आयनीकरण कक्ष

आयनीकरण कक्ष गैसीय आयनीकरण संसूचक का सबसे सरल प्रकार है, और एक्स-रे, गामा किरणों और बीटा कणों सहित कई प्रकार के आयनकारी विकिरण का ज्ञात करने और मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से, आयनीकरण कक्ष शब्द विशेष रूप से उन संसूचकों को संदर्भित करता है जो विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोग के माध्यम से गैस के अंदर 'प्रत्यक्ष आयनीकरण' द्वारा बनाए गए सभी शुल्क एकत्र करते हैं। यह घटना विकिरण और गैस के मध्य प्रत्येक अंतःक्रिया द्वारा बनाए गए असतत आवेशों का उपयोग छोटे प्रत्यक्ष प्रवाह के रूप में एक आउटपुट उत्पन्न करने के लिए करता है। इसका अर्थ है कि भिन्न-भिन्न आयनकारी घटनाओं को मापा नहीं जा सकता है, इसलिए विभिन्न प्रकार के विकिरण विकिरण की ऊर्जा को भिन्न नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह समग्र आयनीकरण प्रभाव का बहुत अच्छा माप देता है। आयनीकरण आनुपातिक काउंटर गीगर काउंटर

आयन कक्षों में ऊर्जा की विस्तृत श्रृंखला में विकिरण के लिए समान प्रतिक्रिया होती है और गामा विकिरण के उच्च स्तर को मापने का रुचिकर साधन है। जैसे कि विकिरण गर्म सेल में क्योंकि वे बिना क्षरण के उच्च विकिरण क्षेत्रों में लंबे समय तक सहन कर सकते हैं। वे व्यापक रूप से परमाणु ऊर्जा उद्योग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, आग का पता लगाने, विकिरण संरक्षण और पर्यावरण निरक्षण में उपयोग किए जाते हैं।

संचालन का सिद्धांत
गैस आयनीकरण कक्ष घटना विकिरण के कारण गैस के अंदर निर्मित आयन की संख्या से आवेश को मापता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड के साथ गैस से भरा कक्ष होता है; जो एनोड और कैथोड के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रोड समानांतर प्लेटों (समानांतर प्लेट आयोनाइजेशन चेम्बर्स: पीपीआईसी) के रूप में हो सकते हैं, या समाक्षीय रूप से स्थित आंतरिक एनोड तार के साथ सिलेंडर हो सकते हैं।

भरण गैस में विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए इलेक्ट्रोड केमध्य वोल्टेज क्षमता लागू की जाती है। जब इलेक्ट्रोड केमध्य गैस परमाणु या अणु घटना आयनीकरण विकिरण द्वारा आयनित होते हैं, तो आयन-जोड़े बनते हैं और परिणामी सकारात्मक आयन और पृथक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत रासायनिक ध्रुवीयता के इलेक्ट्रोड में चले जाते हैं। यह आयनीकरण धारा उत्पन्न करता है जिसे विद्युतमापी सर्किट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर बहुत कम आउटपुट करंट को मापने में सक्षम होना चाहिए जो चैम्बर डिजाइन, विकिरण मात्रा और लागू वोल्टेज के आधार पर फेम्टोएम्पीयर से पीकोएम्पीयर के क्षेत्र में है।

आयन युग्मों के पुनर्संयोजन को रोकने के लिए विद्युत क्षेत्र पर्याप्त रूप से स्थिर होना चाहिए जो आयन धारा को कम कर देगा, और कैथोड तक पहुंचने पर इलेक्ट्रॉनों के साथ उनके पुनर्संयोजन द्वारा सकारात्मक आयनों के निर्माण को रोका जाता है। ऑपरेशन के इस मोड को "वर्तमान" मोड के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि आउटपुट सिग्नल एक निरंतर चालू है, न कि पल्स आउटपुट जैसा कि गीजर-मुलर ट्यूब या आनुपातिक काउंटर की स्थिति में होता है।

कक्ष के प्रकार और निर्माण
निम्नलिखित कक्ष प्रकार सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं।

