दोलनदर्शी

दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण होता है जो ग्राफ के द्वारा  समय के फलन (फंक्शन) को एक या अधिक संकेतों के द्वि-आयामी भूखंड (टू डायमेंशनल प्लाट) के द्वारा अलग-अलग विद्युत वोल्टेज के  रूप में प्रदर्शित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्क्रीन पर दोहराए जाने वाले एकल तरंगों को प्रदर्शित करना होता है जो मानव नेत्रों  द्वारा देखे जाने के लिए बहुत संक्षिप्त रूप से घटित होता हैं। इस प्रकार प्रदर्शित तरंग को हम आयाम, आवृत्ति, समय वृद्धि, समय अंतराल, विरूपण और इसी तरह अन्य गुणों के लिए विश्लेषित किया जा सकता है। मौलिक रूप से, इन मानों की गणना यंत्र को स्क्रीन द्वारा निर्मित स्केल के विरुद्ध मैन्युअल तरंगो को मापने की आवश्यकता होती है। आधुनिक डिजिटल उपकरण इन गुणों की गणना करके सीधे इनके मानों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन और दूरसंचार उद्योग में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रयोगशाला कार्य के रखरखाव के लिए सामान्य-उद्देश्य वाले उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऑटोमोटिव इग्निशन सिस्टम का विश्लेषण करने या दिल की धड़कन की तरंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विशेष-प्रयोजन के दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) का उपयोग किया जा सकता है।

इतिहास
विद्युत वोल्टेज के शुरुआती उच्च गति वाले दृश्यों को एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल ऑसिलोग्राफ के द्वारा बनाया गया था।  ये उच्च गति वोल्टेज होने वाले परिवर्तनों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे, लेकिन इनकी आवृत्ति प्रतिक्रिया बहुत कम थी, और इन्हें दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) द्वारा सुपरसीडेड किया गया था जो इसके प्रदर्शन तत्व के रूप में एक कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी/CRT) का उपयोग करता था। कैथोड रे ट्यूब का 1897 में ब्रौन ट्यूब ने विकास किया था, और 1899 में जोनाथन ज़ेनेक ने इस उपकरण में बीम बनाने वाली प्लेटों और ट्रेस को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र से लैस किया, और इस विकास ने सीआरटी का आधार बनाया।  प्रारंभिक कैथोड रे ट्यूब को प्रयोगात्मक रूप से 1920 के दशक की शुरुआत में लागू किया गया था, लेकिन उस समय सीआरटी में वैक्यूम और कैथोड उत्सर्जकों की दिक्कतें थी। व्लादिमीर के ज्वारकिन  ने 1931 में, थर्मियोनिक एमिटर के साथ एक स्थायी रूप से सील, उच्च-वैक्यूम कैथोड रे ट्यूब का वर्णन किया। इस स्थिर और प्रजनन योग्य घटक ने सामान्य रेडियो को एक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) का निर्माण करने की अनुमति दी जो एक प्रयोगशाला सेटिंग के बाहर भी उपयोग किया जा सकता था। विश्व युद्ध II के बाद अधिशेष इलेक्ट्रॉनिक भागों को हीथकिट कॉर्पोरेशन के पुनरुद्धार का आधार बना दिया गया, और ऐसे भागों से बने $ 50 दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) किट ने इसके प्रीमियर बाजार की सफलता को साबित कर दिया।

सुविधाएँ और उपयोग
एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) को आमतौर पर चार खंडों में विभाजित किया गया है: प्रदर्शन, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण, क्षैतिज नियंत्रण और ट्रिगर नियंत्रण। एक सीआरटी में डिस्प्ले आमतौर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ लाइनों के द्वारा प्रदर्शित होता है जिसे ग्रैटिक्यूल कहा जाता है। सीआरटी डिस्प्ले में फोकस, तीव्रता और बीम फाइंडर के लिए नियंत्रण भी दिया होता है।

ऊर्ध्वाधर खंड प्रदर्शित संकेतों के आयाम को नियंत्रित करता है। इस खंड में एक वोल्ट-प्रति-डिवीजन (वोल्ट/डीआईवी) चयनकर्ता नॉब, एक एसी/डीसी/ग्राउंड चयनकर्ता स्विच, और उपकरण के लिए ऊर्ध्वाधर (प्राथमिक) इनपुट दिया होता है। इसके अतिरिक्त, यह खंड आमतौर पर ऊर्ध्वाधर बीम पर स्थिति एक बटन से सुसज्जित होता है।

क्षैतिज खंड टाइम बेस या यंत्र के स्वीप को नियंत्रित करता है। प्राथमिक नियंत्रण के लिए सेकंड-प्रति-डिवीजन (SEC/DIV) सेलेक्टर स्विच दिया होता है। इसके अलावा इसमें एक्स वाई अक्ष के संकेतों की प्लॉटिंग रचने के लिए एक क्षैतिज इनपुट भी शामिल होता है, क्षैतिज बीम स्थिति बटन आम तौर पर इस खंड में स्थित है।

ट्रिगर अनुभाग स्वीप की शुरुआत की घटना को नियंत्रित करता है। ट्रिगर को प्रत्येक स्वीप के बाद स्वचालित रूप से पुनरारंभ करने के लिए सेट किया जा सकता है, या आंतरिक या बाहरी घटना का जवाब देने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस खंड के प्रमुख नियंत्रण स्रोत और युग्मन चयनकर्ता स्विच, और एक बाहरी ट्रिगर इनपुट (EXT इनपुट) और स्तर को समायोजित किया जाता हैं।

बुनियादी उपकरण के अलावा, अधिकांश दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) की आपूर्ति की जांच की जाती है। जांच उपकरण इनपुट से जुड़ा होता है और आमतौर पर दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के इनपुट प्रतिबाधा का दस गुना प्रतिरोधक क्षमता रखता है। यह 0.1 & एनबीएसपी (nbsp); ( - 10 ×) क्षीणन कारक में परिणाम देता है, यह जांच केबल द्वारा प्रस्तुत कैपेसिटिव लोड को अलग करने में मदद करता है जिससे सिग्नल को मापा जाता है। कुछ जांच में एक स्विच दिया होता है जो ऑपरेटर को उपयुक्त होने पर रोकने के लिए बायपास करने की अनुमति देता है।

आकार और पोर्टेबिलिटी
अधिकांश आधुनिक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) हल्के होते हैं, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्पैक्ट एक व्यक्ति द्वारा एक जगह से दुसरी जगह लाये ले जा सकते हैं। पोर्टेबल इकाइयों के अलावा, बाजार क्षेत्र सेवा अनुप्रयोगों के लिए कई लघु बैटरी-संचालित उपकरण प्रदान करता है। प्रयोगशाला ग्रेड ऑसिलोस्कोप, विशेष रूप से पुरानी इकाइयाँ होती हैं जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती हैं, आमतौर पर ये बेंच-टॉप डिवाइस होती हैं या समर्पित गाड़ियों पर लगाई जाती हैं। विशेष-प्रयोजन के दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) रैक-माउंटेड या स्थायी रूप से एक कस्टम इंस्ट्रूमेंट हाउसिंग में लगाए जा सकते हैं।

इनपुट
मापा जाने वाला सिग्नल इनपुट कनेक्टर में से एक को फेड किया जाता है, जो आमतौर पर एक समाक्षीय कनेक्टर होता है जैसे कि बीएनसी या यूएचएफ। कम आवृत्तियों के लिए बाइंडिंग पोस्ट या बनाना प्लग का उपयोग किया जा सकता है।

यदि सिग्नल स्रोत का अपना समाक्षीय कनेक्टर है, जो एक साधारण समाक्षीय केबल का उपयोग करता है; अन्यथा, एक विशेष केबल जिसे स्कोप जांच कहा जाता है, जो दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के साथ आपूर्ति की जाती है, का उपयोग किया जाता है। सामान्य तौर पर, नियमित उपयोग के लिए, देखे जा रहे बिंदु से जुड़ने के लिए एक खुला तार परीक्षण लीड के लिए संतोषजनक नहीं होता है, और ऐसे में एक जांच आमतौर पर आवश्यक होती है। सामान्य-उद्देश्य वाले दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) आमतौर पर एक छोटे लेकिन ज्ञात कैपेसिटेंस जैसे 20 पिकोफ़ारड के साथ समानांतर में 1 मेगाओम का एक इनपुट प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं। यह मानक आस्टसीलस्कप जांच के उपयोग की अनुमति देता है। बहुत उच्च आवृत्तियों के साथ उपयोग के लिए स्कोप में 50 इनपुट हो सकते हैं। इन्हें या तो सीधे 50 सिग्नल स्रोत से जोड़ा जाना चाहिए या Z0 या सक्रिय जांच के साथ उपयोग किया जाना चाहिए।

सामान्य-उद्देश्य वाले दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) आमतौर पर एक छोटे लेकिन ज्ञात कैपेसिटेंस जैसे 20 पिकोफ़ारड के साथ समानांतर में 1 मेगाओम का एक इनपुट प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं। यह मानक आस्टसीलस्कप जांच के उपयोग की अनुमति देता है।

कम बार उपयोग किए जाने वाले इनपुट में स्वीप को ट्रिगर करने के लिए एक (या दो), X‑Y मोड डिस्प्ले के लिए क्षैतिज विक्षेपण और ट्रेस ब्राइटनिंग या डार्कनिंग शामिल हैं, कभी-कभी हम इसे z'-अक्ष इनपुट कहते हैं।

जांच (अनुसंधान)
ओपन वायर टेस्ट लीड्स (फ्लाइंग लीड्स) में हस्तक्षेप होने की संभावना होती है, इसलिए वे निम्न स्तर के संकेतों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसके अलावा, लीड में उच्च अधिष्ठापन (इंकन्डक्टैंस) होता है, इसलिए वे उच्च आवृत्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। निम्न स्तर के संकेतों के लिए परिरक्षित केबल (अर्थात समाक्षीय केबल) का उपयोग करना बेहतर होता है। समाक्षीय केबल में भी कम अधिष्ठापन (इंकन्डक्टैंस) होता है, लेकिन इसमें उच्च धारिता होती है: एक सामान्य 50 ओम केबल में धारिता लगभग 90 pF प्रति मीटर होता है। फलस्वरूप, एक मीटर प्रत्यक्ष (1×) समाक्षीय जांच लगभग 110 pF की समाई और 1 मेगाओम के प्रतिरोध के साथ एक सर्किट को लोड करती है।

