ग्लास इलेक्ट्रोड

एक ग्लास इलेक्ट्रोड एक प्रकार का आयन चयनात्मक इलेक्ट्रोड है | आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड एक डोपेड ग्लास झिल्ली से बना होता है जो एक विशिष्ट आयन के प्रति संवेदनशील होता है। पीएच के मापन के लिए आयन-चयनात्मक ग्लास इलेक्ट्रोड का सबसे आम अनुप्रयोग है। पीएच इलेक्ट्रोड एक ग्लास इलेक्ट्रोड का एक उदाहरण है जो हाइड्रोजन आयनों के प्रति संवेदनशील है। ग्लास इलेक्ट्रोड रासायनिक विश्लेषण और भौतिक-रासायनिक अध्ययन के लिए उपकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड का वोल्टेज, कुछ संदर्भ मूल्य के सापेक्ष, एक निश्चित प्रकार के आयनों की गतिविधि (रसायन विज्ञान) में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है।

इतिहास
ग्लास इलेक्ट्रोड (जीई) के पहले अध्ययन में क्षार धातु आयनों के प्रभाव के कारण माध्यम की अम्लता (पीएच) को बदलने के लिए विभिन्न ग्लासों की विभिन्न संवेदनशीलता पाई गई।

1906 में, एरिका क्रेमर के पिता, एम. क्रेमर ने निर्धारित किया कि कांच की झिल्ली के विपरीत किनारों पर स्थित द्रव के कुछ हिस्सों के बीच उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षमता एसिड की सांद्रता (हाइड्रोजन आयन सांद्रता) के समानुपाती होती है। 1909 में, एस.पी.एल. सॉरेन्सन ने पीएच की अवधारणा पेश की, और उसी वर्ष फ्रिट्ज हैबर|एफ. हैबर और ज़िग्मंट क्लेमेंसिविक्ज़ | जेड। Klemensiewicz ने कार्लज़ूए में द सोसाइटी ऑफ़ केमिस्ट्री में ग्लास इलेक्ट्रोड पर अपने शोध के परिणामों की सूचना दी। 1922 में, डब्ल्यू.एस. ह्यूजेस ने दिखाया कि क्षार-सिलिकेट जीई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के समान है, एच के संबंध में प्रतिवर्ती+. 1925 में, फिलिस मार्गरेट टूकी केरिज|पी.एम. टूकी केरिज ने रक्त के नमूनों के विश्लेषण के लिए पहला ग्लास इलेक्ट्रोड विकसित किया और उपकरण के साथ कुछ व्यावहारिक समस्याओं जैसे कांच के उच्च प्रतिरोध (50-150 MΩ) पर प्रकाश डाला। अपनी पीएचडी के दौरान, केरिज ने मिनिएचर ग्लास इलेक्ट्रोड विकसित किया, रेड हीट पर प्लेटिनम क्लोराइड के साथ प्लेटिनम का उपचार करके उपकरण के सतह क्षेत्र को अधिकतम किया, इस प्रकार एक बहुत बड़े सिग्नल को सक्षम किया; उसका डिज़ाइन आज उपयोग किए जाने वाले कई ग्लास इलेक्ट्रोड का पूर्ववर्ती था।

अनुप्रयोग
ग्लास इलेक्ट्रोड आमतौर पर पीएच मीटर के लिए उपयोग किए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, अमोनियम और अन्य आयनों की सांद्रता के निर्धारण के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष आयन संवेदनशील ग्लास इलेक्ट्रोड भी हैं।

ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग शुद्ध अनुसंधान, औद्योगिक प्रक्रियाओं के नियंत्रण, खाद्य पदार्थों और सौंदर्य प्रसाधनों के विश्लेषण, पर्यावरण संकेतकों के मापन, और माइक्रोइलेक्ट्रोड माप जैसे सेल झिल्ली विद्युत क्षमता और मिट्टी की अम्लता सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया गया है।

प्रकार
लगभग सभी वाणिज्यिक इलेक्ट्रोड एकल-आवेशित आयनों का जवाब देते हैं, जैसे एच+, वह+, अगस्त+. सबसे आम ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच-इलेक्ट्रोड है। केवल कुछ चाकोजेनाइड ग्लास इलेक्ट्रोड दोहरे चार्ज वाले आयनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जैसे Pb2+, सी.डी2+ और कुछ अन्य।