फ्री-एयर कक्ष
यह वायुमंडल के लिए स्वतंत्र रूप से खुला कक्ष है, जहां भरण गैस परिवेशी वायु है। घरेलू धुआँ संसूचक इसका अच्छा उदाहरण है, जहां कक्ष के माध्यम से हवा का प्राकृतिक प्रवाह आवश्यक है जिससे आयन धारा में परिवर्तन से धुएं के कणों का पता लगाया जा सके। अन्य उदाहरण ऐसे अनुप्रयोग हैं जहां कक्ष के बाहर आयन बनाए जाते हैं लेकिन हवा या गैस को विवश प्रवाह द्वारा ले जाया जाता है।

वेंटेड कक्ष
ये कक्ष सामान्य रूप से बेलनाकार होते हैं और वायुमंडलीय दबाव पर काम करते हैं, लेकिन नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जलशुष्कक युक्त फिल्टर को वेंट लाइन में स्थापित किया जाता है। यह कक्ष के आंतरिक भाग में नमी के निर्माण को रोकने के लिए है, जो अन्यथा परिवर्तित वायुमंडलीय वायु दबाव के "पंप" प्रभाव से प्रारंभ हो जाएगा। इन कक्षों में बेलनाकार शरीर होता है जो कुछ मिलीमीटर मोटी एल्यूमीनियम या प्लास्टिक से बना होता है। सामग्री का हवा के समान परमाणु संख्या के लिए चयन किया जाता है जिससे कि विकिरण बीम ऊर्जा की सीमा पर दीवार को "वायु समतुल्य" कहा जा सके। यह सुनिश्चित करने का प्रभाव है कि कक्ष में गैस कार्य कर रही है जैसे कि यह असीम रूप से बड़ी गैस मात्रा का भाग था, और दीवार सामग्री के साथ गामा की अंतःक्रिया को कम करके त्रुटिहीन को बढ़ाता है। दीवार सामग्री की परमाणु संख्या जितनी अधिक होगी, अंतःक्रिया की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दीवार की मोटाई मोटी दीवार के साथ हवा के प्रभाव को बनाए रखने और पतली दीवार का उपयोग करके बढ़ती संवेदनशीलता के मध्य व्यापार-बंद है। इन कक्षों में प्रायः पर्याप्त पतली सामग्री से बनी अंत खिड़की होती है, जैसे कि माइलर, जिससे कि बीटा कण गैस की मात्रा में प्रवेश कर सकें। गामा विकिरण अंत खिड़की और निकट की दीवारों दोनों से प्रवेश करता है। हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरणों के लिए दीवार की मोटाई फोटॉन दिशात्मकता को कम करने के लिए यथासंभव समान बनाई जाती है, चूंकि कोई भी बीटा विंडो प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से अत्यधिक दिशात्मक होती है। हवा के दबाव के साथ दक्षता में छोटे परिवर्तनों के लिए वेंटेड कक्ष अतिसंवेदनशील होते हैं और सुधार कारक बहुत त्रुटिहीन माप अनुप्रयोगों के लिए लागू किए जा सकते हैं।

मुहरबंद कम दबाव कक्ष
ये वेंटेड चैंबर के निर्माण के समान हैं, लेकिन वायुमंडलीय दबाव पर या उसके आसपास सील और संचालित होते हैं। इन कक्षों में वेंट और डिसेकेंट की आवश्यकता नहीं होने का भी लाभ होता है। ज्ञात करने की दक्षता में सुधार करने के लिए, वे महान गैस से भरे हुए हैं क्योंकि हवा में अत्यधिक विद्युतीय ऑक्सीजन सरलता से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पकड़ लेती है, जिससे नकारात्मक आयन बनते हैं। बीटा विंडो की शक्ति वायुमंडलीय दबाव से भिन्न दबाव को सीमित करती है जिसे सहन किया जा सकता है, और सामान्य सामग्री स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम है जिसकी सामान्य मोटाई 25 माइक्रोमीटर है।