लोडिंग को कम करने के लिए, एटेन्यूएटर जांच (जैसे, 10× जांच) का उपयोग किया जाता है। एक विशिष्ट जांच केबल कैपेसिटेंस और स्कोप इनपुट के साथ आरसी (RC) मुआवजा विभक्त बनाने के लिए कम-मूल्य वाले कैपेसिटर द्वारा शंट किए गए 9 मेगाहम श्रृंखला प्रतिरोधी का उपयोग करती है। आरसी (RC) समय स्थिरांक को मिलान करने के लिए समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 9 मेगाओम श्रृंखला रोकनेवाला एक 12.2 pF संधारित्र द्वारा 110 मिलीसेकंड के स्थिर समय के लिए हिलाया जाता है। 20 pF और 1 मेगाओम (कुल कैपेसिटेंस 110 pF) के स्कोप इनपुट के साथ समानांतर में 90 pF की केबल कैपेसिटेंस भी 110 मिलीसेकंड का समय स्थिरांक देती है। व्यवहार में, एक समायोजन होता है ताकि ऑपरेटर कम आवृत्ति समय स्थिरांक से सटीक रूप से मेल खा सके (जिसे जांच की क्षतिपूर्ति कहा जाता है)। समय स्थिरांक के मिलान से क्षीणन (अटेनुएशन) आवृत्ति से स्वतंत्र हो जाता है। कम आवृत्तियों पर (जहाँ R का प्रतिरोध C की प्रतिक्रिया से बहुत कम है), सर्किट एक प्रतिरोधक विभक्त की तरह दिखता है; उच्च आवृत्तियों पर (प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक प्रतिरोध), सर्किट एक कैपेसिटिव डिवाइडर की तरह दिखता है।

परिणाम मामूली आवृत्तियों के लिए एक आवृत्ति मुआवजा जांच है। यह लगभग 10 मेगाओम के भार को 12 pF से अलग करता है। इस तरह की जांच एक सुधार है, लेकिन यह अच्छी तरह से काम नहीं करता है जब समय का पैमाना कई केबल पारगमन समय या उससे कम हो जाता है (पारगमन समय आमतौर पर 5 एनएस होता है)। उस समय सीमा में, केबल अपने विशिष्ट प्रतिबाधा की तरह दिखता है, और स्कोप इनपुट पर ट्रांसमिशन लाइन बेमेल से प्रतिबिंब और जांच बजने का कारण बनती है। आधुनिक स्कोप जांच हानिपूर्ण कम कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग करती है और 10× जांच को कई सौ मेगाहर्ट्ज़ पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए परिष्कृत आवृत्ति आकार देने वाले नेटवर्क। परिणामस्वरूप, मुआवजे को पूरा करने के लिए अन्य समायोजन का उपयोग किया जाता हैं।

10:1 क्षीणन (अटेनुएशन) के साथ जांच अब तक सबसे आम हैं; बड़े संकेतों के लिए (और थोड़ा कम कैपेसिटिव लोडिंग), 100:1 जांच का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे प्रोब भी हैं जिनमें चयन करने के लिए स्विच होते हैं 10:1 या प्रत्यक्ष (1:1) अनुपात, लेकिन बाद की सेटिंग में जांच टिप पर महत्वपूर्ण समाई (दसियों पीएफ) है, क्योंकि पूरी केबल की कैपेसिटेंस तब सीधे जुड़ी होती है।

अधिकांश दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) जांच क्षीणन (अटेनुएशन) कारकों के लिए प्रदान करते हैं, जांच टिप पर प्रभावी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, कुछ ऑटो-सेंसिंग सर्किटरी ने संवेदनशीलता पैमाने के विभिन्न हिस्सों को रोशन करने के लिए पैनल में पारभासी खिड़कियों के पीछे संकेतक लैंप का इस्तेमाल किया। ऐसा करने के लिए, जांच कनेक्टर (संशोधित बीएनसी) के पास जांच के क्षीणन को परिभाषित करने के लिए एक अतिरिक्त संपर्क था। (अवरोधक का एक निश्चित मूल्य, जमीन से जुड़ा, क्षीणन (अटेनुएशन) को "एन्कोड" करता है।) क्योंकि जांच खराब हो जाती है, और क्योंकि ऑटो-सेंसिंग सर्किटरी विभिन्न दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के बीच संगत नहीं है, ऑटो-सेंसिंग जांच स्केलिंग मूर्खतापूर्ण नहीं है। इसी तरह, जांच क्षीणन (अटेनुएशन) को मैन्युअल रूप से सेट करना उपयोक्ता त्रुटि के लिए प्रवृत्त है। प्रोब स्केलिंग को गलत तरीके से सेट करना एक सामान्य त्रुटि है, और रीडिंग को 10 के कारक द्वारा बंद कर देता है।

विशेष उच्च वोल्टेज जांच आस्टसीलस्कप इनपुट के साथ मुआवजा एटेन्यूएटर्स बनाते हैं। इनमें एक बड़ा जांच निकाय होता है, और कुछ को हवा को विस्थापित करने के लिए अस्थिर तरल फ्लोरोकार्बन के साथ श्रृंखला प्रतिरोधी के आसपास के कनस्तर को आंशिक रूप से भरने की आवश्यकता होती है। आस्टसीलस्कप के अंत में एक बॉक्स होता है जिसमें कई तरंग-ट्रिमिंग समायोजन होते हैं। सुरक्षा के लिए, एक बैरियर डिस्क उपयोगकर्ता की उंगलियों को जांच के बिंदु से दूर रखती है। अधिकतम वोल्टेज कम दसियों kV में है। (एक उच्च वोल्टेज रैंप का अवलोकन प्रत्येक पुनरावृत्ति के विभिन्न बिंदुओं पर चरणों के साथ एक सीढ़ी तरंग बना सकता है, जब तक जांच टिप संपर्क में न हो।  तब तक, एक छोटा चाप जांच टिप को चार्ज करता है, और इसकी समाई वोल्टेज (ओपन सर्किट) रखती है। जैसे-जैसे वोल्टेज चढ़ना जारी रहता है, एक और छोटा चाप टिप को और चार्ज करता है।)

करंट ले जाने वाले कंडक्टर के चारों ओर कोर के साथ वर्तमान जांच भी होती है, जिसकी जांच की जाती है। एक प्रकार में कंडक्टर के लिए एक छेद होता है, और यह आवश्यक है कि तार को अर्ध स्थायी या स्थायी माउंटिंग के लिए छेद के माध्यम से पारित किया जाए। हालांकि, अस्थायी परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रकारों में दो-भाग वाला कोर होता है जिसे एक तार के चारों ओर जकड़ा जा सकता है। जांच के अंदर, कोर के चारों ओर एक कुंडल घाव एक उपयुक्त भार में करंट प्रदान करता है, और उस भार के आर-पार वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। इस प्रकार की जांच केवल एसी को सेंस करती है।

एक अधिक परिष्कृत जांच में चुंबकीय सर्किट में एक चुंबकीय प्रवाह सेंसर (हॉल इफेक्ट सेंसर) शामिल है। जांच एक एम्पलीफायर से जुड़ती है, जो संवेदी क्षेत्र को रद्द करने के लिए कॉइल में करंट (कम आवृत्ति) को फीड करती है; करंट का परिमाण डीसी के ठीक नीचे, करंट वेवफॉर्म का कम-आवृत्ति वाला हिस्सा प्रदान करता है। कुंडल अभी भी उच्च आवृत्तियों को उठाता है। लाउडस्पीकर क्रॉसओवर के समान एक संयोजन नेटवर्क है।

फोकस नियंत्रण
यह नियंत्रण सबसे तेज, सबसे विस्तृत ट्रेस प्राप्त करने के लिए सीआरटी फोकस को समायोजित करता है। व्यवहार में, बहुत भिन्न संकेतों को देखते हुए फ़ोकस को थोड़ा समायोजित किया जाना चाहिए, तो यह एक बाहरी नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण CRT के भीतर एक फ़ोकसिंग एनोड पर लागू वोल्टेज को बदलता है। फ्लैट-पैनल डिस्प्ले को इस नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है।

तीव्रता नियंत्रण
यह ट्रेस चमक को समायोजित करता है। CRT दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) पर धीमे निशानों की आवश्यकता कम होती है, और तेज़ वाले, विशेष रूप से यदि बार-बार नहीं दोहराया जाता है, तो अधिक चमक की आवश्यकता होती है। हालांकि, फ्लैट पैनलों पर, ट्रेस चमक अनिवार्य रूप से स्वीप गति से स्वतंत्र होती है, क्योंकि आंतरिक सिग्नल प्रोसेसिंग डिजीटल डेटा से डिस्प्ले को प्रभावी ढंग से संश्लेषित करता है।

दृष्टिवैषम्य
इसके बजाय इस नियंत्रण को "आकृति" या "स्पॉट आकार" कहा जा सकता है। यह अंतिम सीआरटी एनोड पर वोल्टेज को समायोजित करता है (तुरंत वाई विक्षेपण प्लेटों के बगल में)। एक गोलाकार स्थान के लिए, अंतिम एनोड दोनों वाई-प्लेटों के समान क्षमता पर होना चाहिए (एक केंद्रित स्थान के लिए वाई-प्लेट वोल्टेज समान होना चाहिए)। यदि एनोड को अधिक सकारात्मक बनाया जाता है, तो एक्स-प्लेन में स्पॉट अण्डाकार हो जाता है क्योंकि अधिक नकारात्मक वाई-प्लेट्स बीम को पीछे हटा देंगी। यदि एनोड को और अधिक ऋणात्मक बना दिया जाता है, तो वाई-प्लेन में स्पॉट अण्डाकार हो जाता है क्योंकि अधिक सकारात्मक वाई-प्लेटें बीम को आकर्षित करेंगी। यह नियंत्रण सरल आस्टसीलस्कप डिजाइन से अनुपस्थित हो सकता है या आंतरिक नियंत्रण भी हो सकता है। फ्लैट पैनल डिस्प्ले के साथ यह जरूरी नहीं है।

बीम खोजक (Beam Finder)
आधुनिक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में प्रत्यक्ष-युग्मित विक्षेपण एम्पलीफायर होते हैं, जिसका अर्थ है कि ट्रेस को ऑफ-स्क्रीन विक्षेपित किया जा सकता है। वे भी अपने बीम को ऑपरेटर को जाने बिना खाली कर सकते हैं। दृश्यमान प्रदर्शन को पुनर्स्थापित करने में सहायता के लिए, बीम फाइंडर सर्किट किसी भी ब्लैंकिंग को ओवरराइड करता है और बीम विक्षेपण को स्क्रीन के दृश्य भाग तक सीमित करता है। सक्रिय होने पर बीम खोजक (Beam Finder) सर्किट अक्सर ट्रेस को विकृत कर देते हैं।

सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल)
सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) उन लाइनों का एक ग्रिड है जो प्रदर्शित ट्रेस को मापने के लिए संदर्भ चिह्नों के रूप में काम करते हैं। ये चिह्न, चाहे वह सीधे स्क्रीन पर स्थित हो या हटाने योग्य प्लास्टिक फिल्टर पर, आमतौर पर केंद्र ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्ष पर करीब टिक के निशान (अक्सर 2 & nbsp; मिमी) के साथ 1 & nbsp; सेमी ग्रिड से होता है। एक को स्क्रीन पर दस प्रमुख डिवीजनों को देखने की उम्मीद है; ऊर्ध्वाधर प्रमुख डिवीजनों की संख्या भिन्न होती है। वेवफॉर्म के साथ ग्रिड चिह्नों की तुलना वोल्टेज (ऊर्ध्वाधर अक्ष) और समय (क्षैतिज अक्ष) दोनों को मापने के लिए एक को अनुमति देती है। तरंग अवधि को मापने और इसके पारस्परिक की गणना करके आवृत्ति भी निर्धारित की जा सकती है।