दो मुख्य ग्लास बनाने वाली प्रणालियाँ हैं: सिलिकॉन डाइऑक्साइड के आणविक नेटवर्क पर आधारित सिलिकेट मैट्रिक्स (SiO2) AsS, AsSe, AsTe के आणविक नेटवर्क पर आधारित Na, K, Li, Al, B, Ca, आदि जैसे अन्य धातु आक्साइड के अतिरिक्त और मैंने आपके सह भाई की जाँच की मैट्रिक्स के साथ।

हस्तक्षेप करने वाले आयन
कांच की झिल्ली की आयन-विनिमय प्रकृति के कारण, कुछ अन्य आयनों के लिए कांच के आयन-विनिमय केंद्रों के साथ समवर्ती बातचीत करना और पीएच या अन्य इलेक्ट्रोड कार्यों पर मापा इलेक्ट्रोड क्षमता की रैखिक निर्भरता को विकृत करना संभव है। कुछ मामलों में, इलेक्ट्रोड फ़ंक्शन को एक आयन से दूसरे आयन में बदलना संभव है। उदाहरण के लिए, कुछ सिलिकेट pPNAइलेक्ट्रोड को चांदी के नमक के घोल में भिगोकर pAg फ़ंक्शन में बदला जा सकता है।

हस्तक्षेप प्रभाव आमतौर पर अर्ध-अनुभवजन्य बोरिस निकोल्स्की-मिखाइल शुल्त्स-ईसेनमैन समीकरण (बोरिस निकोल्स्की-मिखाइल शुल्ट्ज़-ईसेनमैन समीकरण के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा वर्णित किया गया है। नर्नस्ट समीकरण का विस्तार द्वारा दिया गया है
 * $$E=E^0 + \frac{RT}{z_iF} \ln \left [ a_i + \sum_{j} \left ( k_{ij}a_j^{z_i/z_j} \right ) \right ]$$

जहां ई ईएमएफ है, ई0 मानक इलेक्ट्रोड क्षमता, चिह्न सहित z आयनिक संयोजकता, a गतिविधि (रसायन विज्ञान), i रुचि का आयन, j हस्तक्षेप करने वाले आयन और kij चयनात्मकता गुणांक है। चयनात्मकता गुणांक जितना छोटा होगा, j का हस्तक्षेप उतना ही कम होगा।

ना के हस्तक्षेप प्रभाव को देखने के लिए+ एक पीएच-इलेक्ट्रोड के लिए:
 * $$E=E^0 + \frac{RT}{F} \ln \left ( a_{\text{H}^+} + k_{\text{H}^+,\text{Na}^+}a_{\text{Na}^+} \right )$$

एक पीएच ग्लास इलेक्ट्रोड की रेंज
स्थिर सांद्रता पर pH श्रेणी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: * सामान्य इलेक्ट्रोड फ़ंक्शन का पूर्ण अहसास, जहां क्षमता पीएच पर रैखिक रूप से निर्भर करती है, हाइड्रोनियम के लिए आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड को साकार करती है।
 * $$E=E^0 - \frac{2.303RT}{F} \text{pH}$$

जहाँ F फैराडे स्थिरांक है (नर्नस्ट समीकरण देखें)। प्रभाव आमतौर पर पीएच > 12 पर, और 0.1  मोल प्रति लीटर या अधिक लिथियम या सोडियम आयनों की सांद्रता पर ध्यान देने योग्य होता है। पोटेशियम आयन आमतौर पर सोडियम आयनों की तुलना में कम त्रुटि पैदा करते हैं। अत्यधिक पीएच रेंज में काम करने के लिए विशिष्ट इलेक्ट्रोड मौजूद हैं।
 * क्षार त्रुटि श्रेणी - हाइड्रोजन आयनों की कम सांद्रता (पीएच के उच्च मान) पर हस्तक्षेप करने वाली क्षार धातुओं (जैसे ली, ना, के) का योगदान हाइड्रोजन आयनों में से एक के साथ तुलनीय है। इस स्थिति में pH पर विभव की निर्भरता अरैखिक हो जाती है।
 * अम्लीय त्रुटि सीमा - हाइड्रोजन आयनों (पीएच के कम मान) की बहुत अधिक सांद्रता पर, पीएच पर इलेक्ट्रोड की निर्भरता गैर-रैखिक हो जाती है और समाधान में आयनों का प्रभाव भी ध्यान देने योग्य हो जाता है। ये प्रभाव आमतौर पर पीएच <<-1 पर ध्यान देने योग्य हो जाते हैं।