उच्च दबाव कक्ष
उच्च दबाव वाली गैस के उपयोग से कक्ष की दक्षता को और बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः 8-10 वायुमंडल का दबाव उपयोग किया जा सकता है, और विभिन्न महान गैसों को नियोजित किया जाता है। उच्च दबाव के परिणामस्वरूप अधिक गैस घनत्व होता है और इस प्रकार घटना विकिरण द्वारा भरण गैस और आयन-जोड़ी निर्माण के साथ टकराव की अधिक संभावना होती है। इस उच्च दबाव का सामना करने के लिए आवश्यक दीवार की मोटाई में वृद्धि के कारण, केवल गामा विकिरण को ज्ञात किया जा सकता है। इन संसूचकों का उपयोग सर्वेक्षण मीटर और पर्यावरण निरक्षण के लिए किया जाता है।

कक्ष ज्यामिति
सामान्यतः विकिरण चिकित्सा मापन के लिए बेलनाकार या थिम्बल कक्ष का उपयोग किया जाता है। सक्रिय आयतन आंतरिक प्रवाहकीय सतह (कैथोड) और केंद्रीय एनोड के साथ थिम्बल आकार की गुहा के अंदर रखा जाता है। कैविटी में लगाया गया बायस वोल्टेज आयन एकत्र करता है और करंट उत्पन्न करता है जिसे इलेक्ट्रोमीटर से मापा जा सकता है।

समानांतर-प्लेट कक्ष (पीपीआईसी) छोटी सी डिस्क के आकार के होते हैं, जिसमें गोलाकार एकत्रित इलेक्ट्रोड छोटे से अंतर से भिन्न होते हैं, सामान्यतः 2 मिमी या उससे कम। ऊपरी डिस्क अत्यंत पतली है, जो बेलनाकार कक्ष के साथ संभव होने की तुलना में अधिक त्रुटिहीन निकट-सतह मात्रा माप की अनुमति देती है। मॉनिटर कक्ष सामान्यतः पीपीआईसी होते हैं जिनका उपयोग विकिरण बीम की तीव्रता जैसे निरंतर मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए उपयोग किए जाने वाले रैखिक त्वरक के शीर्ष के भीतर। मल्टी-कैविटी आयनीकरण कक्ष कई भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विकिरण बीम की तीव्रता को माप सकते हैं, बीम समरूपता और समतलता की जानकारी प्रदान करते हैं।

अनुसंधान और अंशांकन कक्ष
आयन कक्ष के प्रारंभिक संस्करणों का उपयोग मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी द्वारा रेडियोधर्मी सामग्री को पृथक करने में उनके मूल कार्य में किया गया था। तब से आयन कक्ष अनुसंधान और अंशांकन उद्देश्यों के लिए प्रयोगशाला में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण रहा है।

संघनित्र कक्ष
संघनित्र कक्ष में तने के अंदर द्वितीयक गुहा होता है जो संधारित्र के रूप में कार्य करता है। जब यह संधारित्र पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तो थिम्बल के अंदर कोई भी आयनीकरण इस आवेश का प्रतिकार करता है, और आवेश में परिवर्तन को मापा जा सकता है। वे केवल 2 मेव या उससे कम ऊर्जा वाले बीम के लिए व्यावहारिक हैं, और उच्च स्टेम रिसाव उन्हें त्रुटिहीन डोसिमेट्री के लिए अनुपयुक्त बनाता है।

एक्सट्रपलेशन कक्ष
एक समानांतर प्लेट कक्ष के निर्माण के समान, एक्सट्रपलेशन कक्ष की ऊपरी प्लेट को माइक्रोमीटर स्क्रू का उपयोग करके कम किया जा सकता है। मापन को भिन्न-भिन्न प्लेट स्पेसिंग के साथ लिया जा सकता है और शून्य की प्लेट स्पेसिंग के लिए एक्सट्रपलेशन किया जा सकता है, अर्थात कक्ष के बिना मात्रा।

हाथ में पकड़ा हुआ
बीटा और गामा विकिरण को मापने के लिए हाथ से आयोजित विकिरण सर्वेक्षण मीटर में आयन कक्षों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वे विशेष रूप से उच्च मात्रा दर माप के लिए पसंद किए जाते हैं और गामा विकिरण के लिए वे 50-100 केवी से ऊपर की ऊर्जा के लिए अच्छी त्रुटिहीनता देते हैं।

