लंबाई माप

लंबाई, दूरी, या सीमा माप कई नियमों को संदर्भित करता है जिसमें लंबाई, दूरी या सीमा को मापा जा सकता है। अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण मापक हैं, इसके बाद पारगमन-समय के नियम और प्रकाश की गति के आधार पर व्यतिकरणमापी के नियम हैं।

स्फटिक और विवर्तन विसरण जैसी वस्तुओं के लिए, एक्स-रे और इलेक्ट्रॉन किरण के साथ विवर्तन का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक आयाम में बहुत छोटी त्रि-आयामी संरचनाओं के लिए मापन तकनीक गहन कंप्यूटर प्रारूपों के साथ मिलकर विशेष उपकरणों का उपयोग करती है।

मानक मापन
मापक सबसे सरल प्रकार का लंबाई माप उपकरण है, लंबाई को एक छड़ी पर मुद्रित निशान या उत्कीर्णन द्वारा परिभाषित किया जाता है।अधिक उपर्युक्त नियम उपलब्ध होने से पहले मीटर को प्रारंभ में एक मापन का उपयोग करके परिभाषित किया जाता था।

माप उपकरणों के उपर्युक्त माप या अंशांकन के लिए मापन ब्लॉक एक सामान्य विधि है।

छोटी या सूक्ष्म वस्तुओं के लिए,सूक्ष्मफ़ोटोचित्रण का उपयोग किया जा सकता है, जहां लंबाई को रेखाजाल का उपयोग करके अंशांकन किया जाता है। रेखाजाल एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें उपर्युक्त लंबाई की रेखाएँ होती हैं। रेखाजाल को नेट्रिका में फिट किया जा सकता है या उनका उपयोग माप विमान पर किया जा सकता है।

पारगमन-समय माप
लंबाई के पारगमन-समय माप के पीछे मूल विचार यह है कि लंबाई के एक छोर से दूसरे छोर तक एक संकेत भेजा जाए, और पुनः वापस किया जाए। राउंड ट्रिप का समय पारगमन समय Δt है, और लंबाई ℓ तब 2ℓ = Δt*"v" है, जिसमें v संकेत के प्रसार की गति यह मानते हुए कि दोनों दिशाओं में समान है। यदि संकेत के लिए प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो इसकी प्रकाश की गति उस माध्यम पर निर्भर करती है जिसमें यह प्रसारित होता है; SI इकाइयों में गति एक परिभाषित मान c0 है इस प्रकार, जब पारगमन-समय के पद्धति में प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो लंबाई माप स्रोत आवृत्ति के ज्ञान के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन मापने में त्रुटि के अधीन हैं पारगमन समय, विशेष रूप से स्पंद उत्सर्जन और पहचान उपकरण के प्रतिक्रिया समय द्वारा प्रारंभ किया जाता है इसके अतिरिक्त अनिश्चितता संदर्भ निर्वात के लिए प्रयुक्त माध्यम से संबंधित अपवर्तक सूचकांक सुधार किया जाता है, जिसे एसआई इकाइयों में पारम्परिक निर्वात के माध्यम से एक से बड़ा अपवर्तनांक प्रकाश को धीमा कर देता है।

नावों और विमानों के लिए पारगमन -समय मापन अधिकांश रेडियो नौसंचालन प्रणाली का आधार है, उदाहरण के लिए, राडार और नौसंचालन के लिए लगभग अप्रचलित लंबी दूरी की सहायता लोरान-सी एक रडार प्रणाली में विद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्पंदों को वाहन द्वारा भेजा जाता है और एक उत्तरदाता बीकन से प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। पल्स भेजने और प्राप्त करने के बीच के समय अंतराल की निगरानी की जाती है और दूरी निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ग्लोबल स्थिति निर्धारण प्रणाली में कई उपग्रहों से एक ज्ञात समय पर एक और शून्य का एक कूट उत्सर्जित होता है, और उनके आगमन के समय को एक रिसीवर पर लेखबद्ध किया जाता है, साथ ही उन्हें भेजा गये संदेशों में कूटबद्‍ध किया गया। यह मानते हुए कि रिसीवर घड़ी उपग्रहों पर समकालिक घड़ियों से संबंधित हो सकती है, पारगमन समय पाया जा सकता है और प्रत्येक उपग्रह को दूरी प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। चार उपग्रहों के डेटा को मिलाकर रिसीवर की घड़ी की त्रुटि को ठीक किया जाता है।

