ट्यूब परीक्षक

ट्यूब परीक्षक या ट्यूब टेस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे वैक्यूम ट्यूब (थर्मिओनिक वाल्व) की कुछ विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समय की मांगों को पूरा करने के लिए ट्यूब टेस्टर वैक्यूम ट्यूब के साथ विकसित हुए, और उनका विकास ट्यूब युग के साथ समाप्त हो गया। पहले ट्यूब टेस्टर रेडियो ऑपरेटरों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के युद्धक्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट ट्यूबों के लिए डिज़ाइन की गई सरल इकाइयाँ थीं, ताकि वे आसानी से अपने संचार उपकरणों की ट्यूबों का परीक्षण कर सकें।

आधुनिक टेस्टर
अधिकांश आधुनिक टेस्टर नीचे सूचीबद्ध कई परीक्षण करते हैं और जो पूरी तरह से स्वचालित हैं। आधुनिक टेस्टरों के उदाहरणों में शामिल हैं एम्प्लिट्रेक्स AT1000, स्पेस-टेक लैब इजी ट्यूब टेस्टर, मैक्सी प्री-एम्प टेस्टर और मैक्सी-मैचर (केवल पावर ट्यूब) मैक्सी टेस्ट द्वारा और नया, और कुछ हद तक अधिक आदिम, ऑरेंज एम्पलीफिकेशन द्वारा डिवो (DIVO) VT1000। जबकि AT1000, इजी ट्यूब टेस्टर और मैक्सी-टेस्ट ब्रांड टेस्टर पूर्ण या निकट पूर्ण वोल्टेज पर ट्रांसकंडक्टेंस/जीएम और उत्सर्जन/आईपी के सटीक माप प्रदान करते हैं, ऑरेंज टेस्टर एक बहुत ही सरल संख्यात्मक गुणवत्ता स्केल प्रदान करता है। इजी ट्यूब टेस्टर में त्वरित ट्यूब मिलान +/- प्रतिशत डिस्प्ले की एक अनूठी विशेषता है।

फिलामेंट निरंतरता टेस्टर
सबसे सरल टेस्टर फिलामेंट निरंतरता टेस्टर है, आमतौर पर फिलामेंट/हीटर के साथ श्रृंखला में जुड़ा एक नियॉन लैंप और मुख्य द्वारा सीधे खिलाए गए वर्तमान सीमित प्रतिरोध के साथ। इसलिए परीक्षण के तहत विशेष ट्यूब के लिए उपयुक्त फिलामेंट वोल्टेज का चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उपकरण उन ट्यूबों की पहचान नहीं करेगा जो अन्य (अधिक संभावना) तरीकों से दोषपूर्ण हो सकते हैं, हो सकता है कि न ही किसी भी डिग्री के होना संकेत वही जाँच सस्ते मल्टीमीटर के प्रतिरोध परीक्षण से की जा सकती है।

ट्यूब चेकर
फिलामेंट निरंतरता परीक्षण के बाद ट्यूब चेकर सभी ट्यूब टेस्टरों में दूसरा सबसे सरल है। ट्यूबों का उपयोग कम पावर रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, इसके सामान्य उत्सर्जन के एक अंश पर फिलामेंट कनेक्शन के अलावा अन्य सभी तत्व एनोड के रूप में एक साथ जुड़े होते हैं। गलती से कभी-कभी उत्सर्जन टेस्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि वे सीधे गर्म प्रकारों में उत्सर्जन का एक अपरिष्कृत माप होते हैं (लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गर्म प्रकारों में अवांछित हीटर-कैथोड रिसाव का एक उपाय)। स्विच को सही फिलामेंट वोल्टेज और पिन का चयन करने की आवश्यकता होगी।