पुरानी और निचली-लागत वाले सीआरटी (CRT) दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) पर ग्रैटिक्यूल प्लास्टिक की एक शीट है, जो अक्सर हल्के-शिरकत करने वाले चिह्नों और सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) के किनारे पर छुपा हुआ लैंप होता है। लैंप का एक चमक नियंत्रण था। उच्च-लागत वाले उपकरणों में लंबन की त्रुटियों को खत्म करने के लिए सीआरटी (CRT) दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के अंदर के चेहरे पर चिह्नित सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) होता है; बेहतर लोगों को भी विस्फोट करने वाले चिह्नों के साथ एडजस्टेबल एज रोशनी थी। (डिफ्यूज़िंग मार्किंग उज्ज्वल दिखाई देते हैं।) डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप), हालांकि, ट्रेस के रूप में उसी तरह से प्रदर्शन पर सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) चिह्न उत्पन्न करते हैं।

बाहरी सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) भी सीआरटी CRT के कांच के चेहरे को आकस्मिक प्रभाव से बचाते हैं। आंतरिक सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) के साथ कुछ सीआरटी दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में ट्रेस कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए एक अचिह्नित टिंटेड शीट प्लास्टिक लाइट फिल्टर होता है; यह सीआरटी CRT के फेसप्लेट की रक्षा करने का भी कार्य करता है।

सटीकता और माप का समाधान एक सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) का उपयोग करके अपेक्षाकृत सीमित है; बेहतर उपकरणों में कभी -कभी ट्रेस पर चल उज्ज्वल मार्कर होते हैं। ये आंतरिक सर्किट को अधिक परिष्कृत माप बनाने की अनुमति देते हैं।

दोनों कैलिब्रेटेड ऊर्ध्वाधर संवेदनशीलता और कैलिब्रेटेड क्षैतिज समय निर्धारित हैं 1 – 2 – 5 – 10 कदम। हालांकि, मामूली विभाजन की कुछ अजीब व्याख्याओं की ओर जाता है।

डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) डिजिटल रूप से सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) उत्पन्न करते हैं।इसलिए सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) का पैमाना, रिक्ति, आदि विविध हो सकते हैं, और रीडिंग की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।

टाइमबेस नियंत्रण
ये सीआरटी के स्पॉट की क्षैतिज गति का चयन करते हैं क्योंकि यह ट्रेस बनाता है; इस प्रक्रिया को आमतौर पर स्वीप के रूप में जाना जाता है। कम से कम खर्चीले आधुनिक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) को छोड़कर सभी में, स्वीप गति का चयन किया जा सकता है और समय की इकाइयों में प्रति प्रमुख सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) डिवीजन में अंशांकित किया जाता है। स्वीप गति का चयन किया जा सकता है और समय की इकाइयों में प्रति प्रमुख सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) डिवीजन में अंशांकित किया जाता है। आमतौर पर, एक निरंतर-परिवर्तनीय नियंत्रण (अक्सर कैलिब्रेटेड चयनकर्ता नॉब के सामने एक नॉब) अनलिब्रेटेड गति प्रदान करता है, यह आमतौर पर कैलिब्रेटेड की तुलना में धीमा है। यह नियंत्रण कैलिब्रेटेड चरणों की तुलना में कुछ हद तक अधिक रेंज प्रदान करता है, जिससे उपलब्ध चरणों के बीच कोई भी गति मिलती है।

होल्डऑफ नियंत्रण
कुछ उच्च-स्तरीय एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में होल्डऑफ़ नियंत्रण होता है। यह एक ट्रिगर के बाद एक समय निर्धारित करता है जिसके दौरान स्वीप सर्किट को फिर से चालू नहीं किया जा सकता है। यह दोहराव वाली घटनाओं का एक स्थिर प्रदर्शन प्रदान करने में मदद करता है जिसमें कुछ ट्रिगर भ्रमित करने वाले डिस्प्ले बनाएंगे। इसे आमतौर पर न्यूनतम पर सेट किया जाता है, क्योंकि लंबे समय तक प्रति सेकंड स्वीप की संख्या घट जाती है, जिसके परिणामस्वरूप एक धुंधला निशान होता है। अधिक विस्तृत विवरण के लिए होल्डऑफ़ देखें।

ऊर्ध्वाधर संवेदनशीलता, युग्मन और ध्रुवीयता नियंत्रण
इनपुट आयामों की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए, एक स्विच लंबवत विक्षेपण की कैलिब्रेटेड संवेदनशीलता का चयन करता है। एक अन्य नियंत्रण, अक्सर कैलिब्रेटेड चयनकर्ता नॉब के सामने, कैलिब्रेटेड से कम संवेदनशील सेटिंग्स तक एक सीमित सीमा पर निरंतर परिवर्तनशील संवेदनशीलता प्रदान करता है।

अक्सर देखा गया संकेत एक स्थिर घटक द्वारा ऑफसेट किया जाता है, और केवल परिवर्तन ही रुचि के होते हैं। एसी स्थिति में एक इनपुट युग्मन स्विच एक संधारित्र को श्रृंखला में इनपुट के साथ जोड़ता है जो कम आवृत्ति संकेतों और डीसी को अवरुद्ध करता है। हालाँकि, जब सिग्नल में ब्याज की एक निश्चित ऑफसेट होती है, या धीरे-धीरे बदलती है, उपयोगकर्ता आमतौर पर डीसी कपलिंग को प्राथमिकता देगा, जो ऐसे किसी भी कैपेसिटर को बायपास करता है। अधिकांश दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) डीसी इनपुट विकल्प प्रदान करते हैं। सुविधा के लिए, यह देखने के लिए कि स्क्रीन पर वर्तमान में शून्य वोल्ट इनपुट कहाँ दिखाई देता है, कई दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में तीसरी स्विच स्थिति होती है (आमतौर पर जमीन के लिए जीएनडी GND लेबल किया जाता है) जो इनपुट को डिस्कनेक्ट करता है और इसे आधार बनाता है। अक्सर, इस मामले में, उपयोगकर्ता अनुलंब स्थिति नियंत्रण के साथ ट्रेस को केंद्र में रखता है।

बेहतर दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में एक ध्रुवीयता चयनकर्ता होता है। आम तौर पर, एक सकारात्मक इनपुट ट्रेस को ऊपर की ओर ले जाता है; ध्रुवीयता चयनकर्ता एक "इनवर्टिंग" विकल्प प्रदान करता है, जिसमें एक सकारात्मक संकेत नीचे की ओर ट्रेस को विक्षेपित करता है।

ऊर्ध्वाधर स्थिति नियंत्रण
लंबवत स्थिति नियंत्रण पूरे प्रदर्शित ट्रेस को ऊपर और नीचे ले जाता है। इसका उपयोग सूत्रजाल (ग्रैटिक्यूल) की केंद्र रेखा पर बिल्कुल नो-इनपुट ट्रेस सेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन सीमित मात्रा में लंबवत रूप से ऑफसेट करने की भी अनुमति देता है। प्रत्यक्ष युग्मन के साथ, इस नियंत्रण का समायोजन एक इनपुट के सीमित डीसी घटक के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है।

क्षैतिज संवेदनशीलता नियंत्रण
क्षैतिज संवेदनशीलता नियंत्रण केवल अधिक विस्तृत दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) पर पाया जाता है; यह बाहरी क्षैतिज आदानों के लिए समायोज्य संवेदनशीलता प्रदान करता है। यह केवल तभी सक्रिय होता है जब उपकरण XY मोड में हो, यानी आंतरिक क्षैतिज स्वीप बंद है।

क्षैतिज स्थिति नियंत्रण
क्षैतिज स्थिति नियंत्रण प्रदर्शन को एक तरफ ले जाता है। यह आमतौर पर ग्रैच्युल के बाएं किनारे पर ट्रेस के बाएं छोर को सेट करता है, लेकिन यह वांछित होने पर पूरे ट्रेस को विस्थापित कर सकता है। यह नियंत्रण कुछ उपकरणों में XY मोड ट्रेस को एक तरफ से भी घुमाता है, और यह लंबवत स्थिति के लिए सीमित डीसी (DC) घटक के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है।

डुअल-ट्रेस नियंत्रण
प्रत्येक इनपुट चैनल में आमतौर पर संवेदनशीलता, युग्मन और स्थिति नियंत्रण का अपना सेट होता है, हालांकि कुछ फोर-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में उनके तीसरे और चौथे चैनल के लिए केवल न्यूनतम नियंत्रण होता है।

डुअल-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में अकेले चैनल, दोनों चैनलों, या (कुछ में) X‑Y डिस्प्ले का चयन करने के लिए एक मोड स्विच होता है, जो X विक्षेपण के लिए दूसरे चैनल का उपयोग करता है। जब दोनों चैनल प्रदर्शित होते हैं, कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) पर चैनल स्विचिंग के प्रकार का चयन किया जा सकता है; दूसरों पर, प्रकार टाइमबेस सेटिंग पर निर्भर करता है। यदि मैन्युअल रूप से चयन करने योग्य है, तो चैनल स्विचिंग फ्री-रनिंग (एसिंक्रोनस) या लगातार स्वीप के बीच हो सकती है। कुछ फिलिप्स ड्यूल-ट्रेस एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में एक तेज़ एनालॉग गुणक था, और इनपुट चैनलों के उत्पाद का प्रदर्शन प्रदान करता है।

मल्टीपल-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में चैनल के ट्रेस के प्रदर्शन को सक्षम या अक्षम करने के लिए प्रत्येक चैनल के लिए एक स्विच होता है।

विलंबित-स्वीप कंट्रोल
इनमें विलंबित-स्वीप टाइमबेस के लिए नियंत्रण शामिल हैं, जो अंशांकित है, और अक्सर परिवर्तनशील भी है। सबसे धीमी गति सबसे धीमी मुख्य स्वीप गति से कई कदम तेज है, हालांकि सबसे तेज़ आम तौर पर समान होता है। एक कैलिब्रेटेड मल्टीटर्न विलंब समय नियंत्रण विस्तृत श्रृंखला, उच्च रिज़ॉल्यूशन विलंब सेटिंग्स प्रदान करता है; यह मुख्य स्वीप की पूरी अवधि तक फैला है, और इसका पठन ग्रैच्युल डिवीजनों से मेल खाता है (लेकिन बहुत महीन सटीकता के साथ)। इसकी एक्यूरेसी भी डिस्प्ले से बेहतर है। एक स्विच प्रदर्शन मोड का चयन करता है केवल मुख्य स्वीप, उज्ज्वल क्षेत्र के साथ दिखा रहा है विलंबित स्वीप आगे बढ़ रहा है, केवल विलंबित स्वीप, या (कुछ पर) एक संयोजन मोड है।

