अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी

अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों को संदर्भित करता है जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अवशोषण (विद्युत चुम्बकीय विकिरण) को एक नमूने के साथ बातचीत के कारण आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के एक समारोह के रूप में मापता है। नमूना विकिरण क्षेत्र से ऊर्जा, यानी फोटॉन को अवशोषित करता है। अवशोषण की तीव्रता आवृत्ति के एक समारोह के रूप में भिन्न होती है, और यह भिन्नता अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी # अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में किया जाता है।

अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी एक रासायनिक विश्लेषण उपकरण के रूप में एक नमूने में एक विशेष पदार्थ की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए और कई मामलों में मौजूद पदार्थ की मात्रा को निर्धारित करने के लिए नियोजित किया जाता है। विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों में अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और पराबैंगनी-दृश्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी विशेष रूप से आम हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी आणविक और परमाणु भौतिकी, खगोलीय स्पेक्ट्रोस्कोपी और रिमोट सेंसिंग के अध्ययन में भी कार्यरत है।

अवशोषण स्पेक्ट्रा को मापने के लिए प्रायोगिक दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। सबसे आम व्यवस्था एक नमूने पर विकिरण के उत्पन्न बीम को निर्देशित करना और इसके माध्यम से गुजरने वाले विकिरण की तीव्रता का पता लगाना है। संचरित ऊर्जा का उपयोग अवशोषण की गणना के लिए किया जा सकता है। आवृत्ति रेंज और प्रयोग के उद्देश्य के आधार पर स्रोत, नमूना व्यवस्था और पता लगाने की तकनीक काफी भिन्न होती है।

अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:

अवशोषण स्पेक्ट्रम
एक सामग्री का अवशोषण स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवृत्तियों की एक सीमा से अधिक सामग्री द्वारा अवशोषित घटना विकिरण का अंश है। अवशोषण स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से निर्धारित होता है  सामग्री की परमाणु और अणु संरचना द्वारा। अणुओं की दो कितना राज्य के बीच ऊर्जा अंतर से मेल खाने वाली आवृत्तियों पर विकिरण के अवशोषित होने की संभावना अधिक होती है। अवशोषण जो दो राज्यों के बीच एक संक्रमण के कारण होता है उसे अवशोषण रेखा कहा जाता है और एक स्पेक्ट्रम आमतौर पर कई रेखाओं से बना होता है।

आवृत्तियाँ जहाँ अवशोषण रेखाएँ होती हैं, साथ ही साथ उनकी सापेक्ष तीव्रताएँ, मुख्य रूप से नमूने की इलेक्ट्रॉनिक संरचना और आणविक संरचना पर निर्भर करती हैं। आवृत्तियाँ नमूने में अणुओं, ठोस पदार्थों में क्रिस्टल और कई पर्यावरणीय कारकों (जैसे, तापमान, दबाव, विद्युत क्षेत्र) के बीच की बातचीत पर भी निर्भर करेंगी। लाइनों में एक स्पेक्ट्रल लाइनविड्थ और स्पेक्ट्रल लाइन # स्पेक्ट्रल लाइन ब्रॉडिंग और शिफ्ट भी होगी जो मुख्य रूप से स्पेक्ट्रल घनत्व या सिस्टम के राज्यों के घनत्व द्वारा निर्धारित की जाती है।

सिद्धांत
अवशोषण रेखाओं को आम तौर पर अणु या परमाणु में प्रेरित क्वांटम यांत्रिक परिवर्तन की प्रकृति द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, घूर्णी स्पेक्ट्रोस्कोपी तब होती है जब एक अणु की घूर्णी अवस्था बदल जाती है। घूर्णी रेखाएँ आमतौर पर माइक्रोवेव वर्णक्रमीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी अणु की कंपन स्थिति में परिवर्तन के अनुरूप है और आमतौर पर इन्फ्रारेड क्षेत्र में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लाइनें एक परमाणु या अणु की इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में बदलाव के अनुरूप होती हैं और आमतौर पर दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक्स-रे अवशोषण इलेक्ट्रॉनिक संरचना के उत्तेजना के साथ जुड़े हुए हैं#शेल्स और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के उपखंड। इन परिवर्तनों को संयुक्त भी किया जा सकता है (उदाहरण के लिए रोविब्रेशनल युग्मन | रोटेशन-कंपन संक्रमण), जिससे दो परिवर्तनों की संयुक्त ऊर्जा पर नई अवशोषण रेखाएँ बनती हैं।