इस तरह की तकनीक उपर्युक्तता में उस दूरी के अनुसार भिन्न होती है जिस पर उनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, लोरान-सी के बारे में उपर्युक्त है 6 km, जीपीएस के बारे में 10 m, एन्हांस्ड जीपीएस, जिसमें एक सुधार संकेत स्थलीय स्टेशनों और अंतर जीपीएस डीजीपीएस या उपग्रहों अर्थात, वाइड एरिया ऑग्मेंटेशन प्रणाली से प्रेषित होता है, कुछ मीटर तक उपर्युक्तता ला सकता है या < 1 meter, विशिष्ट अनुप्रयोगों में, दस सेंटीमीटर रोबोटिक्स के लिए उड़ान का समय लिडार का उद्देश्य 10 - 100 मीटर की लंबाई और लगभग 5 - 10 मिमी की उपर्युक्तता है।

इंटरफेरोमीटर माप
कई व्यावहारिक परिस्थितियों में, और उपर्युक्त काम के लिए, पारगमन-समय मापन का उपयोग करते हुए आयाम का माप केवल लंबाई के प्रारंभिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके परिष्कृत किया जाता है। [3] [4] सामान्यतः लंबी दूरी के लिए पारगमन समय मापन को प्राथमिकता दी जाती है,

यह आंकड़ा योजनाबद्ध रूप से दिखाता है कि मिशेलसन इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके लंबाई कैसे निर्धारित की जाती है, दो पैनल दो पथों की यात्रा करने के लिए बीम वर्गविभाजक द्वारा विभाजित एक प्रकाश किरण उत्सर्जित करने वाला एक लेजर स्रोत दिखाते हैं।

कोने के क्यूब्स (सी सी ) की एक जोड़ी से दो घटकों को बाउंस करके प्रकाश को पुनर्संयोजित किया जाता है जो दो घटकों को बीम वर्गविभाजक में फिर से जोड़ने के लिए वापस कर देता है। कोने का घन घटना को परावर्तित बीम से विस्थापित करने का कार्य करता है, जो दो बीमों को सुपरपोज़ करने के कारण होने वाली कुछ जटिलताओं से बचा जाता है। बाएँ हाथ के कोने के क्यूब और बीम वर्गविभाजक के बीच की दूरी की तुलना निश्चित लेग पर उस अलगाव से की जाती है क्योंकि मापी जाने वाली वस्तु की लंबाई की तुलना करने के लिए बाएँ हाथ की रिक्ति को समायोजित किया जाता है।