अच्छे सीआरटी दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में एक विलंबित-स्वीप तीव्रता नियंत्रण शामिल होता है जो बहुत तेज़ विलंबित स्वीप के डिमर ट्रेस की अनुमति देता है जो फिर भी प्रति मुख्य स्वीप में केवल एक बार होता है। इस तरह के दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में मुख्य और विलंबित स्वीप दोनों के एक साथ बहुसंकेतन प्रदर्शन के लिए ट्रेस पृथक्करण नियंत्रण होने की संभावना है।

स्वीप ट्रिगर नियंत्रण
एक स्विच ट्रिगर स्रोत का चयन करता है। यह एक बाहरी इनपुट दोहरी या एकाधिक-ट्रेस ऑसिलोस्कोप के लंबवत चैनलों में से एक, या एसी लाइन (मुख्य) आवृत्ति के रूप में हो सकता है। एक स्विच ऑटो ट्रिगर मोड को सक्षम या अक्षम करता है, या सिंगल स्वीप का चयन करता है, आस्टसीलस्कप या तो स्प्रिंग-रिटर्न स्विच पोजीशन में या पुशबटन आर्म्स सिंगल स्वीप में प्रदान किया जाता है।

एक ट्रिगर स्तर नियंत्रण ट्रिगर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को बदलता है, और ढलान स्विच चयनित ट्रिगर स्तर पर सकारात्मक जा रहा या नकारात्मक जा रहा ध्रुवीयता का चयन करता है।

ट्रिगर स्वीप
अपरिवर्तनीय या धीरे-धीरे बदलती तरंगों वाली घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समान रूप से दूरी नहीं हो सकती है, आधुनिक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) ने स्वीप को ट्रिगर किया है। लगातार चलने वाले स्वीप ऑसिलेटर्स के साथ पुराने, सरल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) की तुलना में, ट्रिगर स्वीप दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) स्पष्ट रूप से अधिक बहुमुखी हैं।

एक ट्रिगर स्वीप सिग्नल पर एक चयनित बिंदु पर शुरू होता है, एक स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है। इस तरह, ट्रिगरिंग आवधिक संकेतों जैसे साइन तरंगों और वर्ग तरंगों के प्रदर्शन की अनुमति देता है, साथ ही गैर-आवधिक संकेत जैसे एकल दालें, या दालें जो एक निश्चित दर पर पुनरावृत्ति नहीं करती हैं।

ट्रिगर किए गए स्वीप के साथ, स्कोप बीम को खाली कर देता है और हर बार जब बीम स्क्रीन के चरम दाईं ओर पहुंचता है तो स्वीप सर्किट को रीसेट करना शुरू कर देता है। कुछ समय के लिए, जिसे होल्डऑफ़ कहा जाता है, (कुछ बेहतर दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) पर फ्रंट-पैनल नियंत्रण द्वारा विस्तार योग्य), स्वीप सर्किट पूरी तरह से रीसेट हो जाता है और ट्रिगर्स को अनदेखा कर देता है। एक बार होल्डऑफ समाप्त होने के बाद, अगला ट्रिगर स्वीप करना शुरू कर देता है। ट्रिगर घटना आमतौर पर निर्दिष्ट दिशा में कुछ उपयोगकर्ता-निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज (ट्रिगर स्तर) तक पहुंचने वाली इनपुट तरंग होती है (सकारात्मक या नकारात्मक ट्रिगर ध्रुवीयता जा रही है)।

कुछ मामलों में, परिवर्तनशील होल्डऑफ़ समय स्वीप को हस्तक्षेप करने वाले ट्रिगर को अनदेखा करने के लिए उपयोगी हो सकता है जो घटनाओं को देखने से पहले घटित होता है। दोहराए जाने वाले, लेकिन जटिल तरंगों के मामले में, चर (वैरिएबल) होल्डऑफ़ एक स्थिर प्रदर्शन प्रदान कर सकता है जिसे अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

होल्डऑफ
ट्रिगर होल्डऑफ एक ट्रिगर के बाद एक निश्चित अवधि को परिभाषित करता है जिसके दौरान स्वीप को फिर से ट्रिगर नहीं किया जा सकता है। यह कई किनारों के साथ एक तरंग के स्थिर दृश्य को स्थापित करना आसान बनाता है, जो अतिरिक्त ट्रिगर का कारण बन सकता हैं।

उदाहरण
निम्नलिखित दोहराई जाने वाली तरंग की कल्पना करें:

[[Image:Scope Holdoff Waveform.gif|400px

हरी रेखा तरंग है, लाल ऊर्ध्वाधर आंशिक रेखा ट्रिगर के स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, और पीली लाइन ट्रिगर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है।यदि गुंजाइश केवल हर बढ़ते किनारे पर ट्रिगर करने के लिए सेट की गई थी, तो यह तरंग प्रत्येक चक्र के लिए तीन ट्रिगर का कारण होगा:

Image:Scope Holdoff Trigger1.gif|200px

Image:Trigger2.gif|200px

Image:Scope Holdoff Trigger3.gif|200px

यह मानते हुए कि सिग्नल काफी उच्च आवृत्ति है, स्कोप डिस्प्ले शायद कुछ इस तरह दिखेगा:

Image:Scope Holdoff Alltriggers.gif|200px

एक वास्तविक दायरे पर, प्रत्येक ट्रिगर एक ही चैनल होगा, इसलिए सभी एक ही रंग होंगे।

प्रति चक्र केवल एक किनारे पर ट्रिगर होने की गुंजाइश के लिए यह वांछनीय है, इसलिए होल्डऑफ़ को तरंग की अवधि से थोड़ा कम पर सेट करना आवश्यक है। यह ट्रिगरिंग को प्रति चक्र एक से अधिक बार होने से रोकता है, लेकिन फिर भी इसे अगले चक्र के पहले किनारे पर ट्रिगर करने देता है।

स्वचालित स्वीप मोड
ट्रिगर किए गए स्वीप कोई ट्रिगर न होने पर एक खाली स्क्रीन प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे बचने के लिए, इन स्वीपों में एक टाइमिंग सर्किट शामिल होता है जो फ्री रनिंग ट्रिगर उत्पन्न करता है ताकि एक ट्रेस हमेशा दिखाई दे। इसे नियंत्रणों में ऑटो स्वीप या स्वचालित स्वीप के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक बार ट्रिगर आने के बाद, टाइमर छद्म ट्रिगर प्रदान करना बंद कर देता है। कम पुनरावृत्ति दरों को देखते हुए उपयोगकर्ता आमतौर पर स्वचालित स्वीप को अक्षम कर देगा।

आवर्तक स्वीप
यदि इनपुट संकेत आवधिक है, तरंग के कुछ चक्रों को प्रदर्शित करने के लिए स्वीप पुनरावृत्ति दर को समायोजित किया जा सकता है। प्रारंभिक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) और सबसे कम लागत वाले दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में स्वीप ऑसिलेटर होते हैं जो लगातार चलते हैं, और असंक्रमित हैं। इस तरह के दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) बहुत सरल हैं, तुलनात्मक रूप से सस्ते हैं, और रेडियो सर्विसिंग और कुछ टीवी सर्विसिंग में उपयोगी थे। वोल्टेज या समय मापना संभव है, लेकिन केवल अतिरिक्त उपकरणों के साथ, और काफी असुविधाजनक है। वे मुख्य रूप से गुणात्मक उपकरण हैं।

उनके पास कुछ (व्यापक रूप से दूरी वाली) फ़्रीक्वेंसी रेंज हैं, और किसी दी गई सीमा के भीतर अपेक्षाकृत विस्तृत-श्रेणी निरंतर आवृत्ति नियंत्रण होती है। उपयोग में, स्वीप फ़्रीक्वेंसी इनपुट फ़्रीक्वेंसी के कुछ सबमल्टीपल की तुलना में थोड़ी कम पर सेट होती है, आमतौर पर इनपुट सिग्नल के कम से कम दो चक्र प्रदर्शित होते हैं (इसलिए सभी विवरण दिखाई देते हैं)। एक बहुत ही सरल नियंत्रण ऊर्ध्वाधर संकेत की एक समायोज्य मात्रा को खिलाता है (या संभवतः, एक संबंधित बाहरी संकेत) स्वीप थरथरानवाला के लिए। सिग्नल बीम ब्लैंकिंग को ट्रिगर करता है और फ्री रनिंग होने की तुलना में जल्द ही स्वीप रिट्रेस होता है,और डिस्प्ले स्टेबल हो जाता है।

सिंगल स्वीप्स
कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) इनकी पेशकश करते हैं। उपयोगकर्ता मैन्युअल रूप से स्वीप सर्किट (आमतौर पर एक पुशबटन या समकक्ष द्वारा) को हथियार देता है। "सशस्त्र" का अर्थ है कि यह एक ट्रिगर का जवाब देने के लिए तैयार है। एक बार स्वीप पूरा हो गया, यह रीसेट हो जाता है, और फिर से सशस्त्र होने तक स्वीप नहीं करता है। आस्टसीलस्कप कैमरे के साथ संयुक्त यह मोड एकल-शॉट घटनाओं को कैप्चर करता है।

ट्रिगर के प्रकारों में शामिल हैं:
 * बाहरी ट्रिगर, एक बाहरी स्रोत से एक पल्स जो गुंजाइश पर एक समर्पित इनपुट से जुड़ा है।
 * एज ट्रिगर, एक एज डिटेक्टर जो एक पल्स उत्पन्न करता है, जब इनपुट सिग्नल एक निर्दिष्ट दिशा में एक निर्दिष्ट थ्रेशोल्ड वोल्टेज को पार करता है। ये सबसे आम प्रकार के ट्रिगर हैं; स्तर नियंत्रण दहलीज वोल्टेज सेट करता है, और ढलान नियंत्रण दिशा का चयन करता है (नकारात्मक या सकारात्मक जा रहा है)। (विवरण का पहला वाक्य कुछ डिजिटल लॉजिक सर्किट के इनपुट पर भी लागू होता है; उन इनपुट में निश्चित सीमा और ध्रुवीय प्रतिक्रिया होती है।)
 * वीडियो ट्रिगर, जिसे सर्किट के टीवी ट्रिगर के रूप में भी जाना जाता है जो वीडियो प्रारूपों से तुल्यकालन दालों को निकालता है जैसे पाल और एनटीएससी और हर लाइन, एक निर्दिष्ट लाइन, हर फील्ड या हर फ्रेम पर टाइमबेस को ट्रिगर करता है। यह सर्किट आमतौर पर वेवफॉर्म मॉनिटर डिवाइस में पाया जाता है, हालांकि कुछ बेहतर दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में यह फ़ंक्शन शामिल है।
 * विलंबित ट्रिगर, जो स्वीप शुरू करने से पहले एक एज ट्रिगर के बाद एक निर्दिष्ट समय की प्रतीक्षा करता है। जैसा कि विलंबित स्वीप के तहत वर्णित है, एक ट्रिगर विलंब सर्किट (आमतौर पर मुख्य स्वीप) इस देरी को एक ज्ञात और समायोज्य अंतराल तक बढ़ाता है। इस तरह, ऑपरेटर दालों की लंबी ट्रेन में एक विशेष नाड़ी की जांच कर सकता है।

दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के कुछ हालिया डिजाइनों में अधिक परिष्कृत ट्रिगरिंग योजनाएं शामिल हैं; इनका वर्णन इस लेख के अंत में किया गया है।

विलंबित स्वीप
अधिक परिष्कृत एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में विलंबित स्वीप के लिए दूसरा टाइमबेस होता है। विलंबित स्वीप मुख्य टाइमबेस के कुछ छोटे चयनित हिस्से पर एक बहुत विस्तृत रूप प्रदान करता है। मुख्य टाइमबेस एक नियंत्रणीय देरी के रूप में कार्य करता है, जिसके बाद विलंबित टाइमबेस शुरू हो जाता है। यह तब शुरू हो सकता है जब विलंब समाप्त हो जाता है, या विलंब समाप्त होने के बाद (केवल) ट्रिगर किया जा सकता है। आमतौर पर, विलंबित टाइमबेस को तेज स्वीप के लिए सेट किया जाता है, कभी-कभी बहुत तेज, जैसे 1000:1, चरम अनुपात में, लगातार मुख्य स्वीप पर देरी में घबराहट प्रदर्शन को खराब कर देती है, लेकिन विलंबित-स्वीप ट्रिगर इसे दूर कर सकते हैं।

डिस्प्ले कई मोड में से एक में वर्टिकल सिग्नल दिखाता है: मुख्य टाइमबेस, या केवल विलंबित टाइमबेस, या उसका संयोजन। जब विलंबित स्वीप सक्रिय होता है, तो मुख्य स्वीप ट्रेस उज्ज्वल होता है जबकि विलंबित स्वीप आगे बढ़ रहा होता है। एक संयोजन मोड में, केवल कुछ ऑसिलोस्कोप पर प्रदान किया जाता है, ट्रेस मुख्य स्वीप से विलंबित स्वीप में बदल जाता है एक बार विलंबित स्वीप प्रारंभ होने के बाद, हालांकि विलंबित तेज़ स्वीप का कम विलंब लंबे समय तक दिखाई देता है। एक अन्य संयोजन मोड मुख्य और विलंबित स्वीप को मल्टीप्लेक्स (वैकल्पिक) करता है ताकि दोनों एक साथ दिखाई दें; एक ट्रेस पृथक्करण नियंत्रण उन्हें विस्थापित करता है। डीएसओ (DSO) इस तरह से विलंबित टाइमबेस की पेशकश किए बिना, इस तरह से तरंगों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

दोहरी और एकाधिक-ट्रेस ऑस्किलोस्कोप
दो लंबवत इनपुट वाले दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) को दोहरी ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) कहा जाता है, ये अत्यंत उपयोगी और सामान्य हैं। सिंगल बीम सीआरटी का उपयोग करके, वे इनपुट को मल्टीप्लेक्स करते हैं, आमतौर पर उनके बीच स्विच करते हैं और ये एक साथ दो निशान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त तेज़ होते हैं। अधिक निशान वाले दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) कम आम हैं उनमें से चार इनपुट इनमें से आम हैं, लेकिन कुछ (किकुसुई, एक के लिए) ने वांछित होने पर स्वीप ट्रिगर सिग्नल के प्रदर्शन की पेशकश की। कुछ मल्टी-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) बाहरी ट्रिगर इनपुट को वैकल्पिक वर्टिकल इनपुट के रूप में उपयोग करते हैं, और कुछ में केवल न्यूनतम नियंत्रण वाले तीसरे और चौथे चैनल हैं। सभी मामलों में, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होने पर इनपुट समय-मल्टीप्लेक्स होते हैं, लेकिन ड्यूल-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) अक्सर वास्तविक समय एनालॉग योग प्रदर्शित करने के लिए अपने इनपुट जोड़ सकते हैं। एक चैनल को एक साथ जोड़ते समय उलटने से उनके बीच के अंतरों का प्रदर्शन होता है, यह प्रदान करता है कि न तो चैनल अतिभारित है। यह अंतर मोड एक मध्यम प्रदर्शन अंतर इनपुट प्रदान कर सकता है।

स्विचिंग चैनल अतुल्यकालिक (एसिंक्रोनस) हो सकते हैं, यानी स्वीप फ्रीक्वेंसी के संबंध में फ्री-रनिंग; या यह प्रत्येक क्षैतिज स्वीप के पूरा होने के बाद किया जा सकता है। एसिंक्रोनस स्विचिंग को आमतौर पर "कटा हुआ" नामित किया जाता है, जबकि स्वीप-सिंक्रनाइज़ को "Alt [ernate]" नामित किया जाता है। एक दिया गया चैनल वैकल्पिक रूप से जुड़ा हुआ है और डिस्कनेक्ट हो गया है, जिससे शब्द "कटा हुआ" होता है। मल्टी-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) भी चैनलों को कटा हुआ या वैकल्पिक मोड में स्विच करते हैं।

सामान्य तौर पर, धीमी स्वीप के लिए कटा हुआ मोड बेहतर होता है। आंतरिक चॉपिंग दर के लिए स्वीप पुनरावृत्ति दर का गुणक होना संभव है, यह निशान में रिक्त स्थान बनाता है, लेकिन व्यवहार में यह शायद ही कभी एक समस्या है। एक ट्रेस में अंतराल को निम्नलिखित स्वीप के निशान द्वारा अधिलेखित कर दिया जाता है। इस सामयिक समस्या से बचने के लिए कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में एक संशोधित चॉपिंग दर थी। हालांकि, तेज स्वीप के लिए वैकल्पिक मोड बेहतर है।

ट्रू डुअल-बीम CRT ऑसिलोस्कोप मौजूद थे, लेकिन आम नहीं थे। एक प्रकार (कॉसर, यूके) की सीआरटी में एक बीम स्प्लिटर प्लेट थी, और स्प्लिटर के बाद सिंगल-एंडेड विक्षेपण। दूसरों के पास दो पूर्ण इलेक्ट्रॉन बंदूकें थीं, जिन्हें सीआरटी के निर्माण में अक्षीय (घूर्णी) यांत्रिक संरेखण के कड़े नियंत्रण की आवश्यकता थी। बीम स्प्लिटर प्रकारों में क्षैतिज विक्षेपण दोनों लंबवत चैनलों के लिए सामान्य था, लेकिन दोहरी बंदूक ऑसिलोस्कोप में अलग-अलग समय आधार हो सकते हैं, या दोनों चैनलों के लिए एक बार आधार का उपयोग कर सकते हैं। पिछले दशकों में मल्टीपल-गन सीआरटी (दस गन तक) बनाए गए थे। दस तोपों के साथ, लिफाफा (बल्ब) अपनी पूरी लंबाई में बेलनाकार था। (ऑसिलोस्कोप इतिहास में "सीआरटी आविष्कार" भी देखें।)

ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर
एक एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में, ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर प्रदर्शित होने के लिए संकेत प्राप्त करता है और सीआरटी के बीम को विक्षेपित करने के लिए पर्याप्त संकेत प्रदान करता है। बेहतर दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में, यह एक माइक्रोसेकंड के एक अंश से संकेत को विलंबित करता है। अधिकतम विक्षेपण कम से कम कुछ हद तक ग्रैच्युल के किनारों से परे है, और अधिक आम तौर पर कुछ दूरी ऑफ-स्क्रीन। एम्पलीफायर को अपने इनपुट को सटीक रूप से प्रदर्शित करने के लिए कम विरूपण होना चाहिए (यह रैखिक होना चाहिए), और इसे ओवरलोड से जल्दी से उबरना होगा। साथ ही, इसकी टाइम-डोमेन प्रतिक्रिया को ट्रांसजेंडर्स को सटीक रूप से न्यूनतम ओवरशूट, राउंडिंग, का प्रतिनिधित्व करना है।

एक सपाट पल्स टॉप का झुकाव। ओवरलोड को रोकने के लिए बड़े सिग्नल को कम करने के लिए एक लंबवत इनपुट आवृत्ति मुआवजा चरण एटेन्यूएटर पर जाता है। एटेन्यूएटर एक या अधिक निम्न-स्तरीय चरणों को खिलाता है, जो बदले में चरणों को प्राप्त करता है (और देरी होने पर देरी-लाइन ड्राइवर)। बाद के लाभ चरण अंतिम आउटपुट चरण की ओर ले जाते हैं, जो CRT इलेक्ट्रोस्टैटिक विक्षेपण के लिए एक बड़ा सिग्नल स्विंग (दसियों वोल्ट, कभी-कभी 100 वोल्ट से अधिक) विकसित करता है।

डुअल और मल्टीपल-ट्रेस दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में, एक आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच एक चैनल के शुरुआती चरण के एम्पलीफायर के अपेक्षाकृत निम्न-स्तरीय आउटपुट का चयन करता है। और इसे लंबवत एम्पलीफायर के निम्नलिखित चरणों में भेजता है।

फ्री-रनिंग ("कटा हुआ") मोड में, थरथरानवाला (जो स्विच ड्राइवर का एक अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकता है) स्विच करने से पहले बीम को खाली कर देता है, और स्विचिंग ट्रांसजेंडर के बसने के बाद ही इसे खाली करता है।

एम्पलीफायर के माध्यम से भाग रास्ता स्वीप ट्रिगर सर्किट के लिए एक फ़ीड है, सिग्नल से आंतरिक ट्रिगरिंग के लिए यह फ़ीड एक दोहरे या बहु-ट्रेस ऑसिलोस्कोप में एक व्यक्तिगत चैनल के एम्पलीफायर से होगा, चैनल ट्रिगर स्रोत चयनकर्ता की सेटिंग के आधार पर।

यह फ़ीड विलंब से पहले की है (यदि कोई है तो), जो स्वीप सर्किट को सीआरटी को खाली करने और फॉरवर्ड स्वीप शुरू करने की अनुमति देता है, इसलिए सीआरटी ट्रिगरिंग इवेंट दिखा सकता है। उच्च-गुणवत्ता वाले एनालॉग विलंब एक आस्टसीलस्कप के लिए एक मामूली लागत जोड़ते हैं, और लागत-संवेदनशील ऑसिलोस्कोप में छोड़े गए हैं।