क्वांटम यांत्रिक परिवर्तन से जुड़ी ऊर्जा मुख्य रूप से अवशोषण रेखा की आवृत्ति को निर्धारित करती है लेकिन आवृत्ति को कई प्रकार की अंतःक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र बदलाव का कारण बन सकते हैं। पड़ोसी अणुओं के साथ सहभागिता बदलाव का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए, गैस चरण अणु की अवशोषण रेखाएँ महत्वपूर्ण रूप से तब बदल सकती हैं जब वह अणु तरल या ठोस चरण में हो और पड़ोसी अणुओं के साथ अधिक मजबूती से बातचीत कर रहा हो।

अवशोषण रेखाओं की चौड़ाई और आकार अवलोकन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, विकिरण को अवशोषित करने वाली सामग्री और उस सामग्री के भौतिक वातावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। लाइनों के लिए गॉसियन वितरण या लोरेंत्ज़ियन वितरण वितरण का आकार होना आम बात है। यह भी सामान्य है कि एक रेखा को पूरी तरह से उसकी तीव्रता और वर्णक्रमीय लिनिविड्थ द्वारा वर्णित किया जाता है, बजाय पूरे आकार की विशेषता के।

एकीकृत तीव्रता - अवशोषण रेखा के तहत अभिन्न क्षेत्र द्वारा प्राप्त - मौजूद अवशोषित पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होती है। तीव्रता पदार्थ के तापमान और विकिरण और अवशोषक के बीच क्वांटम यांत्रिक संपर्क से भी संबंधित है। यह अंतःक्रिया संक्रमण के क्षण से निर्धारित होती है और उस विशेष निम्न अवस्था पर निर्भर करती है जिससे संक्रमण शुरू होता है, और ऊपरी अवस्था जिससे यह जुड़ा होता है।

अवशोषण लाइनों की चौड़ाई इसे रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा निर्धारित की जा सकती है। एक स्पेक्ट्रोमीटर की एक अंतर्निहित सीमा होती है कि यह वर्णक्रमीय संकल्प को कितनी संकीर्ण रेखा बना सकता है और इसलिए देखी गई चौड़ाई इस सीमा पर हो सकती है। यदि चौड़ाई रिज़ॉल्यूशन सीमा से अधिक है, तो यह मुख्य रूप से अवशोषक के वातावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक तरल या ठोस अवशोषक, जिसमें पड़ोसी अणु एक दूसरे के साथ दृढ़ता से बातचीत करते हैं, में गैस की तुलना में व्यापक अवशोषण रेखाएँ होती हैं। अवशोषित सामग्री का तापमान या दबाव बढ़ने से भी लाइन की चौड़ाई बढ़ेगी। कई पड़ोसी संक्रमणों के लिए एक दूसरे के काफी करीब होना भी आम है कि उनकी रेखाएं ओवरलैप होती हैं और परिणामी समग्र रेखा अभी तक व्यापक है।

ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रम से संबंध
अवशोषण और संचरण स्पेक्ट्रा समकक्ष जानकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं और गणितीय परिवर्तन के माध्यम से एक की गणना दूसरे से की जा सकती है। एक संचरण स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य पर इसकी अधिकतम तीव्रता होगी जहां अवशोषण सबसे कमजोर होता है क्योंकि नमूने के माध्यम से अधिक प्रकाश प्रसारित होता है। एक अवशोषण स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य में इसकी अधिकतम तीव्रता होगी जहां अवशोषण सबसे मजबूत होता है।

उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से संबंध
उत्सर्जन (विद्युत चुम्बकीय विकिरण) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पदार्थ विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। उत्सर्जन किसी भी आवृत्ति पर हो सकता है जिस पर अवशोषण हो सकता है, और यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से अवशोषण लाइनों को निर्धारित करने की अनुमति देता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आमतौर पर अवशोषण स्पेक्ट्रम से काफी अलग तीव्रता पैटर्न होगा, इसलिए दोनों समान नहीं हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम की गणना आइंस्टीन गुणांक का उपयोग करके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से की जा सकती है।

बिखरने और प्रतिबिंब स्पेक्ट्रा से संबंध
किसी सामग्री का प्रकीर्णन और परावर्तन स्पेक्ट्रा उसके अपवर्तन सूचकांक और उसके अवशोषण स्पेक्ट्रम दोनों से प्रभावित होता है। एक ऑप्टिकल संदर्भ में, अवशोषण स्पेक्ट्रम को आमतौर पर अपवर्तक सूचकांक # फैलाव और अवशोषण द्वारा निर्धारित किया जाता है, और विलुप्त होने और सूचकांक गुणांक क्रेमर्स-क्रोनिग संबंध के माध्यम से मात्रात्मक रूप से संबंधित होते हैं। इसलिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम को बिखरने या प्रतिबिंब स्पेक्ट्रम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आम तौर पर धारणाओं या मॉडलों को सरल बनाने की आवश्यकता होती है, और इसलिए व्युत्पन्न अवशोषण स्पेक्ट्रम एक सन्निकटन है।