शीर्ष पैनल में पथ ऐसा है कि पुन: संयोजन के बाद दो बीम एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, जिससे एक मजबूत प्रकाश पैटर्न प्राप्त होता है। निचला पैनल एक पथ दिखाता है जिसे बाएं हाथ के दर्पण को एक चौथाई तरंगदैर्घ्य से और दूर ले जाकर एक आधा तरंगदैर्ध्य बनाया जाता है, जिससे पथ अंतर आधे तरंग दैर्ध्य से बढ़ जाता है। उदाहरण यह है कि दो बीम एक दूसरे के विरोध में पुन: संयोजन में हैं, और पुनः संयोजित प्रकाश की तीव्रता शून्य तक गिर जाती है। इस प्रकार, जैसा कि दर्पणों के बीच की दूरी को समायोजित किया जाता है, सुदृढीकरण और रद्दीकरण के बीच मनाया गया प्रकाश तीव्रता चक्र पथ अंतर के तरंग दैर्ध्य की संख्या में परिवर्तन के रूप में होता है, और देखी गई तीव्रता वैकल्पिक रूप से चोटियों उज्ज्वल सूरज और मंद काले बादल होती है। इस व्यवहार को तरंग प्रसार कहा जाता है और मशीन को इंटरफेरोमीटर कहा जाता है। किनारों की गिनती करके यह पता चलता है कि निश्चित पैर की तुलना में मापे गए पथ की लंबाई कितनी तरंगदैर्घ्य है। इस तरह, एक विशेष परमाणु वर्णक्रमीय रेखा के अनुरूप तरंग दैर्ध्य λ की इकाइयों में माप किए जाते हैं। तरंग दैर्ध्य में लंबाई को मीटर की इकाइयों में लंबाई में परिवर्तित किया जा सकता है यदि चयनित संक्रमण की ज्ञात आवृत्ति f है। तरंग दैर्ध्य λ की एक निश्चित संख्या के रूप में लंबाई λ का उपयोग कर मीटर से संबंधित है λ = c0 / f. c0के साथ 299,792,458 मी/सेकेंड का परिभाषित मान, तरंगदैर्घ्य में मापी गई लंबाई में त्रुटि प्रकाश स्रोत की आवृत्ति को मापने में त्रुटि द्वारा मीटर में इस रूपांतरण से बढ़ जाती है।योग और अंतर बीट आवृत्तियों को उत्पन्न करने के लिए कई तरंग दैर्ध्य के स्रोतों का उपयोग करके, पूर्ण दूरी माप संभव हो जाता है।

लंबाई निर्धारण के लिए इस पद्धति के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सावधानीपूर्वक विशिष्टता की आवश्यकता होती है, और लेज़र स्रोत को नियोजित करने का एक कारण है जहां तरंग दैर्ध्य को स्थिर रखा जा सकता है। स्थिरता के अतिरिक्त, यद्यपि किसी भी स्रोत की उपर्युक्त आवृत्ति में रेखाविस्तार सीमाएं होती हैं। अन्य महत्वपूर्ण त्रुटियां इंटरफेरोमीटर द्वारा ही प्रस्तुत की जाती हैं; विशेष रूप से: प्रकाश किरण संरेखण, समतलीकरण और भिन्नात्मक किनारा निर्धारण में त्रुटियो के माध्यम के प्रस्थान के लिए भी सुधार किए जाते हैं उदाहरण के लिए, वायु [12]) पारम्परिक निर्वात के संदर्भ माध्यम से तरंगदैर्घ्य का उपयोग करने वाला विभेदन ΔL/L ≈ 10−9 – 10−11 की सीमा में होता है, जो मापी गई लंबाई, तरंगदैर्घ्य और उपयोग किए गए इंटरफेरोमीटर के प्रकार पर निर्भर करता है

मापन के लिए उस माध्यम के सावधानीपूर्वक विनिर्देशन की भी आवश्यकता होती है जिसमें प्रकाश फैलता है। एसआई इकाइयों में निर्वात इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होने के लिए संदर्भ निर्वात के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम से संबंधित माध्यम से संबंधित करने के लिए एक अपवर्तक सूचकांक सुधार किया जाता है। इन अपवर्तक सूचकांक सुधारों को आवृत्तियों को जोड़कर अधिक उपर्युक्त रूप से पाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, वे आवृत्तियाँ जिन पर प्रसार जल वाष्प की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील है। इस तरह अपवर्तक सूचकांक में गैर-आदर्श योगदान को स्थापित सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करके दूसरी आवृत्ति पर मापा और ठीक किया जा सकता है।

