रव जनरेटर

शोर जनरेटर एक सर्किट है जो विद्युत शोर (यानी, एक यादृच्छिक संकेत) उत्पन्न करता है। शोर जनरेटर का उपयोग शोर के आंकड़े, आवृत्ति प्रतिक्रिया और अन्य मापदंडों को मापने के लिए संकेतों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यादृच्छिक संख्या उत्पन्न करने के लिए शोर जनरेटर का भी उपयोग किया जाता है।

सिद्धांत
शोर उत्पन्न करने के लिए कई सर्किट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, तापमान-नियंत्रित प्रतिरोधक, तापमान-सीमित वैक्यूम डायोड, जेनर डायोड और गैस डिस्चार्ज ट्यूब। एक स्रोत जिसे स्विच ऑन और ऑफ (गेट) किया जा सकता है, कुछ परीक्षण विधियों के लिए फायदेमंद है।

शोर जनरेटर आमतौर पर मौलिक शोर प्रक्रिया जैसे थर्मल शोर या शॉट शोर पर भरोसा करते हैं।

थर्मल शोर जनरेटर
थर्मल शोर एक मौलिक मानक हो सकता है। एक निश्चित तापमान पर एक प्रतिरोधक के साथ एक थर्मल शोर जुड़ा होता है। एक शोर जनरेटर में अलग-अलग तापमान पर दो प्रतिरोध हो सकते हैं और दो प्रतिरोधों के बीच स्विच कर सकते हैं। परिणामी उत्पादन शक्ति कम है। (कमरे के तापमान पर 1 kΩ रोकनेवाला और 10 kHz बैंडविड्थ के लिए, RMS शोर वोल्टेज 400 nV है। )

शॉट शोर जनरेटर
यदि इलेक्ट्रॉन एक अवरोध के पार प्रवाहित होते हैं, तो उनके आगमन का असतत समय होता है। वे असतत आगमन शॉट शोर प्रदर्शित करते हैं। शॉट नॉइज़ जेनरेटर का आउटपुट नॉइज़ लेवल डीसी बायस करंट द्वारा आसानी से सेट किया जाता है। आमतौर पर, डायोड में बैरियर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न शोर जनरेटर सर्किट डीसी बायस करंट को सेट करने के विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं।

वैक्यूम डायोड
एक सामान्य शोर स्रोत थर्मली-लिमिटेड (संतृप्त-उत्सर्जन) गर्म कैथोड वेक्यूम - ट्यूब  डायोड था। ये स्रोत  अति उच्च आवृत्ति  के माध्यम से कुछ किलोहर्ट्ज़ से सफेद शोर जनरेटर के रूप में काम कर सकते थे और सामान्य वैक्यूम ट्यूब ग्लास लिफाफे में उपलब्ध थे। झिलमिलाहट शोर| झिलमिलाहट (1/f) कम आवृत्तियों पर शोर सीमित अनुप्रयोग; उच्च आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉन पारगमन समय सीमित अनुप्रयोग। मूल डिजाइन एक गर्म फिलामेंट के साथ एक डायोड वैक्यूम ट्यूब था। कैथोड (फिलामेंट) का तापमान एनोड (प्लेट) करंट सेट करता है जो शॉट शोर को निर्धारित करता है; रिचर्डसन समीकरण देखें। सभी थर्मिओनिक उत्सर्जन को इकट्ठा करने के लिए एनोड वोल्टेज काफी बड़ा है।  यदि प्लेट वोल्टेज बहुत कम था, तो फिलामेंट के पास स्पेस चार्ज होगा जो शोर आउटपुट को प्रभावित करेगा। एक कैलिब्रेटेड जनरेटर के लिए, देखभाल की जानी चाहिए ताकि शॉट शोर ट्यूब की प्लेट प्रतिरोध और अन्य सर्किट तत्वों के थर्मल शोर पर हावी हो।

गैस-डिस्चार्ज ट्यूब
लंबी, पतली, गर्म-कैथोड गैस से भरी ट्यूब | फिलामेंट के लिए एक सामान्य संगीन माउंट और एक एनोड शीर्ष कैप  के साथ लगे गैस-डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब का उपयोग  सुपर उच्च आवृत्ति  फ़्रीक्वेंसी और वेवगाइड में विकर्ण सम्मिलन के लिए किया गया था। वे नियोन जैसी शुद्ध अक्रिय गैस से भरे हुए थे क्योंकि पेनिंग मिश्रण ने आउटपुट को तापमान पर निर्भर बना दिया था। उनका बर्निंग वोल्टेज 200 V से कम था, लेकिन 5-kV रेंज में एनोड वोल्टेज स्पाइक द्वारा प्रज्वलित करने से पहले उन्हें 2-वाट गरमागरम लैंप द्वारा ऑप्टिकल प्राइमिंग (प्री-आयनाइज़िंग) की आवश्यकता थी।