अनुप्रयोग
अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी रासायनिक विश्लेषण में उपयोगी है इसकी विशिष्टता और इसकी मात्रात्मक प्रकृति के कारण। अवशोषण स्पेक्ट्रा की विशिष्टता यौगिकों को मिश्रण में एक दूसरे से अलग करने की अनुमति देती है, जिससे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी उपयोगी हो जाती है। उदाहरण के लिए, इन्फ्रारेड गैस विश्लेषक का उपयोग हवा में प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, प्रदूषक को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पानी और अन्य अपेक्षित घटकों से अलग किया जा सकता है। विशिष्टता भी संदर्भ स्पेक्ट्रा के एक पुस्तकालय के साथ एक मापा स्पेक्ट्रम की तुलना करके अज्ञात नमूनों की पहचान करने की अनुमति देती है। कई मामलों में, किसी नमूने के बारे में गुणात्मक जानकारी निर्धारित करना संभव है भले ही वह पुस्तकालय में न हो। उदाहरण के लिए, इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रा में विशेषताओं के अवशोषण बैंड होते हैं जो इंगित करते हैं कि कार्बन-हाइड्रोजन या कार्बन-ऑक्सीजन बंधन मौजूद हैं या नहीं।

बीयर-लैंबर्ट कानून का उपयोग करके एक अवशोषण स्पेक्ट्रम मात्रात्मक रूप से मौजूद सामग्री की मात्रा से संबंधित हो सकता है। किसी यौगिक की पूर्ण सांद्रता का निर्धारण करने के लिए यौगिक के अवशोषण गुणांक के ज्ञान की आवश्यकता होती है। कुछ यौगिकों के लिए अवशोषण गुणांक संदर्भ स्रोतों से उपलब्ध है, और यह लक्ष्य की ज्ञात एकाग्रता के साथ अंशांकन मानक के स्पेक्ट्रम को मापकर भी निर्धारित किया जा सकता है।

रिमोट सेंसिंग
एक विश्लेषणात्मक तकनीक के रूप में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनूठे लाभों में से एक यह है कि उपकरण और नमूने को संपर्क में लाए बिना मापन किया जा सकता है। एक नमूने और एक उपकरण के बीच यात्रा करने वाले विकिरण में वर्णक्रमीय जानकारी होगी, इसलिए माप को सुदूर संवेदन बनाया जा सकता है। रिमोट स्पेक्ट्रल सेंसिंग कई स्थितियों में मूल्यवान है। उदाहरण के लिए, किसी ऑपरेटर या उपकरण को जोखिम में डाले बिना जहरीले या खतरनाक वातावरण में माप किए जा सकते हैं। इसके अलावा, नमूना सामग्री को उपकरण के संपर्क में लाने की ज़रूरत नहीं है - संभावित क्रॉस संदूषण को रोकना।

रिमोट स्पेक्ट्रल माप प्रयोगशाला मापन की तुलना में कई चुनौतियां पेश करते हैं। रुचि के नमूने और उपकरण के बीच के स्थान में वर्णक्रमीय अवशोषण भी हो सकता है। ये अवशोषण नमूने के अवशोषण स्पेक्ट्रम को मुखौटा या भ्रमित कर सकते हैं। ये पृष्ठभूमि हस्तक्षेप भी समय के साथ भिन्न हो सकते हैं। दूरस्थ मापन में विकिरण का स्रोत अक्सर एक पर्यावरणीय स्रोत होता है, जैसे सूरज की रोशनी या गर्म वस्तु से थर्मल विकिरण, और इससे वर्णक्रमीय अवशोषण को स्रोत स्पेक्ट्रम में परिवर्तन से अलग करना आवश्यक हो जाता है।

इन चुनौतियों को सरल बनाने के लिए, विभेदक ऑप्टिकल अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कुछ लोकप्रियता हासिल की है, क्योंकि यह डिफरेंशियल अवशोषण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और रेले स्कैटरिंग के कारण एरोसोल विलुप्त होने और विलुप्त होने जैसे ब्रॉड-बैंड अवशोषण को छोड़ देता है। यह विधि भू-आधारित, वायु-जनित और उपग्रह आधारित मापों पर लागू होती है। कुछ भू-आधारित विधियाँ क्षोभमंडलीय और समतापमंडलीय ट्रेस गैस प्रोफाइल को पुनः प्राप्त करने की संभावना प्रदान करती हैं।