देरी, स्वयं, एक विशेष केबल से आती है जिसमें एक लचीले, चुंबकीय रूप से नरम कोर के चारों ओर कंडक्टर की एक जोड़ी घाव होती है। कोइलिंग वितरित अधिष्ठापन प्रदान करता है, जबकि तारों के करीब एक प्रवाहकीय परत वितरित समाई प्रदान करती है। संयोजन एक वाइडबैंड ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें प्रति यूनिट लंबाई में काफी देरी होती है। विलंब केबल के दोनों सिरों को प्रतिबिंबों से बचने के लिए मिलान प्रतिबाधा की आवश्यकता होती है।

x-y मोड
अधिकांश आधुनिक दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में वोल्टेज के लिए कई इनपुट होते हैं, और इस प्रकार एक अलग वोल्टेज बनाम दूसरे को प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डायोड जैसे घटकों के लिए I-V घटता (वर्तमान बनाम वोल्टेज विशेषताओं) को रेखांकन करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, साथ ही लिसाजस पैटर्न। लिसाजस आंकड़े इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे एक आस्टसीलस्कप का उपयोग कई इनपुट संकेतों के बीच चरण अंतर को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यह बहुत बार प्रसारण इंजीनियरिंग में बाएँ और दाएँ स्टीरियोफोनिक चैनलों को प्लॉट करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टीरियो जनरेटर ठीक से कैलिब्रेट किया गया है। ऐतिहासिक रूप से, स्थिर लिसाजस आंकड़ों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया था कि दो साइन तरंगों में अपेक्षाकृत सरल आवृत्ति संबंध था, एक संख्यात्मक रूप से छोटा अनुपात। उन्होंने एक ही आवृत्ति की दो साइन तरंगों के बीच चरण अंतर का भी संकेत दिया।

XY मोड आस्टसीलस्कप को छवियों या उपयोगकर्ता इंटरफेस को प्रदर्शित करने के लिए एक वेक्टर मॉनिटर के रूप में काम करने देता है। दो के लिए टेनिस जैसे कई शुरुआती खेलों में एक आउटपुट डिवाइस के रूप में एक आस्टसीलस्कप का उपयोग किया जाता था।

एक्स-वाई सीआरटी (XY CRT) डिस्प्ले में सिग्नल के पूर्ण नुकसान का मतलब है कि बीम स्थिर है, एक छोटे से स्थान से टकरा रहा है। यदि चमक बहुत अधिक है तो यह फॉस्फोर को जलाने का जोखिम उठाता है। पुराने क्षेत्रों में इस तरह की क्षति अधिक आम थी क्योंकि पहले इस्तेमाल किए जाने वाले फॉस्फोर अधिक आसानी से जल जाते थे। कुछ समर्पित XY डिस्प्ले बीम करंट को बहुत कम कर देते हैं, या कोई इनपुट मौजूद नहीं होने पर डिस्प्ले को पूरी तरह से खाली कर देते हैं।

z इनपुट
कुछ एनालॉग ऑसिलोस्कोप में Z इनपुट होता है। यह आम तौर पर एक इनपुट टर्मिनल होता है जो सीधे सीआरटी ग्रिड (आमतौर पर एक युग्मन संधारित्र के माध्यम से) से जुड़ता है। यह बाहरी सिग्नल को ट्रेस की चमक को बढ़ाने (यदि सकारात्मक) या कमी (यदि नकारात्मक) की अनुमति देता है, यहां तक ​​​​कि इसे पूरी तरह से खाली करने की अनुमति भी। ब्राइटेड डिस्प्ले में कट-ऑफ प्राप्त करने के लिए वोल्टेज रेंज सीआरटी विशेषताओं के आधार पर 10 से 20 वोल्ट के क्रम की होती है।

एक व्यावहारिक अनुप्रयोग का एक उदाहरण है यदि ज्ञात आवृत्ति की साइन तरंगों की एक जोड़ी का उपयोग एक गोलाकार लिसाजस आकृति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और एक उच्च अज्ञात आवृत्ति Z इनपुट पर लागू होती है। यह निरंतर सर्कल को डॉट्स के सर्कल में बदल देता है। XY आवृत्ति से गुणा किए गए बिंदुओं की संख्या Z आवृत्ति देती है। यह तकनीक केवल तभी काम करती है जब Z आवृत्ति XY आवृत्ति का पूर्णांक अनुपात हो और केवल अगर यह इतना बड़ा नहीं है कि बिंदु इतने अधिक हो जाते हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल हो जाता है।

बैंडविड्थ
सभी व्यावहारिक उपकरणों की तरह, दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) सभी संभावित इनपुट आवृत्तियों के लिए समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एक आस्टसीलस्कप आवृत्तियों की सीमा उपयोगी रूप से प्रदर्शित कर सकता है और इसे इसकी बैंडविड्थ के रूप में जाना जाता है। बैंडविड्थ मुख्य रूप से वाई-अक्ष पर लागू होता है, हालांकि एक्स-अक्ष स्वीप उच्चतम आवृत्ति तरंगों को दिखाने के लिए पर्याप्त तेज़ होना चाहिए।

बैंडविड्थ को आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर डीसी पर संवेदनशीलता का 0.707 या न्यूनतम एसी आवृत्ति (3 डीबी की एक बूंद) है। आस्टसीलस्कप की प्रतिक्रिया तेजी से गिरती है जैसे ही इनपुट फ़्रीक्वेंसी उस बिंदु से ऊपर उठती है। निर्दिष्ट बैंडविड्थ के भीतर प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से बिल्कुल एक समान (या "फ्लैट") नहीं है, लेकिन हमेशा +0 से −3 डीबी रेंज के भीतर आना चाहिए। एक स्रोत का कहना है कि वोल्टेज माप की सटीकता पर केवल 20 प्रतिशत बताई गई बैंडविड्थ पर ध्यान देने योग्य प्रभाव है। कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) विनिर्देशों में निर्दिष्ट बैंडविड्थ के भीतर एक संकीर्ण सहिष्णुता सीमा शामिल है।

जांच में बैंडविड्थ की सीमा भी होती है और इसे चुना जाना चाहिए और ब्याज की आवृत्तियों को ठीक से संभालने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। सबसे सपाट प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, जांच के केबल की प्रतिक्रिया की अनुमति देने के लिए अधिकांश जांचों को मुआवजा दिया जाना चाहिए (आस्टसीलस्कप से एक परीक्षण संकेत का उपयोग करके किया गया समायोजन)।

एक अन्य संबंधित विनिर्देश वृद्धि का समय है। यह एक पल्स के अग्रणी किनारे पर अधिकतम आयाम प्रतिक्रिया के 10% और 90% के बीच लिया गया समय है।  यह बैंडविड्थ से लगभग किसके द्वारा संबंधित है:

Hz में बैंडविड्थ × सेकंड में वृद्धि का समय = 0.35।

उदाहरण के लिए, 1 नैनोसेकंड के उदय समय वाले एक आस्टसीलस्कप में 350 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ होगी।

एनालॉग उपकरणों में, आस्टसीलस्कप की बैंडविड्थ ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायरों और सीआरटी या अन्य डिस्प्ले सबसिस्टम द्वारा सीमित है। डिजिटल उपकरणों में, एनालॉग से डिजिटल कनवर्टर (एडीसी) की नमूनाकरण दर एक कारक है, लेकिन कहा गया एनालॉग बैंडविड्थ (और इसलिए उपकरण की समग्र बैंडविड्थ) आमतौर पर एडीसी (ADC) की Nyquist आवृत्ति से कम है। यह एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर में सीमाओं के कारण है, एडीसी से पहले एंटी एलियासिंग फिल्टर के जानबूझकर डिजाइन, या दोनों।

एक डिजिटल आस्टसीलस्कप के लिए, अंगूठे का एक नियम यह है कि निरंतर नमूनाकरण दर को हल करने के लिए वांछित उच्चतम आवृत्ति का दस गुना होना चाहिए; उदाहरण के लिए लगभग 2 मेगाहर्ट्ज तक के संकेतों को मापने के लिए 20 मेगासैंपल/सेकंड की दर लागू होगी। यह एंटी एलियासिंग फिल्टर को 2 मेगाहर्ट्ज के 3 डीबी डाउन पॉइंट और 10 मेगाहर्ट्ज (Nyquist फ़्रीक्वेंसी) पर एक प्रभावी कटऑफ के साथ डिज़ाइन करने देता है, और यह बहुत खड़ी ("ईंट-दीवार") फिल्टर की कलाकृतियों से बचा जाता है।

एक नमूना आस्टसीलस्कप नमूना दर की तुलना में काफी अधिक आवृत्ति के संकेतों को प्रदर्शित कर सकता है यदि संकेत बिल्कुल या लगभग दोहराए जाते हैं। यह इनपुट तरंग के प्रत्येक क्रमिक दोहराव से एक नमूना लेकर ऐसा करता है, प्रत्येक नमूना ट्रिगर घटना से बढ़े हुए समय अंतराल पर है। फिर इन एकत्रित नमूनों से तरंग प्रदर्शित की जाती है। इस तंत्र को कहा जाता है समकक्ष समय नमूनाकरण। कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) या तो इस मोड में या ऑपरेटर की पसंद पर अधिक पारंपरिक रीयल टाइम मोड में काम कर सकते हैं।

अन्य विशेषताएं
कुछ ऑसिलोस्कोप में कर्सर होते हैं। ये ऐसी रेखाएँ हैं जिन्हें दो बिंदुओं के बीच के समय अंतराल या दो वोल्टेज के बीच के अंतर को मापने के लिए स्क्रीन के बारे में स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ पुराने दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) ने बस चल स्थानों पर निशान को उज्ज्वल कर दिया। ये कर्सर ग्रैच्युल लाइनों के संदर्भ में दृश्य अनुमानों की तुलना में अधिक सटीक हैं।

बेहतर गुणवत्ता वाले सामान्य प्रयोजन के दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में परीक्षण जांच के मुआवजे की स्थापना के लिए एक अंशांकन संकेत शामिल है; यह (अक्सर) फ्रंट पैनल पर एक परीक्षण टर्मिनल पर उपलब्ध एक निश्चित पीक टू पीक वोल्टेज का 1 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर-वेव सिग्नल होता है। कुछ बेहतर दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में वर्तमान जांच की जाँच और समायोजन के लिए एक चुकता लूप भी होता है।

कभी-कभी कोई उपयोगकर्ता ऐसी घटना देखना चाहता है जो कभी-कभार ही होती है। इन घटनाओं को पकड़ने के लिए, कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) जिन्हें स्टोरेज स्कोप कहा जाता है, स्क्रीन पर सबसे हालिया स्वीप को संरक्षित करते हैं। यह मूल रूप से एक विशेष सीआरटी, एक भंडारण ट्यूब, के साथ हासिल किया गया था। जिसने एक बहुत ही संक्षिप्त घटना की छवि को लंबे समय तक बरकरार रखा।

कुछ डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का अनुकरण करते हुए, प्रति घंटे एक बार जितनी धीमी गति से स्वीप कर सकते हैं। वह सिग्नल स्क्रीन पर दाएं से बाएं ओर स्क्रॉल करता है। इस सुविधा के साथ अधिकांश ऑसिलोस्कोप एक स्वीप से स्ट्रिप चार्ट मोड में लगभग एक स्वीप प्रति दस सेकंड में स्विच करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्यथा, दायरा टूटा हुआ दिखता है: यह डेटा एकत्र कर रहा है, लेकिन बिंदु नहीं देखा जा सकता है।

वर्तमान दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के सबसे सरल मॉडल को छोड़कर सभी अक्सर डिजिटल सिग्नल सैंपलिंग का उपयोग करते हैं। नमूने डिजिटल कन्वर्टर्स को तेजी से एनालॉग खिलाते हैं, यह जिसके बाद सभी सिग्नल प्रोसेसिंग (और स्टोरेज) डिजिटल है।