इसके विपरीत, यह फिर से ध्यान दिया जा सकता है, कि लंबाई का पारगमन-समय माप स्रोत आवृत्ति के किसी भी ज्ञान से स्वतंत्र है, माप माध्यम से पारंपरिक निर्वात के संदर्भ माध्यम से संबंधित सुधार की संभावित निर्भरता को छोड़कर, जो वास्तव में स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर हो सकता है। जहां स्पंदावली या किसी अन्य तरंग संरूपण का उपयोग किया जाता है, वहां आवृत्तियों की एक श्रृंखला सम्मिलित हो सकती है।

विवर्तन माप
छोटी वस्तुओं के लिए, विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है जो तरंग दैर्ध्य की इकाइयों में आकार निर्धारित करने पर भी निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए, एक स्फटिक के मामले में, एक्स-रे विवर्तन का उपयोग करके परमाणु रिक्ति निर्धारित की जा सकती है। सिलिकॉन के जाली पैरामीटर के लिए वर्तमान सर्वोत्तम मूल्य, निरूपित a, है:


 * a = 543.102 0504(89) × 10−12 m,

ΔL/L ≈ के एक संकल्प के अनुरूप 3 × 10−10. इसी तरह की तकनीकें विवर्तन झंझरी जैसी बड़ी आवधिक सरणियों में दोहराई जाने वाली छोटी संरचनाओं के आयाम प्रदान कर सकती हैं।

इस तरह के माप माप क्षमताओं का विस्तार करते हुए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंशांकन की अनुमति देते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में गैर-सापेक्षवादी इलेक्ट्रॉनों के लिए, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है:


 * $$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e e V}} \, $$

V के साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा ट्रैवर्स किया गया विद्युत वोल्टेज ड्रॉप, meइलेक्ट्रॉन द्रव्यमान, e प्राथमिक आवेश, और h किनारा स्थिरांक इस तरंग दैर्ध्य को एक स्फटिक विवर्तन पैटर्न का उपयोग करके अंतर-परमाणु रिक्ति के संदर्भ में मापा जा सकता है, और उसी स्फटिक पर जाली रिक्ति के एक दृक् माप के माध्यम से मीटर से संबंधित होता है। अंशांकन के विस्तार की इस प्रक्रिया को मेट्रोलॉजिकल ट्रेसबिलिटी कहा जाता है। माप के विभिन्न शासनों को जोड़ने के लिए मेट्रोलॉजिकल ट्रैसेबिलिटी का उपयोग खगोलीय लंबाई की विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्रह्मांडीय दूरी की सीढ़ी के पीछे के विचार के समान है। दोनों प्रयोज्यता की अतिव्यापी श्रेणियों का उपयोग करके लंबाई माप के लिए अलग-अलग तरीकों को कैलिब्रेट करते हैं।

दूर और गतिमान लक्ष्य
ऋजुरेखन वह तकनीक है जो प्रेक्षक से लक्ष्य तक की दूरी या तिरछी सीमा को मापती है, विशेष रूप से दूर और गतिमान लक्ष्य को।

सक्रियनियम एकतरफा संचरण और निष्क्रिय प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं। सक्रिय परासमापी विधियों में लेजर रडार, सोनार और पराध्वनिक परासमापी सम्मिलित हैं

अन्य उपकरण जो त्रिकोणमिति का उपयोग करके दूरी को मापते हैं, वे हैं स्टैडियामेट्रिक परासमापी संयोग परासमापी और त्रिविम परासमापी माप बनाने के लिए ज्ञात जानकारी के एक सेट का उपयोग करने वाली पुरानी पद्धतियां 18 वीं शताब्दी के बाद से नियमित उपयोग में हैं।