खगोल विज्ञान
खगोलीय स्पेक्ट्रोस्कोपी रिमोट स्पेक्ट्रल सेंसिंग का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रकार है। इस मामले में, वस्तुएं और रुचि के नमूने पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उन्हें मापने के लिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण ही एकमात्र साधन उपलब्ध है। खगोलीय स्पेक्ट्रा में अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रल दोनों जानकारी होती है। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी अंतरतारकीय बादलों को समझने और यह निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ में आणविक बादल होते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग एक्स्ट्रासोलर ग्रहों के अध्ययन में भी किया जाता है। बाह्य सौर ग्रहों का पता लगाने के तरीकों द्वारा बाह्य ग्रहों का पता लगाना #ट्रांजिट विधि भी उनके अवशोषण स्पेक्ट्रम को मापता है और ग्रह की वायुमंडलीय संरचना के निर्धारण की अनुमति देता है, तापमान, दबाव और स्केल ऊंचाई, और इसलिए ग्रह के द्रव्यमान के निर्धारण के लिए भी अनुमति देता है।

परमाणु और आणविक भौतिकी
सैद्धांतिक मॉडल, मुख्य रूप से क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, परमाणुओं और अणुओं के अवशोषण स्पेक्ट्रा को इलेक्ट्रॉनिक संरचना, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान और आणविक ज्यामिति जैसे अन्य भौतिक गुणों से संबंधित होने की अनुमति देते हैं। इसलिए, इन अन्य गुणों को निर्धारित करने के लिए अवशोषण स्पेक्ट्रम के माप का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, उदाहरण के लिए, उच्च परिशुद्धता के साथ बांड की लंबाई और कोणों के निर्धारण की अनुमति देता है।

इसके अलावा, सैद्धांतिक भविष्यवाणियों की सटीकता निर्धारित करने के लिए वर्णक्रमीय माप का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन परमाणु परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रम में मापी गई मेमने की पारी को मापने के समय मौजूद होने की उम्मीद नहीं थी। इसकी खोज ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के विकास को प्रेरित और निर्देशित किया, और लैम्ब शिफ्ट के माप अब ठीक-संरचना स्थिरांक को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

मूल दृष्टिकोण
अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे सीधा दृष्टिकोण एक स्रोत के साथ विकिरण उत्पन्न करना है, एक फोटोडिटेक्टर के साथ उस विकिरण के संदर्भ स्पेक्ट्रम को मापना और फिर स्रोत और डिटेक्टर के बीच रुचि की सामग्री रखने के बाद नमूना स्पेक्ट्रम को फिर से मापना है। सामग्री के अवशोषण स्पेक्ट्रम को निर्धारित करने के लिए दो मापा स्पेक्ट्रा को जोड़ा जा सकता है। अकेले नमूना स्पेक्ट्रम अवशोषण स्पेक्ट्रम को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह प्रायोगिक स्थितियों से प्रभावित होगा - स्रोत का स्पेक्ट्रम, स्रोत और डिटेक्टर के बीच अन्य सामग्रियों का अवशोषण स्पेक्ट्रा और डिटेक्टर की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर विशेषताएं। संदर्भ स्पेक्ट्रम उसी तरह से प्रभावित होगा, हालांकि, इन प्रायोगिक स्थितियों से और इसलिए संयोजन अकेले सामग्री के अवशोषण स्पेक्ट्रम का उत्पादन करता है।

विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए विकिरण स्रोतों की एक विस्तृत विविधता कार्यरत है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, अवशोषण स्पेक्ट्रम के एक व्यापक क्षेत्र को मापने के लिए आमतौर पर एक स्रोत के लिए तरंग दैर्ध्य के व्यापक स्वाथ को कवर करना वांछनीय होता है। कुछ स्रोत स्वाभाविक रूप से एक व्यापक स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। इनके उदाहरणों में इन्फ्रारेड में ग्लोबर्स या अन्य काला शरीर स्रोत, दृश्य और पराबैंगनी और एक्स-रे ट्यूबों में पारा लैंप शामिल हैं। व्यापक स्पेक्ट्रम विकिरण का एक हाल ही में विकसित, उपन्यास स्रोत सिंक्रोट्रॉन विकिरण है जो इन सभी वर्णक्रमीय क्षेत्रों को कवर करता है। अन्य विकिरण स्रोत एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम उत्पन्न करते हैं लेकिन उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य को वर्णक्रमीय श्रेणी को कवर करने के लिए ट्यून किया जा सकता है। इनके उदाहरणों में माइक्रोवेव क्षेत्र में क्लीस्टरोण और इन्फ्रारेड, दृश्यमान और पराबैंगनी क्षेत्र में लेज़र शामिल हैं (हालांकि सभी लेज़रों में ट्यून करने योग्य तरंग दैर्ध्य नहीं होते हैं)।