कई दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्लग-इन मॉड्यूल को समायोजित करते हैं, उदाहरण के लिए, अपेक्षाकृत संकीर्ण बैंडविड्थ के उच्च-संवेदनशीलता एम्पलीफायर, अंतर एम्पलीफायर, चार या अधिक चैनलों वाले एम्पलीफायर, बहुत उच्च आवृत्ति के दोहराव वाले संकेतों के लिए नमूना प्लगइन्स, और ऑडियो/अल्ट्रासोनिक स्पेक्ट्रम विश्लेषक, और स्थिर-ऑफसेट-वोल्टेज सहित विशेष-उद्देश्य प्लगइन्स अपेक्षाकृत उच्च लाभ वाले प्रत्यक्ष-युग्मित चैनल।

उपयोग के उदाहरण
स्कोप के सबसे लगातार उपयोगों में से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी का निवारण करना है। उदाहरण के लिए, जहां एक वाल्टमीटर पूरी तरह से अप्रत्याशित वोल्टेज दिखा सकता है, एक दायरा यह प्रकट कर सकता है कि सर्किट दोलन कर रहा है। अन्य मामलों में नाड़ी का सटीक आकार या समय महत्वपूर्ण है।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक टुकड़े में, उदाहरण के लिए, चरणों (जैसे, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स, एम्पलीफायरों) के बीच के कनेक्शन को अपेक्षित सिग्नल के लिए 'जांच' किया जा सकता है, यह एक साधारण सिग्नल ट्रेसर के रूप में स्कोप का उपयोग कर रहा है। यदि अपेक्षित संकेत अनुपस्थित या गलत है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पूर्ववर्ती चरण ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि अधिकांश विफलताएं एक ही दोषपूर्ण घटक के कारण होती हैं, प्रत्येक माप यह दिखा सकता है कि जटिल उपकरण के कुछ चरण या तो काम करते हैं, या शायद गलती का कारण नहीं बनते हैं।

एक बार दोषपूर्ण चरण मिल जाने के बाद, आगे की जांच आमतौर पर एक कुशल तकनीशियन को ठीक-ठीक बता सकती है कौन सा घटक विफल हो गया है। एक बार घटक को बदलने के बाद, इकाई को सेवा में बहाल किया जा सकता है, या कम से कम अगली गलती को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्या निवारण रेडियो और टीवी रिसीवरों के साथ-साथ ऑडियो एम्पलीफायरों के लिए विशिष्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोटर ड्राइव जैसे काफी भिन्न उपकरणों पर लागू हो सकता है।

एक अन्य उपयोग नए डिज़ाइन किए गए सर्किटरी की जांच करना है। अक्सर, एक नया डिज़ाइन किया गया सर्किट डिज़ाइन त्रुटियों, खराब वोल्टेज स्तर, विद्युत शोर आदि के कारण गलत व्यवहार करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आमतौर पर एक घड़ी से संचालित होते हैं, इसलिए घड़ी के संकेत और घड़ी पर निर्भर एक परीक्षण संकेत दोनों को दिखाने वाला एक दोहरा ट्रेस स्कोप उपयोगी है। भंडारण क्षेत्र दुर्लभ इलेक्ट्रॉनिक घटनाओं को "कैप्चर" करने के लिए सहायक होते हैं जो दोषपूर्ण संचालन का कारण बनते हैं।

दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) का उपयोग अक्सर रीयल-टाइम सॉफ़्टवेयर विकास के दौरान अन्य बातों के अलावा, छूटी हुई समय सीमा और सबसे खराब स्थिति की जांच के लिए किया जाता है।

मोटर वाहन उपयोग
पहली बार 1970 के दशक में इग्निशन सिस्टम विश्लेषण के लिए प्रदर्शित होने वाले, ऑटोमोटिव दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) सेंसर के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला उपकरण बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंजन प्रबंधन प्रणालियों, ब्रेकिंग और स्थिरता प्रणालियों पर आउटपुट सिग्नल। कुछ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) सीरियल बस संदेशों को ट्रिगर और डिकोड कर सकते हैं, जैसे आमतौर पर ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में उपयोग की जाने वाली कैन (CAN) बस।

चयन
उच्च आवृत्तियों पर और तेज़ डिजिटल सिग्नल के साथ काम करने के लिए, ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायरों की बैंडविड्थ और नमूनाकरण दर काफी अधिक होनी चाहिए। सामान्य प्रयोजन के उपयोग के लिए, कम से कम 100 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ आमतौर पर संतोषजनक होती है। बहुत कम बैंडविड्थ केवल ऑडियो आवृत्ति अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त है। उपयुक्त ट्रिगरिंग और (एनालॉग उपकरणों के लिए) स्वीप विलंब के साथ एक उपयोगी स्वीप रेंज एक सेकंड से 100 नैनोसेकंड तक है। स्थिर प्रदर्शन के लिए एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया, स्थिर ट्रिगर सर्किट आवश्यक है। एक गुणवत्ता आस्टसीलस्कप का मुख्य लाभ ट्रिगर सर्किट की गुणवत्ता है।

एक डीएसओ (DSO) (इनपुट बैंडविड्थ के अलावा) के मुख्य चयन मानदंड नमूना स्मृति गहराई और नमूना दर हैं। 1990 के दशक के मध्य से आरंभिक डीएसओ (DSO) के पास प्रति चैनल केवल कुछ KB नमूना मेमोरी थी। यह बुनियादी तरंग प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है, लेकिन उदाहरण के लिए तरंग की विस्तृत जांच या लंबे डेटा पैकेट के निरीक्षण की अनुमति नहीं देता है। यहां तक ​​कि एंट्री-लेवल (<$500) आधुनिक डीएसओ (DSO) के पास अब प्रति चैनल 1 एमबी (MB) या अधिक नमूना मेमोरी है, और यह किसी भी आधुनिक डीएसओ (DSO) में अपेक्षित न्यूनतम हो गया है। अक्सर यह नमूना स्मृति चैनलों के बीच साझा की जाती है, और कभी-कभी केवल कम नमूना दरों पर पूरी तरह से उपलब्ध हो सकता है। उच्चतम नमूना दरों पर, स्मृति कुछ दसियों KB तक सीमित हो सकती है।

किसी भी आधुनिक रीयल-टाइम नमूना दर DSO में आमतौर पर नमूना दर में इनपुट बैंडविड्थ का 5-10 गुना होता है। तो एक 100 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ डीएसओ में 500 एमएस/एस - 1 जीएस/एस नमूना दर होगी। सिनएक्स/एक्स इंटरपोलेशन का उपयोग करते हुए आवश्यक सैद्धांतिक न्यूनतम नमूना दर, बैंडविड्थ का 2.5 गुना है।

एनालॉग ऑसिलोस्कोप विशेष रूप से कम आवृत्तियों पर उपयोग को छोड़कर डिजिटल स्टोरेज स्कोप द्वारा लगभग पूरी तरह से विस्थापित हो गए हैं। अत्यधिक बढ़ी हुई नमूना दरों ने बड़े पैमाने पर गलत संकेतों के प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है, जिन्हें "अलियासिंग" के रूप में जाना जाता है। जो कभी-कभी डिजिटल स्कोप की पहली पीढ़ी में मौजूद था। समस्या तब भी हो सकती है जब, उदाहरण के लिए, एक आस्टसीलस्कप के साथ देखे गए खंड (उदाहरण के लिए एक विशेष टेलीविजन लाइन की शुरुआत में एक लघु सिंक्रनाइज़ेशन पल्स) की तुलना में हजारों गुना अधिक अंतराल पर दोहराए जाने वाले तरंग के एक छोटे खंड को देखना। जो छोटे खंड के एक उदाहरण और अगले के बीच अत्यधिक बड़ी संख्या में नमूनों को संग्रहीत नहीं कर सकता है।

उपयोग किए गए परीक्षण उपकरण बाजार, विशेष रूप से ऑन-लाइन नीलामी स्थानों में, आमतौर पर पुराने एनालॉग स्कोप का विस्तृत चयन उपलब्ध होता है। हालाँकि, इन उपकरणों के लिए प्रतिस्थापन भागों को प्राप्त करना अधिक कठिन होता जा रहा है, और मरम्मत सेवाएँ आम तौर पर मूल निर्माता से अनुपलब्ध होती हैं। प्रयुक्त उपकरण आमतौर पर कैलिब्रेशन से बाहर होते हैं, और आवश्यक उपकरणों के साथ कंपनियों द्वारा पुन: अंशांकन और विशेषज्ञता आमतौर पर उपकरण के पुराने मूल्य से अधिक खर्च होती है।

2007 तक, एक 350 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ (बीडब्ल्यू), 2.5 गीगासैंपल प्रति सेकंड (जीएस/एस), दोहरे चैनल डिजिटल स्टोरेज स्कोप की लागत लगभग यूएस $7000 नई है।

सबसे निचले सिरे पर, एक सस्ता हॉबी-ग्रेड सिंगल-चैनल डीएसओ जून 2011 तक 90 डॉलर से कम में खरीदा जा सकता था। इनमें अक्सर सीमित बैंडविड्थ और अन्य सुविधाएं होती हैं, लेकिन एक आस्टसीलस्कप के बुनियादी कार्यों को पूरा करते हैं।

सॉफ्टवेयर
कई दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) आज बाहरी सॉफ़्टवेयर द्वारा रिमोट इंस्ट्रूमेंट नियंत्रण की अनुमति देने के लिए एक या अधिक बाहरी इंटरफेस प्रदान करते हैं। इन इंटरफेस (या बसों) में जीपीआईबी (GPIB), ईथरनेट, सीरियल पोर्ट, यूएसबी और वाई-फाई शामिल हैं।

प्रकार और मॉडल
निम्नलिखित अनुभाग उपलब्ध विभिन्न प्रकारों और मॉडलों का संक्षिप्त सारांश है। विस्तृत चर्चा के लिए, अन्य लेख देखें।

कैथोड-रे दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) (CRO)
सबसे शुरुआती और सरल प्रकार के दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) में कैथोड रे ट्यूब, एक ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर, एक टाइमबेस, एक क्षैतिज एम्पलीफायर और एक बिजली की आपूर्ति शामिल थी। इन्हें "डिजिटल" स्कोप से अलग करने के लिए अब "एनालॉग" स्कोप कहा जाता है जो 1990 और बाद में आम हो गया।

एनालॉग स्कोप में तरंगों के आकार माप के लिए एक कैलिब्रेटेड रेफरेंस ग्रिड शामिल होना जरूरी नहीं है, और वे पारंपरिक अर्थों में तरंगों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बाएं से दाएं व्यापक रेखा खंड। इसके बजाय, उन्हें एक अक्ष में एक संदर्भ संकेत और दूसरी धुरी में मापने के लिए संकेत खिलाकर सिग्नल विश्लेषण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दोलन संदर्भ और माप संकेत के लिए, इसका परिणाम एक जटिल लूपिंग पैटर्न में होता है जिसे लिसाजस वक्र कहा जाता है। संदर्भ संकेत के संबंध में माप संकेत के गुणों की पहचान करने के लिए वक्र के आकार की व्याख्या की जा सकती है, और यह दोलन आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोगी है।