स्पेशल ऋजुरेखन सक्रिय रुप से समकालिक ट्रांसमिशन और उड़ान के समय का मापन मे उपयोग करती है। कई प्राप्त संकेतों के बीच समय के अंतर का उपयोग उपर्युक्त दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग उपग्रह दिशाज्ञान में किया जाता है। पृथ्वी की सतह के एक मानकीकृत प्रारूप के संयोजन के साथ, उस सतह पर एक स्थान उच्च उपर्युक्तता के साथ निर्धारित किया जा सकता है। तुल्यकालिक रिसीवर के उपर्युक्त समय के बिना ऋजुरेखन विधियों को स्यूडोरेंज कहा जाता है, उदाहरण के लिए, जीपीएस पोजीशनिंग में उपयोग किया जाता है।

अन्य प्रणालियों के साथ मात्र निष्क्रिय विकिरण माप से प्राप्त किया जाता है: वस्तु का शोर या विकिरण हस्ताक्षर उस संकेत को उत्पन्न करता है जिसका उपयोग सीमा निर्धारित करने के लिए किया जाता है इस अतुल्यकालिक विधि को सक्रिय पिंग्स के उपयुक्त स्केलिंग के अतिरिक्त कई बियरिंग लेकर एक सीमा प्राप्त करने के लिए कई मापों की आवश्यकता होती है, अन्यथा प्रणाली किसी एक माप से एक साधारण असर प्रदान करने में सक्षम है।

एक समय क्रम में कई मापों को मिलाने से ट्रैकिंग और ट्रेसिंग होती है। स्थलीय वस्तुओं के रहने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वेक्षण है।

अन्य तकनीकें
स्थानीय संरचनाओं के आयामों को मापना, जैसा कि आधुनिक एकीकृत परिपथों में होता है, रेखाचित्रण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके किया जाता है। यह उपकरण एक उच्च निर्वात बाड़े में मापी जाने वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को बाउंस करता है, और परावर्तित इलेक्ट्रॉनों को एक फोटोडिटेक्टर छवि के रूप में एकत्र किया जाता है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है। ये ट्रांजिट-टाइम माप नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रारूप से सैद्धांतिक परिणामों के साथ छवियों के फूरियर रूपांतरणो की तुलना पर आधारित हैं। इस तरह के विस्तृत तरीकों की आवश्यकता होती है क्योंकि छवि मापी गई विशेषता के त्रि-आयामी ज्यामिति पर निर्भर करती है, उदाहरण के लिए, एक किनारे का समोच्च, न कि केवल एक- या दो-आयामी गुणों पर। अंतर्निहित सीमाएं बीम की चौड़ाई और इलेक्ट्रॉन बीम की तरंग दैर्ध्य हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम ऊर्जा द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जैसा कि पहले ही चर्चा की गई है। इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मापों का अंशांकन कठिन है, क्योंकि परिणाम मापी गई सामग्री और इसकी ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य है 0.5 Å, और एक विशिष्ट संकल्प के बारे में है 4 nm.अन्य छोटे आयाम तकनीक परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी, केंद्रित आयन बीम और हीलियम आयन सूक्ष्मदर्शी हैं। संचरण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापे गए मानक नमूनों का उपयोग करके अंशांकन का प्रयास किया जाता है। परमाणु ओवरहॉसर प्रभाव स्पेक्ट्रमदर्शी एक विशेष प्रकार का परमाणु चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रमदर्शी है, जहां परमाणुओं के बीच की दूरी को मापा जा सकता है। यह उस प्रभाव पर आधारित है जहां एक रेडियो पल्स द्वारा उत्तेजना के बाद परमाणु स्पिन क्रॉस-शिथिलता नाभिक के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। स्पिन युग्मन के विपरीत, नोई अंतरिक्ष के माध्यम से फैलता है और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि परमाणु बांड से जुड़े हों, इसलिए यह रासायनिक माप के अतिरिक्त एक सही दूरी माप है। विवर्तन मापन के विपरीत, नोसी को स्फटकीय नमूने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समाधान अवस्था में किया जाता है और उन पदार्थों पर लागू किया जा सकता है जिन्हें स्फटकीय करना कठिन होता है