दो मूलभूत विन्यास हैं; एक ही स्थिति में कक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अभिन्न इकाई, और दो-टुकड़ा उपकरण जिसमें लचीली केबल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल से जुड़ी भिन्न आयन कक्ष जांच होती है।

इंटीग्रल इंस्ट्रूमेंट का कक्ष सामान्यतः केस के सामने नीचे की ओर होता है, और बीटा/गामा इंस्ट्रूमेंट्स के लिए केसिंग के नीचे विंडो होती है। इसमें सामान्यतः स्लाइडिंग शील्ड होता है जो गामा और बीटा विकिरण केमध्य भेदभाव को सक्षम बनाता है। ऑपरेटर बीटा को बाहर करने के लिए शील्ड को बंद कर देता है, और इस प्रकार प्रत्येक विकिरण प्रकार की दर की गणना कर सकता है।

हाथ से चलने वाले कुछ यंत्र ऐसे ही श्रव्य क्लिक उत्पन्न करते हैं जो जी-एम काउंटर द्वारा उत्पन्न होने वाले ऑपरेटरों की सहायता के लिए होते हैं, जो विकिरण सर्वेक्षण और संदूषण जांच में ऑडियो फीडबैक का उपयोग करते हैं। जैसा कि आयन कक्ष वर्तमान मोड में काम करता है, न कि पल्स मोड में, यह विकिरण दर से संश्लेषित होता है।

स्थापित
औद्योगिक प्रक्रिया मापन और निरंतर उच्च विकिरण स्तर वाले इंटरलॉक के लिए, आयन कक्ष रुचिकर संसूचक है। इन अनुप्रयोगों में केवल कक्ष माप क्षेत्र में स्थित है, और इलेक्ट्रॉनिक्स दूर से विकिरण से बचाने के लिए स्थित हैं और केबल द्वारा जुड़े हुए हैं। कर्मियों की सुरक्षा के लिए परिवेशी गामा को मापने के लिए स्थापित उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है और सामान्यतः पूर्व निर्धारित दर से ऊपर अलार्म बजता है, चूंकि गीजर-मुलर ट्यूब उपकरण सामान्यतः पसंद किया जाता है जहां उच्च स्तर की त्रुटिहीनता की आवश्यकता नहीं होती है।

उपयोग में सामान्य सावधानियाँ
नमी मुख्य समस्या है जो आयन कक्षों की त्रुटिहीनता को प्रभावित करती है। कक्ष की आंतरिक मात्रा को पूरी तरह से सूखा रखा जाना चाहिए, और इसमें सहायता करने के लिए वेंटेड प्रकार जलशुष्कक का उपयोग करता है। उत्पन्न होने वाली बहुत कम धाराओं के कारण, त्रुटिहीनता को बनाए रखने के लिए किसी भी आवारा लीकेज करंट को न्यूनतम रखा जाना चाहिए। केबल डाइलेक्ट्रिक्स और कनेक्टर्स की सतह पर अदृश्य हाइग्रोस्कोपिक नमी लीकेज करंट उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हो सकती है जो किसी भी विकिरण-प्रेरित आयन करंट को स्वाहा कर देगी। इसके लिए कक्ष की साफ-सफाई, इसके सिरे और केबल की सफाई और अंत में ओवन में सुखाने की जरूरत होती है। गार्ड रिंग सामान्यतः ट्यूब कनेक्शन इंसुलेटर की सतह के माध्यम से या साथ में रिसाव को कम करने के लिए उच्च वोल्टेज ट्यूबों पर डिज़ाइन सुविधा के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके लिए 10 के क्रम में प्रतिरोध की आवश्यकता हो सकती है।13 ओह।

दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, आयन कक्ष को भिन्न बाड़े में रखा जाता है जो यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है और इसमें नमी को हटाने के लिए जलशुष्कक होता है जो समाप्ति प्रतिरोध को प्रभावित कर सकता है।

प्रतिष्ठानों में जहां कक्ष मापने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लंबी दूरी पर है, केबल पर अभिनय करने वाले बाहरी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से रीडिंग प्रभावित हो सकती है। इसे दूर करने के लिए स्थानीय कनवर्टर मॉड्यूल का उपयोग प्रायः बहुत कम आयन कक्ष धाराओं को पल्स ट्रेन या घटना विकिरण से संबंधित डेटा सिग्नल में अनुवाद करने के लिए किया जाता है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रभावों के प्रति प्रतिरक्षित हैं।

