशों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में रखी जाती हैं, जैसे एनआईएसटी), और मेट्रोलॉजिकल उपकरण तुलना की श्रृंखला बनाते हैं। क्योंकि मीटर की परिभाषा अब एक प्रकाश तरंग दैर्ध्य पर आधारित है, मीटर का अंतरराष्ट्रीय प्रोटोटाइप उतना अनिवार्य नहीं है जितना एक बार था। लेकिन मेट्रोलॉजिकल उपकरण को कैलिब्रेट करने और प्रमाणित करने के लिए ऐसे मास्टर गेज अभी भी महत्वपूर्ण हैं। एनआईएसटी ट्रेसेबल के रूप में वर्णित उपकरण का मतलब है कि मास्टर गेज के खिलाफ इसकी तुलना, और दूसरों के खिलाफ उनकी तुलना, एनआईएसटी लैब में उपकरण के लिए प्रलेखन की एक श्रृंखला के माध्यम से वापस खोजी जा सकती है। ट्रेसबिलिटी की इस डिग्री को बनाए रखने के लिए कुछ व्यय की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि एनआईएसटी-ट्रेसेबल उपकरण गैर-एनआईएसटी-ट्रेसेबल की तुलना में अधिक महंगा है। लेकिन गुणवत्ता नियंत्रण के उच्चतम स्तर की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए लागत अनिवार्य है।

समायोजन
एक माइक्रोमीटर जिसे शून्य किया गया है और परीक्षण किया गया है और बंद पाया गया है, आगे समायोजन द्वारा सटीकता में बहाल किया जा सकता है। यदि त्रुटि माइक्रोमीटर के भागों के आकार और आकार के खराब होने से उत्पन्न होती है, तो इस माध्यम से सटीकता की बहाली संभव नहीं है; बल्कि, मरम्मत (पीसना, लैपिंग या पुर्जों को बदलना) की आवश्यकता होती है। मानक प्रकार के उपकरणों के लिए, व्यवहार में यह आसान और तेज़ है, और अक्सर अधिक महंगा नहीं होता है, नवीनीकरण करने के बजाय एक नया खरीदना।

यह भी देखें

 * फाइलर माइक्रोमीटर
 * वर्नियर स्केल

ग्रन्थसूची

 * . Reprinted by McGraw-Hill, New York and London, 1926 ; and by Lindsay Publications, Inc., Bradley, Illinois, (ISBN 978-0-917914-73-7).
 * ISO 3611: "Geometrical product specifications (GPS). Dimensional measuring equipment. Micrometers for external measurements. Design and metrological characteristics" (2010)
 * BS 870: "Specification for external micrometers" (2008)
 * BS 959: "Specification for internal micrometers (including stick micrometers)" (2008)
 * BS 6468: "Specification for depth micrometers" (2008)

बाहरी संबंध

 * micrometer simulator with zero error.
 * Print files including lessons and quizzes for teachers and students of the subject matter.
 * Simulator to practice reading and interpreting one-thousandth of a millimeter outside micrometer
 * How to read a micrometer screw gauge
 * How its made, micrometer