इकाइयों की अन्य प्रणालियाँ
इकाइयों की कुछ प्रणालियों में, वर्तमान एसआई प्रणाली के विपरीत, लंबाई मौलिक इकाइयां हैं उदाहरण के लिए, पुरानी एसआई इकाइयों में तरंग दैर्ध्य और परमाणु इकाइयों में बोर्स और पारगमन के समय से परिभाषित नहीं होते हैं। यद्पि, ऐसी इकाइयों में भी, लंबाई के साथ प्रकाश के दो पारगमन समय की तुलना करके दो लंबाई की तुलना की जा सकती है। इस तरह की समय-समय-उड़ान पद्धति मौलिक लंबाई इकाई के एक बहु के रूप में लंबाई के निर्धारण से अधिक उपर्युक्त हो सकती है या नहीं भी हो सकती है।

उपकरणों से संपर्क करें

 * वास्तुकार का पैमाना
 * कैलिपर
 * विकर्ण पैमाने
 * इंजीनियर का पैमाना
 * त्रुटि नापने का यंत्र, अंतराल के आकार को मापने के लिए काम करने वाले धातु में उपयोग किया जाता है
 * गेज ब्लॉक
 * गुंटर की चेन
 * छड़ नापना
 * मीटर छड़ी
 * मीट्रिक पैमाना
 * माइक्रोमीटर (डिवाइस)
 * ओपिसोमीटर या कर्वीमीटर
 * पेसिंग (सर्वेक्षण)
 * शासक
 * स्टैडीमीटर
 * सर्वेयर का पहिया
 * नापने का फ़ीता
 * थ्रेड पिच गेज
 * अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज
 * यार्ड स्टिक

गैर-संपर्क उपकरण

 * बज रहा है

उड़ान के समय के आधार पर

 * इलेक्ट्रॉनिक दूरी मीटर
 * अल्ट्रासोनिक ऋजुरेखन मॉड्यूल (सोनार, गूंज लग रहा है)
 * रडार दूरी माप
 * लेजर रेंजफाइंडर, लिडार

यह भी देखें

 * एग्जिट नंबर दूरी आधारित नंबर दूरी आधारित सड़क निकास नंबर
 * रैखिक संदर्भ
 * मेरिडियन चाप
 * मील का पत्थर
 * रेंजफाइंडर
 * ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GHz-रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रनटाइम माप द्वारा अप्रत्यक्ष
 * हाइप्सोमीटर
 * इंटरफेरोमीटर
 * मैक्रोमीटर
 * ओडोमीटर
 * स्थिति संवेदक
 * पोजिशनिंग सिस्टम
 * मानक शासक, खगोल विज्ञान में
 * टैचीमीटर (सर्वेक्षण)
 * टेक्सीमीटर, माप में आमतौर पर एक समय घटक भी शामिल होता है
 * टेलूरोमीटर
 * यात्रा माइक्रोस्कोप
 * कोणीय मापक यंत्र
 * altimeter, ऊँचाई
 * दूरी मापने के उपकरण (विमानन)
 * इलिप्सोमेट्री # इमेजिंग इलिप्सोमेट्री
 * फ़्रीक्वेंसी-मॉड्युलेटेड निरंतर-तरंग रडार (FMCW)
 * लंबाई पैमाने
 * कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी
 * परिमाण के आदेश (लंबाई)
 * पल्स-डॉपलर रडार
 * रेंज अस्पष्टता संकल्प
 * लौकिक दूरी की सीढ़ी
 * ब्राडली ए फिस्के
 * चकाचौंध छलावरण
 * डिप्रेशन रेंज फाइंडर
 * अग्नि नियंत्रण प्रणाली
 * रेंज-फाइंडर पेंटिंग
 * रेंजफाइंडिंग टेलीमीटर
 * तिरछी सीमा
 * टैकियोमेट्री
 * टेलीमीटर क्रोनोग्रफ़
 * टेलूरोमीटर