डुअल-बीम दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप)
डुअल बीम एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) एक साथ दो सिग्नल प्रदर्शित कर सकता है। एक विशेष दोहरी बीम सीआरटी दो अलग-अलग बीम उत्पन्न और विक्षेपित करता है। मल्टी-ट्रेस एनालॉग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) चॉप और वैकल्पिक स्वीप के साथ दोहरी बीम डिस्प्ले का अनुकरण कर सकते हैं लेकिन वे सुविधाएँ एक साथ प्रदर्शित नहीं करती हैं। (रीयल टाइम डिजिटल ऑसिलोस्कोप डुअल बीम दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के समान लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें डुअल-बीम डिस्प्ले की आवश्यकता नहीं होती है।) दोहरे ट्रेस ऑसिलोस्कोप का नुकसान यह है कि यह निशान के बीच जल्दी से स्विच नहीं कर सकता है, और यह दो तीव्र क्षणिक घटनाओं को कैप्चर नहीं कर सकता है। एक दोहरी बीम आस्टसीलस्कप उन समस्याओं से बचा जाता है।

एनालॉग स्टोरेज दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप)
ट्रेस स्टोरेज कुछ एनालॉग स्कोप पर उपलब्ध एक अतिरिक्त सुविधा है; उन्होंने डायरेक्ट-व्यू स्टोरेज सीआरटी का इस्तेमाल किया। भंडारण एक ट्रेस पैटर्न की अनुमति देता है जो आम तौर पर स्क्रीन पर कई मिनट या उससे अधिक समय तक रहने के लिए एक सेकंड के अंश में क्षय हो जाता है। स्क्रीन पर ट्रेस को स्टोर करने और मिटाने के लिए एक विद्युत सर्किट को जानबूझकर सक्रिय किया जा सकता है।

डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप)
जबकि एनालॉग डिवाइस लगातार अलग-अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं, डिजिटल डिवाइस नंबर का उपयोग करते हैं जो वोल्टेज के नमूनों के अनुरूप है। डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के मामले में, एक एनालॉग-टू-डिजिटल कनवर्टर (एडीसी) मापा वोल्टेज को डिजिटल जानकारी में बदल देता है।

डिजिटल स्टोरेज दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप), या संक्षेप में डीएसओ, अधिकांश औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आज मानक प्रकार का ऑसिलोस्कोप है, और शौकिया लोगों के लिए भी प्रवेश स्तर के ऑसिलोस्कोप की कम लागत के लिए धन्यवाद। यह डिजिटल मेमोरी के साथ एनालॉग स्टोरेज स्कोप में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरेज विधि को बदल देता है, जो बिना किसी गिरावट के नमूना डेटा को तब तक संग्रहीत करता है और भंडारण-प्रकार सीआरटी के चमक मुद्दों के बिना इसे प्रदर्शित करता है। यह हाई-स्पीड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट द्वारा सिग्नल के जटिल प्रसंस्करण की भी अनुमति देता है।

एक मानक डीएसओ (DSO) एडीसी (ADC) (नैक्विस्ट सीमा कहा जाता है) के आधे से कम नमूना दर के बैंडविड्थ के साथ सिग्नल कैप्चर करने तक सीमित है। डीएसओ की एक भिन्नता है जिसे डिजिटल सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप कहा जाता है जो कुछ प्रकार के सिग्नल के लिए इस सीमा को पार कर सकता है, जैसे उच्च गति संचार संकेत, जहां तरंग में दोहराई जाने वाली दालें होती हैं। इस प्रकार का DSO जानबूझकर नैक्विस्ट (Nyquist) सीमा की तुलना में बहुत कम आवृत्ति पर नमूने लेता है और फिर एक विशिष्ट पल्स के समग्र दृश्य के पुनर्निर्माण के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है।

मिश्रित-सिग्नल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप)
एक मिश्रित सिग्नल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) (या एमएसओ AMO) में दो प्रकार के इनपुट होते हैं: एनालॉग चैनलों की एक छोटी संख्या (आमतौर पर दो या चार), और बड़ी संख्या में डिजिटल चैनल (आमतौर पर सोलह)। यह एनालॉग और डिजिटल चैनलों को सटीक रूप से समय-सहसंबद्ध करने की क्षमता प्रदान करता है, इस प्रकार एक अलग आस्टसीलस्कप और तर्क विश्लेषक पर एक विशिष्ट लाभ प्रदान करता है। आमतौर पर, डिजिटल चैनलों को समूहीकृत किया जा सकता है और बस के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक बस मूल्य हेक्साडेसिमल या बाइनरी में डिस्प्ले के नीचे प्रदर्शित होता है। अधिकांश एमएसओ (MSO) पर, ट्रिगर एनालॉग और डिजिटल दोनों चैनलों पर सेट किया जा सकता है।

मिश्रित-डोमेन दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप)
एक मिश्रित डोमेन दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) (एमडीओ-MDO) एक आस्टसीलस्कप है जो एक अतिरिक्त आरएफ इनपुट के साथ आता है जो पूरी तरह से समर्पित एफएफटी (FFT)-आधारित स्पेक्ट्रम विश्लेषक कार्यक्षमता के लिए उपयोग किया जाता है। अक्सर, यह आरएफ इनपुट पारंपरिक एनालॉग इनपुट चैनलों की तुलना में उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है। यह पारंपरिक डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) की एफएफटी (FFT) कार्यक्षमता के विपरीत है, जो सामान्य एनालॉग इनपुट का उपयोग करते हैं। कुछ एमडीओ फ़्रीक्वेंसी डोमेन (जैसे आरएफ ट्रांसमिशन) में होने वाली घटनाओं के साथ टाइम डोमेन (जैसे एक विशिष्ट सीरियल डेटा पैकेज) में घटनाओं के समय-सहसंबंध की अनुमति देते हैं।

हैंडहेल्ड दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप)
हैंडहेल्ड दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) कई परीक्षण और क्षेत्र सेवा अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हैं। आज, एक हैंडहेल्ड दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) आमतौर पर एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करते हुए एक डिजिटल सैंपलिंग दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) होता है।

कई हैंडहेल्ड और बेंच ऑसिलोस्कोप में सभी इनपुट चैनलों के लिए सामान्य ग्राउंड रेफरेंस वोल्टेज होता है। यदि एक ही समय में एक से अधिक माप चैनल का उपयोग किया जाता है, तो सभी इनपुट संकेतों में समान वोल्टेज संदर्भ होना चाहिए, और साझा डिफ़ॉल्ट संदर्भ "पृथ्वी" है। अगर कोई डिफरेंशियल प्रीम्प्लीफायर या एक्सटर्नल सिग्नल आइसोलेटर नहीं है, यह पारंपरिक डेस्कटॉप आस्टसीलस्कप फ्लोटिंग माप के लिए उपयुक्त नहीं है। (कभी-कभी एक ऑसिलोस्कोप उपयोगकर्ता पृथ्वी की जमीन से आम सिग्नल को अलग करने के प्रयास में बेंच-टॉप दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) की बिजली आपूर्ति कॉर्ड में ग्राउंड पिन तोड़ देता है। यह अभ्यास अविश्वसनीय है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट की पूरी स्ट्रेंथ कैपेसिटेंस सर्किट में जुड़ जाती है। सुरक्षा ग्राउंड कनेक्शन को तोड़ना भी एक खतरा है, और निर्देश मैनुअल इसके खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं।)

आस्टसीलस्कप के कुछ मॉडलों में पृथक इनपुट होते हैं, जहां सिग्नल संदर्भ स्तर के टर्मिनल आपस में जुड़े नहीं हैं। प्रत्येक इनपुट चैनल का उपयोग एक स्वतंत्र सिग्नल संदर्भ स्तर के साथ "फ्लोटिंग" माप बनाने के लिए किया जा सकता है। आस्टसीलस्कप इनपुट के एक तरफ को सर्किट सिग्नल कॉमन या ग्राउंड रेफरेंस से बांधे बिना मापन किया जा सकता है।

उपलब्ध अलगाव को नीचे दिखाए अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

पीसी-आधारित ऑस्किलोस्कोप
कुछ डिजिटल दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) उपकरण के प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए एक पीसी प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं। यह आंतरिक पीसी प्लेटफॉर्म (पीसी मेनबोर्ड) के साथ एक स्टैंडअलोन दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के रूप में या बाहरी दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) के रूप में हो सकता है जो यूएसबी (USB) या लैन के जरिए अलग पीसी या लैपटॉप से ​​कनेक्ट होता है।

संबंधित उपकरण
विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की एक बड़ी संख्या वास्तव में इनपुट, कैलिब्रेशन, नियंत्रण, डिस्प्ले कैलिब्रेशन इत्यादि के साथ दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) हैं। किसी विशेष एप्लिकेशन के लिए विशिष्ट और अनुकूलित। ऐसे आस्टसीलस्कप-आधारित उपकरणों के उदाहरणों में टेलीविजन प्रस्तुतियों और चिकित्सा उपकरणों में वीडियो स्तरों का विश्लेषण करने के लिए तरंग मॉनिटर शामिल हैं जैसे महत्वपूर्ण कार्य मॉनिटर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम उपकरण। ऑटोमोबाइल मरम्मत में, प्रत्येक सिलेंडर के लिए स्पार्क तरंगों को दिखाने के लिए एक इग्निशन विश्लेषक का उपयोग किया जाता है। ये सभी अनिवार्य रूप से दोलनदर्शी (ऑसिलोस्कोप) हैं, जो X‑Y डिस्प्ले में समय के साथ एक या अधिक इनपुट सिग्नल में परिवर्तन दिखाने का मूल कार्य करते हैं।

अन्य उपकरण अपने माप के परिणामों को दोहराए जाने वाले विद्युत संकेत में परिवर्तित करते हैं, और एक आस्टसीलस्कप को एक प्रदर्शन तत्व के रूप में शामिल करें। ऐसी जटिल माप प्रणालियों में स्पेक्ट्रम विश्लेषक, ट्रांजिस्टर विश्लेषक, और टाइम डोमेन रिफ्लेक्टरोमीटर (टीडीआर)। एक आस्टसीलस्कप के विपरीत, ये उपकरण स्वचालित रूप से उत्तेजना उत्पन्न करते हैं या माप पैरामीटर को स्वीप करते हैं।

यह भी देखें

 * आंख का पैटर्न
 * फोनोडिक
 * दो के लिए टेनिस, एक आस्टसीलस्कप खेल
 * समय-डोमेन रिफ्लेमेट्री
 * वैक्टोर्सकोप
 * तरंग मॉनिटर

बाहरी संबंध

 * The Cathode Ray Tube site
 * Virtual Oscilloscope Museum
 * An interactive online oscilloscope demonstration

]