अल्कोहल थर्मामीटर

अल्कोहल थर्मामीटर या स्पिरिट थर्मामीटर पारा-इन-ग्लास थर्मामीटर का एक विकल्प है और इसके समान कार्य हैं। पारा-इन-ग्लास थर्मामीटर के विपरीत, अल्कोहल थर्मामीटर की सामग्री कम जहरीली होती है और जल्दी से वाष्पित हो जाएगी। कम लागत और टूटने के मामले में तरल द्वारा उत्पन्न अपेक्षाकृत कम खतरे के कारण इथेनॉल संस्करण सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

एक कांच के बल्ब में एक कार्बनिक तरल होता है जो उसी कांच के एक केशिका से जुड़ा होता है और अंत में एक विस्तार बल्ब के साथ सील कर दिया जाता है। तरल के ऊपर का स्थान नाइट्रोजन और तरल के वाष्प का मिश्रण है। काम कर रहे तापमान रेंज के लिए, मेनिस्कस (तरल) या तरल के बीच का इंटरफ़ेस केशिका के भीतर होता है। बढ़ते तापमान के साथ, तरल का आयतन फैलता है और मेनिस्कस केशिका को ऊपर ले जाता है। मेनिस्कस की स्थिति एक खुदे हुए पैमाने के खिलाफ तापमान को दर्शाती है।

उपयोग किया जाने वाला तरल शुद्ध इथेनॉल, टोल्यूनि, मिटटी तेल या आइसोमाइल एसीटेट हो सकता है, जो निर्माता और कार्य तापमान सीमा पर निर्भर करता है। चूंकि ये पारदर्शिता और पारदर्शिता हैं, तरल को लाल या नीले रंग के रंग के अतिरिक्त अधिक दृश्यमान बना दिया जाता है। केशिका युक्त कांच का आधा हिस्सा आमतौर पर पैमाने को पढ़ने के लिए पृष्ठभूमि देने के लिए सफेद या पीले रंग का होता है।

थर्मामीटर की उपयोगिता की सीमा उपयोग किए गए तरल के क्वथनांक द्वारा निर्धारित की जाती है। इथेनॉल से भरे थर्मामीटर के मामले में, माप की ऊपरी सीमा 78 °C (172.4 °F) है, जो इसे दिन के समय, रात के समय और शरीर के तापमान को मापने के लिए उपयोगी बनाता है, हालांकि इनसे ज्यादा गर्म किसी चीज के लिए नहीं।

न्यूनतम तापमान के मौसम संबंधी मापन के लिए पारे की तुलना में इथेनॉल से भरे थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है और इसे -70 डिग्री सेल्सियस (-94 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक उपयोग किया जा सकता है। कम तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर की क्षमता की भौतिक सीमा उपयोग किए गए तरल का हिमांक बिंदु है। इथेनॉल -114.9 डिग्री सेल्सियस (-174.82 डिग्री फारेनहाइट) पर जम जाता है। यदि एक अल्कोहल थर्मामीटर इथेनॉल, टोल्यूनि और पेंटेन के संयोजन का उपयोग करता है, तो तापमान को -200 डिग्री सेल्सियस (-328 डिग्री फ़ारेनहाइट) तक कम करने के लिए इसकी निम्न तापमान सीमा को बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, माप तापमान सीमा c। -200 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस, उपयोग की जाने वाली शराब के प्रकार पर अत्यधिक निर्भर है।

इतिहास
अल्कोहल थर्मामीटर तापमान माप का सबसे पहला कुशल, आधुनिक शैली का उपकरण था। जैसा कि कई शुरुआती, महत्वपूर्ण आविष्कारों के मामले में होता है, कई लोगों को आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इनमें टस्कनी के ग्रैंड ड्यूक, फर्डिनेंडो II डी' मेडिसी शामिल हैं, जिन्होंने 1654 में एक तरल के विस्तार के आधार पर, और हवा के दबाव से स्वतंत्र, एक बल्ब और तने के साथ शराब या मूत्र से आंशिक रूप से भरी सीलबंद ट्यूब बनाई थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका सहित अन्य स्रोत, जर्मन वैज्ञानिक डेनियल गेब्रियल फारेनहाइट को 1709 में अल्कोहल थर्मामीटर का आविष्कार करने का श्रेय देते हैं। फ़ारेनहाइट एक कुशल कंचेरा था और उसका अल्कोहल थर्मामीटर दुनिया का पहला विश्वसनीय थर्मामीटर था।

संदर्भ
Thermomètre