आईईसी 61000-4-2

IEC 61000-4-2 स्थिरविद्युत निर्वाह | इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ESD) पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्नीकल कमीशन प्रतिरक्षा मानक है। प्रकाशन आईईसी 61000-4 श्रृंखला के बुनियादी ईएमसी मानकों में से है। मानक के यूरोपीय समकक्ष को EN 61000-4-2 कहा जाता है। आईईसी मानक का वर्तमान संस्करण 2008-12-09 का दूसरा संस्करण है। मूल मानकों (61000-4) को आमतौर पर उत्पाद या परिवार विशिष्ट मानकों द्वारा कहा जाता है, जो इन बुनियादी मानकों को सामान्य संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं।

दायरा
प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के प्रतिरक्षा अनुपालन को प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं, स्तरों और परीक्षण विधियों का वर्णन करता है। इसका उद्देश्य उत्पाद अनुपालन के लिए पुनरुत्पादित आधार बनाना है और मानक परिभाषित करता है: रेंज, स्तर, परीक्षण उपकरण, सेटअप, प्रक्रियाएं, अंशांकन, जनरेटर तरंग और सामान्य अनिश्चितताएं। इरादा उत्पाद विशिष्ट परीक्षणों को परिभाषित करना नहीं है बल्कि इसके बजाय बुनियादी सामान्य संदर्भ स्थापित करना है। इसके बजाय उत्पाद विशिष्ट परीक्षणों को मानकों में परिभाषित किया गया है जैसे कि EN मानकों की सूची| EN 50130-4 अलार्म सिस्टम के लिए, EN मानकों की सूची| EN 50121-4-2 रेलवे अनुप्रयोगों के लिए या IEC 60601|IEC 60601-1-2 चिकित्सा उपकरणों के लिए.

परीक्षण के तहत उत्पाद, या उपकरण परीक्षण के तहत उपकरण (ईयूटी), परीक्षण के दौरान ऑपरेटर के दृष्टिकोण से देखा जाता है। EUT इसलिए अपने परिचालन मोड में है और परीक्षण में भंडारण या परिवहन की स्थिति शामिल नहीं है।

टेस्ट स्तर
EUT तीन प्रकार के निर्वहन के अधीन है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिस्चार्ज या तो सीधे EUT को या अप्रत्यक्ष रूप से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कपलिंग प्लेन के माध्यम से पसंद किया जाता है। एयर डिस्चार्ज का उपयोग किया जाता है जहां सीधे संपर्क लागू नहीं किया जा सकता है।

नोट: त्वरित अवलोकन देने के उद्देश्य से इस तालिका को सरल बनाया गया है। इसमें आधिकारिक आईईसी 61000-4-2 के समान विवरण नहीं है।

ईएसडी क्षणिक
मानक 330 Ω और 150 पीएफ के विशिष्ट मूल्यों वाले जनरेटर के आउटपुट आरसी सर्किट | आरसी-नेटवर्क का वर्णन करता है। निर्दिष्ट क्षणिक वृद्धि समय (पहली चोटी के 10% से 90% तक) 0.8 एनएस (± 25%) है। क्षणिक अवधि निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन तरंग सत्यापन के लिए धाराओं को प्रत्येक परीक्षण स्तर के लिए 30 एनएस और 60 एनएस में मापा जाना चाहिए।

यह भी देखें

 * स्थिरविद्युत निर्वाह
 * सामान्य ईएमसी परीक्षण मानकों की सूची
 * आईईसी मानकों की सूची
 * एन मानकों की सूची
 * क्षणिक वोल्टेज दबानेवाला यंत्र

बाहरी संबंध

 * IEC Webstore