परमाणु उद्योग
परमाणु उद्योग में आयनीकरण कक्षों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि वे आउटपुट प्रदान करते हैं जो विकिरण मात्रा के समानुपाती होता है। वे उन स्थितियों में व्यापक उपयोग पाते हैं जहां निरंतर उच्च मात्रा दर को मापा जा रहा है क्योंकि उनके पास मानक गीजर-मुलर ट्यूबों की तुलना में अधिक परिचालन जीवनकाल है, जो गैस टूटने से पीड़ित हैं और सामान्यतः लगभग 10 के जीवन तक सीमित हैं11। इसके अतिरिक्त, डेड-टाइम प्रभावों के कारण, गीजर-मुलर ट्यूब लगभग 10 से ऊपर काम नहीं कर सकताडेड-टाइम प्रभावों के कारण 4 प्रति सेकंड गिना जाता है, जबकि आयन कक्ष पर ऐसी कोई सीमा नहीं है।

धुआँ संसूचक
आयनीकरण कक्ष ने धुआँ संसूचकों में व्यापक और लाभकारी उपयोग पाया है। आयनीकरण प्रकार के धुआँ संसूचक में, परिवेशी वायु को आयनीकरण कक्ष में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। कक्ष में थोड़ी मात्रा में एमरिकियम -241 होता है, जो अल्फा कणों का उत्सर्जक होता है जो निरंतर आयन धारा उत्पन्न करता है। यदि धुआं संसूचक में प्रवेश करता है, तो यह इस धारा को बाधित करता है क्योंकि आयन धुएं के कणों से टकराते हैं और निष्प्रभावी हो जाते हैं। करंट में यह गिरावट अलार्म को ट्रिगर करती है। संसूचक में संदर्भ कक्ष भी होता है जिसे सीलबंद किया जाता है लेकिन उसी प्रकार से आयनित किया जाता है। दो कक्षों में आयन धाराओं की तुलना हवा के दबाव, तापमान या स्रोत की उम्र बढ़ने के कारण होने वाले परिवर्तनों के लिए भुगतान की अनुमति देता है।

चिकित्सा विकिरण माप
चिकित्सा भौतिकी और रेडियोथेरेपी में, आयनीकरण कक्षों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चिकित्सा इकाई से अवशोषित मात्रा वितरित की जाए या रेडियोफार्मास्युटिकल वह है जिसका उद्देश्य है। रेडियोथेरेपी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को रेफरेंस डोसिमीटर कहा जाता है, जबकि रेडियोफार्मास्यूटिकल्स के लिए उपयोग किए जाने वाले को रेडियोआइसोटोप मात्रा अंशशोधक कहा जाता है - रेडियोन्यूक्लाइड रेडियोधर्मिता अंशशोधक के लिए अचूक नाम, जो रेडियोधर्मिता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन मात्रा को अवशोषित नहीं करता है। कक्ष में राष्ट्रीय मानक प्रयोगशाला जैसे ऑस्ट्रेलिया में ARPANSA या ब्रिटेन में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यूके द्वारा स्थापित अंशांकन कारक होगा, या उपयोगकर्ता की साइट पर राष्ट्रीय मानकों के लिए हस्तांतरण मानक कक्ष के विरुद्ध तुलना द्वारा निर्धारित कारक होगा।.

आवेदन के उपयोग पर मार्गदर्शन
यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी ने संबंधित आवेदन के लिए सही विकिरण माप उपकरण का चयन करने के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका जारी की है। यह सभी विकिरण उपकरण प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित करता है, और आयन कक्ष उपकरणों के उपयोग के लिए उपयोगी तुलनात्मक मार्गदर्शिका है।

यह भी देखें

 * अवशोषित मात्रा
 * ब्रैग-ग्रे गुहा सिद्धांत
 * मात्रामापी
 * गैसीय आयनीकरण संसूचक
 * सीवर्ट कक्ष
 * रोकने की शक्ति (कण विकिरण)