रेडियोमेट्री

रेडियोमेट्री दृश्य प्रकाश सहित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए तकनीकों का सेट है। प्रकाशिकी में रेडियोमेट्रिक तकनीक अंतरिक्ष में विकिरण की शक्ति (भौतिकी) के वितरण की विशेषता है, जो कि फोटोमेट्री (प्रकाशिकी) तकनीकों के विपरीत है, जो मानव आँख के साथ प्रकाश की बातचीत की विशेषता है। रेडियोमेट्री और फोटोमेट्री के बीच मूलभूत अंतर यह है कि रेडियोमेट्री संपूर्ण ऑप्टिकल विकिरण स्पेक्ट्रम देती है, जबकि फोटोमेट्री दृश्यमान स्पेक्ट्रम तक सीमित होती है। रेडियोमेट्री क्वांटम प्रकाशिकी तकनीकों जैसे फोटॉन काउंटिंग से अलग है।

विकिरण प्रवाह को मापने के द्वारा वस्तुओं और गैसों के तापमान को निर्धारित करने के लिए रेडियोमीटर का उपयोग पायरोमेट्री कहलाता है। हैंडहेल्ड पाइरोमीटर उपकरणों का अक्सर अवरक्त थर्मामीटर के रूप में विपणन किया जाता है।

रेडियोमेट्री खगोल विज्ञान, विशेष रूप से रेडियो खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण है, और पृथ्वी की सुदूर संवेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रकाशिकी में रेडियोमेट्री के रूप में वर्गीकृत माप तकनीकों को कुछ खगोलीय अनुप्रयोगों में फोटोमेट्री (खगोल विज्ञान) | फोटोमेट्री कहा जाता है, जो प्रकाशिकी शब्द के उपयोग के विपरीत है।

स्पेक्ट्रोरेडियोमेट्री तरंग दैर्ध्य के संकीर्ण बैंड में पूर्ण रेडियोमेट्रिक मात्रा का माप है।

संपूर्ण ऑप्टिकल विकिरण स्पेक्ट्रम देती है, जबकि फोटोमेट्री दृश्यमान स्पेक्ट्रम तक सीमित होती है। रेडियोमेट्री क्वांटम प्रकाशिकी तकनीकों

इंटीग्रल और स्पेक्ट्रल रेडियोमेट्रिक मात्रा
अभिन्न मात्राएँ (जैसे विकिरण प्रवाह) सभी तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के विकिरण के कुल प्रभाव का वर्णन करती हैं, जबकि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम मात्राएँ (जैसे वर्णक्रमीय शक्ति) एकल तरंग दैर्ध्य के विकिरण के प्रभाव का वर्णन करती हैं। $λ$ या आवृत्ति $ν$. प्रत्येक अभिन्न मात्रा के लिए संबंधित वर्णक्रमीय मात्राएँ होती हैं, उदाहरण के लिए दीप्तिमान प्रवाह Φe वर्णक्रमीय शक्ति Φ से मेल खाती हैe,$λ$ और Φe,$ν$.

एक अभिन्न मात्रा के वर्णक्रमीय समकक्ष को प्राप्त करने के लिए एक सीमा (गणित) की आवश्यकता होती है। यह इस विचार से आता है कि सटीक रूप से अनुरोधित तरंग दैर्ध्य फोटॉन के अस्तित्व की संभावना शून्य है। आइए उदाहरण के रूप में दीप्तिमान प्रवाह का उपयोग करते हुए उनके बीच संबंध दिखाएं:

इंटीग्रल फ्लक्स, जिसका मात्रक वाट है: $$\Phi_\mathrm{e}.$$ वेवलेंथ द्वारा स्पेक्ट्रल फ्लक्स, जिसका मात्रक है : $$\Phi_{\mathrm{e},\lambda} = {d\Phi_\mathrm{e} \over d\lambda},$$ कहाँ $$d\Phi_\mathrm{e}$$ एक छोटे तरंग दैर्ध्य अंतराल में विकिरण का उज्ज्वल प्रवाह है $$[\lambda - {d\lambda \over 2}, \lambda + {d\lambda \over 2}]$$.

वेवलेंथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले प्लॉट के नीचे का एरिया टोटल रेडिएंट फ्लक्स के बराबर होता है।

आवृत्ति द्वारा स्पेक्ट्रल फ्लक्स, जिसका मात्रक है : $$\Phi_{\mathrm{e},\nu} = {d\Phi_\mathrm{e} \over d\nu},$$ कहाँ $$d\Phi_\mathrm{e}$$ एक छोटे आवृत्ति अंतराल में विकिरण का उज्ज्वल प्रवाह है $$[\nu - {d\nu \over 2}, \nu + {d\nu \over 2}]$$.

आवृत्ति क्षैतिज अक्ष के साथ एक भूखंड के नीचे का क्षेत्र कुल उज्ज्वल प्रवाह के बराबर होता है।

तरंग दैर्ध्य द्वारा वर्णक्रमीय मात्रा $λ$ और आवृत्ति $ν$ एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि दो चरों का गुणनफल प्रकाश की गति है ($$\lambda \cdot \nu = c$$):
 * $$\Phi_{\mathrm{e},\lambda} = {c \over \lambda^2} \Phi_{\mathrm{e},\nu},$$ या $$\Phi_{\mathrm{e},\nu} = {c \over \nu^2} \Phi_{\mathrm{e},\lambda},$$ या $$\lambda \Phi_{\mathrm{e},\lambda} = \nu \Phi_{\mathrm{e},\nu}.$$

वर्णक्रमीय मात्रा के एकीकरण द्वारा अभिन्न मात्रा प्राप्त की जा सकती है:

$$\Phi_\mathrm{e} = \int_0^\infty \Phi_{\mathrm{e},\lambda}\, d\lambda = \int_0^\infty \Phi_{\mathrm{e},\nu}\, d\nu = \int_0^\infty \lambda \Phi_{\mathrm{e},\lambda}\, d \ln \lambda = \int_0^\infty \nu \Phi_{\mathrm{e},\nu}\, d \ln \nu.$$

यह भी देखें

 * चिंतनशीलता
 * माइक्रोवेव रेडियोमीटर
 * आयनीकरण विकिरण#माप
 * रेडियोमेट्रिक अंशांकन
 * रेडियोमेट्रिक संकल्प

बाहरी संबंध

 * Radiometry and photometry FAQ Professor Jim Palmer's Radiometry FAQ page (The University of Arizona College of Optical Sciences).