विकिरण शक्ति को मापने के लिए नियोजित डिटेक्टर ब्याज की तरंग दैर्ध्य सीमा पर भी निर्भर करेगा। अधिकांश डिटेक्टर काफी व्यापक वर्णक्रमीय रेंज के प्रति संवेदनशील होते हैं और चयनित सेंसर अक्सर किसी दिए गए माप की संवेदनशीलता और शोर आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर करेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सामान्य डिटेक्टरों के उदाहरणों में माइक्रोवेव में हेटेरोडाइन रिसीवर, मिलीमीटर-वेव और इंफ्रारेड में बोलोमीटर, इन्फ्रारेड में पारा कैडमियम टेलुराइड और अन्य कूल्ड अर्धचालक डिटेक्टर, और दृश्यमान और पराबैंगनी में photodiode और फोटोमल्टीप्लायर शामिल हैं।

यदि स्रोत और डिटेक्टर दोनों एक व्यापक वर्णक्रमीय क्षेत्र को कवर करते हैं, तो स्पेक्ट्रम को निर्धारित करने के लिए विकिरण की तरंग दैर्ध्य को वर्णक्रमीय संकल्प का एक साधन पेश करना भी आवश्यक है। अक्सर एक स्पेक्ट्रोमीटर # स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग विकिरण के तरंग दैर्ध्य को स्थानिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है ताकि प्रत्येक तरंग दैर्ध्य पर शक्ति को स्वतंत्र रूप से मापा जा सके। स्पेक्ट्रम का निर्धारण करने के लिए इंटरफेरोमीटर को नियोजित करना भी आम है- इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी # एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला कार्यान्वयन है।

अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रयोग की स्थापना में जिन दो अन्य मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए, उनमें विकिरण को निर्देशित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाशिकी और नमूना सामग्री (क्युवेट या सेल कहा जाता है) को रखने या रखने के साधन शामिल हैं। अधिकांश यूवी, दृश्यमान और एनआईआर मापों के लिए सटीक क्वार्ट्ज क्यूवेट्स का उपयोग आवश्यक है। दोनों ही मामलों में, उन सामग्रियों का चयन करना महत्वपूर्ण है, जिनका ब्याज की तरंग दैर्ध्य सीमा में अपेक्षाकृत कम अवशोषण होता है। अन्य सामग्रियों का अवशोषण नमूने से अवशोषण में हस्तक्षेप या मुखौटा कर सकता है। उदाहरण के लिए, कई तरंग दैर्ध्य श्रेणियों में नमूना को खालीपन के तहत या दुर्लभ गैस वातावरण में मापना आवश्यक है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों में # संरचना में अवशोषण सुविधाओं में हस्तक्षेप होता है।

विशिष्ट दृष्टिकोण

 * खगोलीय स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * कैविटी रिंग डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (CRDS)
 * लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (एलएएस)
 * मोसबाउर स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * फोटो ध्वनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * प्रकाश उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * फोटोथर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी
 * फोटोथर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * ट्यून करने योग्य डायोड लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (टीडीएलएएस)
 * एक्स-रे अवशोषण ठीक संरचना (एक्सएएफएस)
 * किनारे की संरचना के पास एक्स-रे अवशोषण (XANES)
 * कुल अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (टीएएस)
 * प्रतिबिंब-अवशोषण इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी (आरएआईआरएस)

यह भी देखें

 * अवशोषण (प्रकाशिकी)
 * डेन्सिटोमीटरी
 * हित्रान
 * इन्फ्रारेड गैस विश्लेषक
 * धातु कार्बोनिल्स की इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * लाइमन-अल्फा वन
 * ऑप्टिकल घनत्व
 * प्रकाश उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी
 * पारदर्शी सामग्री
 * जल अवशोषण
 * श्वेत कोशिका (स्पेक्ट्रोस्कोपी)
 * एक्स-रे अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी

बाहरी संबंध

 * Solar absorption spectrum
 * WEBB Space Telescope, Part 3 of a series: Spectroscopy 101 – Types of Spectra and Spectroscopy
 * Visible Absorption Spectrum Simulation
 * Plot Absorption Intensity for many molecules in HITRAN database