निर्माण
एक ठेठ आधुनिक पीएच जांच एक संयोजन इलेक्ट्रोड है, जो कांच और संदर्भ इलेक्ट्रोड दोनों को एक शरीर में जोड़ता है। संयोजन इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित भाग होते हैं (चित्र देखें):


 * 1) इलेक्ट्रोड का एक संवेदन भाग, एक विशिष्ट ग्लास से बना बल्ब
 * 2) आंतरिक इलेक्ट्रोड, आमतौर पर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड या संतृप्त कैलोमेल इलेक्ट्रोड
 * 3) आंतरिक समाधान, आमतौर पर पीएच = 7 0.1 मोलर घोल का बफर समाधान। पीएच इलेक्ट्रोड के लिए mol/L KCl या pM इलेक्ट्रोड के लिए 0.1 mol/L MCl
 * 4) सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का उपयोग करते समय, AgCl की थोड़ी मात्रा ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर अवक्षेपित हो सकती है
 * 5) संदर्भ इलेक्ट्रोड, आमतौर पर 2 के समान प्रकार
 * 6) संदर्भ आंतरिक समाधान, आमतौर पर 3.0 mol/L KCl
 * 7) अध्ययन किए गए समाधान के साथ जंक्शन, आमतौर पर अदह या क्वार्ट्ज फाइबर के साथ सिरेमिक या केशिका से बना होता है।
 * 8) इलेक्ट्रोड का शरीर, गैर-प्रवाहकीय कांच या प्लास्टिक से बना है।

एक पीएच इलेक्ट्रोड के नीचे एक गोल पतले कांच के बल्ब में गुब्बारे निकलते हैं। पीएच इलेक्ट्रोड को एक ट्यूब के भीतर एक ट्यूब के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। भीतरी ट्यूब में एक अपरिवर्तित 1×10 होता है−7 mol/L हाइड्रोक्लोरिक एसिड विलयन। इसके अलावा भीतरी ट्यूब के अंदर संदर्भ जांच का कैथोड टर्मिनस है। एनोडिक टर्मिनस आंतरिक ट्यूब के बाहर चारों ओर लपेटता है और उसी तरह की संदर्भ जांच के साथ समाप्त होता है जैसा आंतरिक ट्यूब के अंदर था। यह पोटेशियम क्लोराइड के संदर्भ समाधान से भरा हुआ है और पीएच जांच के बाहर एक झरझरा प्लग के माध्यम से समाधान के साथ संपर्क करता है जो नमक पुल के रूप में कार्य करता है।

बिजली उत्पन्न करनेवाली सेल योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व
यह खंड एक इकाई के रूप में दो अलग-अलग प्रकार के इलेक्ट्रोड के कामकाज का वर्णन करता है जो ग्लास इलेक्ट्रोड और संदर्भ इलेक्ट्रोड दोनों को एक शरीर में जोड़ता है। यह कुछ स्पष्टीकरण के योग्य है।

यह उपकरण अनिवार्य रूप से एक गैल्वेनिक सेल है जिसे योजनाबद्ध रूप से दर्शाया जा सकता है:


 * ग्लास इलेक्ट्रोड || संदर्भ समाधान || परीक्षण समाधान || ग्लास इलेक्ट्रोड
 * एजी (ओं) | एजीसीएल (एस) | केसीएल (एक्यू) || 1 × 10-7एम एच+ समाधान || कांच की झिल्ली || परीक्षण समाधान || जंक्शन || केसीएल (एक्यू) | एजीसीएल (एस) | एजी

गैल्वेनिक सेल के इस योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व में, बाएं और दाएं सदस्यों के बीच समरूपता को देखा जाएगा जैसा कि परीक्षण समाधान (जिस समाधान का पीएच मापा जाना चाहिए) द्वारा कब्जा कर लिया गया पंक्ति के केंद्र से देखा गया है। दूसरे शब्दों में, कांच की झिल्ली और सिरेमिक जंक्शन प्रत्येक संबंधित इलेक्ट्रोड (सांकेतिक (संवेदन) इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड) में समान सापेक्ष स्थान पर रहते हैं। डबल पाइप प्रतीक (||) एक विसारक अवरोध को इंगित करता है जो विभिन्न समाधानों के मिश्रण को रोकता है (ग्लास झिल्ली), या धीमा (सिरेमिक जंक्शन)। बाएं और दाएं समान इलेक्ट्रोड का उपयोग करके, इंटरफेस पर उत्पन्न कोई भी क्षमता एक दूसरे को (सिद्धांत रूप में) रद्द कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम वोल्टेज केवल ग्लास झिल्ली और परीक्षण समाधान के संपर्क पर निर्भर होता है।