उत्सर्जन टेस्टर
जटिलता में अगला उत्सर्जन टेस्टर है, जो मूल रूप से किसी भी ट्यूब को एक डायोड के रूप में सावधानीपूर्वक कैथोड को जोड़कर, सभी ग्रिड और प्लेट को B+ voltage से जोड़ता है, फिलामेंट को सही वोल्टेज के साथ जोड़ता है, और प्लेट के साथ श्रृंखला में एमीटर या कैथोड।यह प्रभावी रूप से उत्सर्जन को मापता है, वर्तमान जो कैथोड उत्सर्जित करने में सक्षम है, दिए गए प्लेट वोल्टेज के लिए, जिसे आमतौर पर एक चर लोड रोकनेवाला द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। स्विच को सही फिलामेंट वोल्टेज का चयन करने की आवश्यकता होगी और साथ ही कौन से पिन फिलामेंट और कैथोड से संबंधित हैं।

उत्सर्जन टेस्टरों की समस्याएं हैं:


 * वे ट्यूबों की प्रमुख विशेषताओं को नहीं मापते हैं, जैसे ट्रांसकंडक्टेंस
 * वे वास्तविक भार, वोल्टेज और धाराओं पर परीक्षण नहीं करते हैं
 * वे स्थिर परिस्थितियों में ट्यूब का परीक्षण करते हैं, जो कि गतिशील परिस्थितियों के करीब भी नहीं हैं, ट्यूब एक वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में काम करेगी
 * सामान्य परिस्थितियों में ग्रिड द्वारा छिपे कैथोड में गर्म स्थानों की वजह से ग्रिड के साथ ट्यूब वास्तविक उत्सर्जन भी नहीं दिखा सकते हैं
 * ग्रिड कुछ हद तक आगे के पक्षपाती होंगे - कुछ ठीक नियंत्रण ग्रिड तार इसे झेलने की उनकी क्षमता में सीमित हैं
 * वर्तमान की मात्रा जिसे "100%" माना जाना चाहिए, प्रत्येक ट्यूब प्रकार के लिए जाना और प्रलेखित किया जाना चाहिए (और विभिन्न उत्सर्जन परीक्षण सर्किट विवरण के लिए अलग होगा)

उत्सर्जन टेस्टर का लाभ यह है कि सभी प्रकार के ट्यूब टेस्टरों से, यह ट्यूब के खराब होने की सबसे विश्वसनीय चेतावनी प्रदान करता है। यदि उत्सर्जन 70% पर है, तो अंतराचालकता 90% स्थिर हो सकता है, और 100% पर लाभ हो सकता है। जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय संस्करण Funke W19 था।

उत्सर्जन टेस्टर का नुकसान यह है कि यह एक अच्छी ट्यूब को खराब और खराब ट्यूब को अच्छे के रूप में जांच सकता है, क्योंकि यह ट्यूब के अन्य गुणों की उपेक्षा करता है। कम उत्सर्जन वाली एक ट्यूब अधिकांश सर्किटों में पूरी तरह से ठीक काम करेगी, और केवल उस संकेत पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह निर्दिष्ट से बहुत कम मापता है या यह कम इंगित करता है।

उत्सर्जन परीक्षक पर एक भिन्नता गतिशील चालन परीक्षक है, जो जैक्सन इलेक्ट्रिकल कंपनी ऑफ डेटन, ओहियो द्वारा विकसित एक प्रकार का परीक्षक है। मुख्य अंतर ग्रिड और प्लेट में प्रत्यक्ष धारा के स्थान पर 'आनुपातिक एसी वोल्टेज' के उपयोग का है।

शॉर्ट सर्किट टेस्ट
आमतौर पर, उत्सर्जन परीक्षकों में एक शॉर्ट सर्किट परीक्षण भी होता है जो नियॉन लैंप के साथ निरंतरता परीक्षक का एक रूपांतर है, और जो यह पहचानने की अनुमति देता है कि इलेक्ट्रोड के विभिन्न जोड़े के बीच कोई शॉर्टकट है या नहीं।

