पोरोसिमेट्री

पोरोसिमेट्री एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका उपयोग किसी सामग्री की सरंध्रता संरचना के विभिन्न मात्रात्मक पहलुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि ताकना व्यास, कुल छिद्र मात्रा, सतह क्षेत्र और थोक घनत्व और पूर्ण घनत्व है।

तकनीक में एक पोरोसिमीटर के उपयोग के माध्यम से सामग्री में उच्च दबाव पर | गैर-गीला तरल (प्रायः पारा (तत्व)) का घुसपैठ सम्मिलित होती है। तरल के सतह तनाव के विरोधी बल के विरुद्ध तरल को एक छिद्र में डालने के लिए आवश्यक बाहरी दबाव के आधार पर ताकना का आकार निर्धारित किया जा सकता है।

सिलेंडर (ज्यामिति) छिद्र वाले उपरोक्त सामग्री के लिए वाशबर्न के समीकरण के रूप में जाना जाने वाला एक बल संतुलन समीकरण इस प्रकार दिया गया है:


 * $$P_L - P_G = -\frac{4 \sigma \cos \theta}{D_P}$$
 * $$P_{L}$$ = तरल का दबाव
 * $$P_{G}$$ = गैस का दबाव
 * $$\sigma$$ = द्रव का पृष्ठ तनाव
 * $$\theta$$ = घुसपैठ तरल का संपर्क कोण
 * $$D_{P}$$ = ताकना व्यास

चूंकि तकनीक साधारणतया एक निर्वात के भीतर की जाती है, प्रारंभिक गैस का दबाव शून्य होता है। अधिकांश दृढ़ पदार्थों के साथ बुध (तत्व) का संपर्क कोण 135° और 142° के मध्य मे होता है, इसलिए बिना अधिक त्रुटि के 140° का औसत लिया जा सकता है। निर्वात में 20 °C पर पारे का पृष्ठ तनाव 480 मिलीन्यूटन/मीटर है। विभिन्न प्रतिस्थापनों के साथ, समीकरण बन जाता है:


 * $$D_P = \frac{1470 \ \text{kPa}}{P_L \cdot \mu \text{m}} $$

जैसे-जैसे दबाव बढ़ता है, वैसे-वैसे संचयी ताकना आयतन भी बढ़ता है। संचयी ताकना आयतन से, दबाव और ताकना व्यास का पता लगाया जा सकता है, जहां औसत ताकना व्यास देने के लिए कुल आयतन का 50% जोड़ा गया है।

यह भी देखें

 * बीईटी सिद्धांत, विशिष्ट सतह का माप
 * इवापोपोरोमेट्री
 * सरंध्रता
 * लकड़ी की धातु, ताकना संरचना संसेचन और प्रतिकृति के लिए भी इंजेक्ट की जाती है