कम आवृत्ति वाले शोर बैंड के लिए नियॉन से भरे चमकते लैंप का उपयोग किया गया है। डेल्टा वितरण के लिए सर्किट समान था | स्पाइक/सुई दालें।

अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में डायोड (कैथोड से बंधी ग्रिड) के रूप में संचालित होने पर एक लघु थाइरेट्रॉन को शोर स्रोत के रूप में एक अतिरिक्त उपयोग मिला।

फॉरवर्ड-बायस्ड सेमीकंडक्टर डायोड
एक अन्य संभावना एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक धारा का उपयोग कर रही है।

रिवर्स-बायस्ड सेमीकंडक्टर डायोड
ब्रेकडाउन में रिवर्स-बायस्ड डायोड का उपयोग शॉट शोर स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर डायोड आम हैं, लेकिन दो अलग-अलग ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हैं, और उनकी अलग-अलग शोर विशेषताएं हैं। तंत्र जेनर प्रभाव और हिमस्खलन टूटने हैं।

जेनर डायोड
रिवर्स-बायस्ड डायोड और द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर  बेस-एमिटर जंक्शन जो लगभग 7 वोल्ट से नीचे टूटते हैं, मुख्य रूप से जेनर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं; टूटना आंतरिक क्षेत्र उत्सर्जन के कारण है। जंक्शन पतले होते हैं, और विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। जेनर ब्रेकडाउन शॉट शोर है। फ़्लिकर (1/f) नॉइज़ कॉर्नर 10 Hz से कम हो सकता है। जेनर डायोड द्वारा उत्पन्न शोर एक साधारण शॉट शोर है।

हिमस्खलन डायोड
7 वोल्ट से अधिक के ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए, सेमीकंडक्टर जंक्शन की चौड़ाई अधिक मोटी होती है और प्राथमिक ब्रेकडाउन तंत्र एक हिमस्खलन है। शोर आउटपुट अधिक जटिल है। अतिरिक्त शोर होता है (यानी, साधारण शॉट शोर के ऊपर और ऊपर शोर) क्योंकि हिमस्खलन गुणन होता है।

उच्च शक्ति उत्पादन शोर जनरेटर के लिए, प्रवर्धन की आवश्यकता होती है। ब्रॉडबैंड शोर जनरेटर के लिए, उस प्रवर्धन को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। एक विधि उसी बाधा के भीतर हिमस्खलन गुणन का उपयोग करती है जो शोर उत्पन्न करती है। हिमस्खलन में, एक वाहक अन्य परमाणुओं से टकराता है और मुक्त नए वाहकों को दस्तक देता है। परिणाम यह है कि प्रत्येक वाहक के लिए जो एक बाधा के पार शुरू होता है, कई वाहक समकालिक रूप से आते हैं। नतीजा एक विस्तृत बैंडविड्थ उच्च शक्ति स्रोत है। ब्रेकडाउन में पारंपरिक डायोड का उपयोग किया जा सकता है।

हिमस्खलन टूटने में बहुस्तरीय शोर भी होता है। शोर आउटपुट पावर बेतरतीब ढंग से कई आउटपुट स्तरों के बीच स्विच करती है। मल्टीस्टेट शोर कुछ हद तक झिलमिलाहट (1/f) शोर जैसा दिखता है। प्रभाव प्रक्रिया पर निर्भर है, लेकिन इसे कम किया जा सकता है। कम मल्टीस्टेट शोर के लिए भी डायोड का चयन किया जा सकता है।

हिमस्खलन डायोड शोर जनरेटर का एक व्यावसायिक उदाहरण Agilent 346C है जो 10 मेगाहर्ट्ज से 26.5 गीगाहर्ट्ज तक कवर करता है।

यह भी देखें

 * अतिरिक्त शोर अनुपात
 * शोर आंकड़ा मीटर
 * रेडियो शोर स्रोत