पैरामीट्रिक टेस्टर
इस प्रकार का एक परीक्षक परीक्षण की जा रही ट्यूब पर डीसी वोल्टेज लागू करता है, और डेटाशीट मानों को वास्तविक परिस्थितियों में सत्यापित किया जाता है। कुछ पैरामीट्रिक परीक्षक एसी वोल्टेज को परीक्षण की जा रही ट्यूब पर लागू करते हैं, सत्यापन के साथ उन परिस्थितियों में जो डीसी ऑपरेशन का अनुकरण करते हैं। उदाहरणों में फनके W20 और न्यूबर्गर RPG375 के साथ ट्यूब टेस्टर्स की AVO लाइन शामिल है।

म्यूचुअल कंडक्टेंस टेस्टर
आपसी चालन परीक्षक (म्यूचुअल कंडक्टेंस टेस्टर) प्लेट और स्क्रीन ग्रिड पर सही डीसी वोल्टेज बनाए रखते हुए, नियंत्रण ग्रिड में पूर्वाग्रह और एक एसी वोल्टेज लागू करके और प्लेट पर प्राप्त वर्तमान को मापने के द्वारा गतिशील रूप से ट्यूब का परीक्षण करता है। यह सेटअप माइक्रोमहोस में इंगित ट्यूब के ट्रांसकंडक्टेंस को मापता है।

ऑसिलोस्कोप ट्यूब वक्र ट्रेसर प्लग-इन
वैक्यूम ट्यूबों के लिए और बाद में सेमीकंडक्टर उपकरणों के लिए विशेषता वक्रों का एक पूरा सेट, एक प्लग-इन एडेप्टर के उपयोग से या एक समर्पित वक्र ट्रेसर पर एक आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण टेक्ट्रोनिक्स 570 है।

स्व-सेवा ट्यूब टेस्टर
1920 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक की शुरुआत तक, अमेरिका में कई डिपार्टमेंट स्टोर, दवा भंडार और किराने की दुकानों में स्वयं सेवा ट्यूब-वेंडिंग डिस्प्ले था। इसमें आमतौर पर निर्देशों के फ्लिप चार्ट के साथ ट्यूबों के एक बंद कैबिनेट के ऊपर एक ट्यूब-टेस्टर होता है। एक खराब उपकरण, जैसे रेडियो या टेलीविजन से ट्यूबों को हटा देता है, उन्हें स्टोर में लाता है, और उन सभी का परीक्षण करता है, ट्यूब और फ्लिप चार्ट पर मॉडल नंबर से निर्देशों को देखता है। यदि एक ट्यूब खराब थी, तो स्टोर कर्मी कैबिनेट से एक प्रतिस्थापन बेच देंगे।

उस समय, टेलीविजन में सीआरटी को छोड़कर, उपभोक्ता उपकरणों में ट्यूब सॉकेट में स्थापित किए गए थे और आसानी से बदले जा सकते थे। उपकरणों में आमतौर पर एक आरेख के साथ एक हटाने योग्य पीठ होती है जिसमें दिखाया जाता है कि प्रत्येक ट्यूब को कहां बदलना है। केवल कुछ प्रकार के ट्यूब सॉकेट थे; एक रेडियो या टेलीविजन सेट में कई समान सॉकेट होंगे, इसलिए गलती से अलग-अलग कार्यों के साथ ट्यूबों का आदान-प्रदान करना आसान था, लेकिन दो अलग-अलग सॉकेट के बीच समान आधार। यदि परीक्षण से पता चलता है कि सभी ट्यूब काम कर रहे हैं, तो अगला कदम मरम्मत की दुकान थी। जैसे ही ट्रांजिस्टरीकृत उपकरणों ने बाजार पर कब्जा कर लिया, किराने की दुकान के ट्यूब-परीक्षक गायब हो गए।

यह भी देखें

 * ट्रांजिस्टर टेस्टर
 * ट्यूब सॉकेट
 * बोगी मूल्य

बाहरी संबंध

 * "The idiot's guide to tube testers"
 * "Does Your Process Need Tube Testing Machines?"