मिराउ इंटरफेरोमीटर

मिराउ व्यतिकरणमापी, माइकलसन व्यतिकरणमापी के समान मूल सिद्धांत पर कार्य करता है। दोनों के बीच का अंतर संदर्भ भुजा के भौतिक स्थान में है। मिराउ इंटरफेरोमीटर की संदर्भ शाखा माइक्रोस्कोप उद्देश्य  असेंबली के भीतर स्थित है।

इसका नाम André Henri Mirau के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1949 में इस अवधारणा पर पेटेंट दायर किया था। मिराउ इंटरफेरोमीटर का एक आरेख दाईं ओर दिखाया गया है। बीम फाड़नेवाला पर स्रोत प्रकाश एक संदर्भ पथ (परावर्तित) और एक नमूना पथ (नमूना पर प्रेषित) में विभाजित होता है। तुलना फलक पर मध्य में एक प्रतिबिम्बित वृत्त होता है। एक हस्तक्षेप (तरंग प्रसार) बनाने के लिए दो रास्ते फिर से जुड़ते हैं। नमूने की z स्थिति को बदलकर, हस्तक्षेप छवियों को पथ (चरण) अंतरों के अनुक्रम में प्राप्त किया जाता है: 0, λ/4, λ/2, और 3λ/4। ये हस्तक्षेप मानचित्र पृष्ठभूमि की तीव्रता, फ्रिंज मॉडुलन और चरण के कार्य हैं। ऐसी तीन छवियां एक नमूने की स्थलाकृतिक छवि के समाधान के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान करती हैं।

नमूना और संदर्भ पथ की लंबाई के बीच स्थिरता में वृद्धि के कारण इस अभिविन्यास का उपयोग अक्सर ऑप्टिकल प्रोफिलोमीटर में किया जाता है।

== विसर्जन मिराउ इंटरफेरोमीटर == एक विसर्जन मिराउ इंटरफेरोमीटर एक मिराउ इंटरफेरोमीटर का एक संशोधन है, जिसमें प्रकाश पथ एक तरल माध्यम में विसर्जित होता है। इमर्सन मिराउ इंटरफेरोमीटर का एक अनुप्रयोग विकास माध्यम के साथ छवि कोशिकाओं के लिए है। चूंकि माध्यम का अपवर्तक सूचकांक पड़ोसी हवा से काफी भिन्न होता है, इसलिए माध्यम का प्रत्येक मिलीमीटर संदर्भ तरंग से पथ लंबाई अंतर पेश करेगा, और आदर्श हस्तक्षेप की स्थिति खो जाती है। माइक्रोस्कोप प्रकाशिकी को माध्यम से भरना आदर्श हस्तक्षेप स्थितियों को पुनर्स्थापित करता है।

एक साथ विसर्जन मिराउ इंटरफेरोमीटर
विसर्जन मिराउ इंटरफेरोमेट्री में, छवि को पुन: उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पैटर्न अलग-अलग समय और कंपन पर प्राप्त किए जाते हैं, यदि वे मौजूद हैं, तो लगातार फ्रेम के बीच वांछनीय चरण बदलाव को बनाए रखने से रोकते हैं। इस प्रकार विसर्जन मिराउ इंटरफेरोमेट्री कंपन के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक समाधान एक ही समय में सभी हस्तक्षेप छवियों को प्राप्त करना है। इसे एक साथ विसर्जन मिराउ इंटरफेरोमीटर के रूप में जाना जाता है।

यह भी देखें

 * इंटरफेरोमीटर
 * व्यतिकरणमापी के प्रकारों की सूची