इलेक्ट्रोड का मापने वाला हिस्सा, नीचे कांच का बल्ब, एक हाइड्रेटेड जेल की ~10 एनएम परत के साथ अंदर और बाहर दोनों को लेपित किया जाता है। इन दो परतों को सूखे कांच की परत से अलग किया जाता है। सिलिका ग्लास संरचना (अर्थात, इसकी परमाणु संरचना की रचना) को आकार दिया जाता है ताकि यह सोडियम | ना की अनुमति दे+ कुछ गतिशीलता देता है। मेटल केशन (ना+) हाइड्रेटेड जेल में कांच से बाहर और समाधान में फैल जाता है जबकि एच+ घोल से हाइड्रेटेड जेल में फैल सकता है। यह हाइड्रेटेड जेल है जो पीएच इलेक्ट्रोड को आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड बनाता है।

एच+ पीएच इलेक्ट्रोड की कांच की झिल्ली से नहीं गुजरता है, यह Na है+ जो थर्मोडायनामिक मुक्त ऊर्जा को पार करता है और परिवर्तन की ओर ले जाता है। जब एक आयन गतिविधि के एक क्षेत्र से गतिविधि के दूसरे क्षेत्र में फैलता है, तो एक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है और पीएच मीटर वास्तव में यही मापता है। हाइड्रेटेड जेल झिल्ली ना से जुड़ा हुआ है+ परिवहन और इस प्रकार एच की एकाग्रता+ झिल्ली के बाहर Na द्वारा झिल्ली के अंदर 'रिले' किया जाता है+.

सभी ग्लास पीएच इलेक्ट्रोड में 50 से 500 एमΩ तक अत्यधिक उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है। इसलिए, ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग केवल एक उच्च इनपुट-प्रतिबाधा मापने वाले उपकरण जैसे पीएच मीटर, या अधिक सामान्य रूप से, एक उच्च इनपुट-प्रतिबाधा वाल्टमीटर जिसे विद्युतमापी  कहा जाता है, के साथ किया जा सकता है।

सीमाएं
इसके निर्माण की प्रकृति के कारण ग्लास इलेक्ट्रोड की कुछ अंतर्निहित सीमाएँ हैं। ऊपर एसिड और क्षारीय त्रुटियों पर चर्चा की गई है। विषमता क्षमता के अस्तित्व से एक महत्वपूर्ण सीमा का परिणाम है जो ग्लास/तरल इंटरफेस पर मौजूद हैं। इन परिघटनाओं के अस्तित्व का अर्थ है कि ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग करने से पहले हमेशा कैलिब्रेट किया जाना चाहिए; अंशांकन की एक सामान्य विधि में मानक बफर समाधानों का उपयोग शामिल है। इसके अलावा, आंतरिक समाधान में और बाहर प्रसार के कारण धीमी गिरावट होती है। इन प्रभावों को छुपाया जाता है जब इलेक्ट्रोड को बफर समाधान के खिलाफ कैलिब्रेट किया जाता है लेकिन महान साजिश  के माध्यम से आदर्श प्रतिक्रिया से विचलन आसानी से देखा जाता है। आमतौर पर, इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया की ढलान महीनों की अवधि में घट जाती है।

भंडारण
माप के बीच किसी भी ग्लास और झिल्ली इलेक्ट्रोड को अपने स्वयं के आयन के घोल में रखा जाना चाहिए। कांच की झिल्ली को सूखने से रोकना जरूरी है क्योंकि प्रदर्शन एक हाइड्रेटेड परत के अस्तित्व पर निर्भर है, जो धीरे-धीरे बनता है।

यह भी देखें

 * पोटेंशियोमेट्री
 * आयन-चयनात्मक इलेक्ट्रोड
 * ISFET पीएच इलेक्ट्रोड
 * चाकोजेनाइड ग्लास
 * क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड
 * सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोड

संदर्भ
E. P. Nikol'skii, M. M. Schul'tz, et al., Vestn. Leningr. Univ., Ser. Fiz. i Khim., 18, No. 4, 73-186 (1963) (This series of articles summarizes Russian work on the effect of varying the glass composition on electrode properties and chemical stability of a great variety of glasses)

बाहरी संबंध

 * pH electrode practical/theoretical information
 * Titration with the glass electrode and pH calculation - freeware