फोर्ड श्यानता कप

फोर्ड विस्कोसिटी कप एक सरल गुरुत्व उपकरण है जो तल पर स्थित छिद्र से निकलने वाले तरल की ज्ञात मात्रा के समयबद्ध प्रवाह की अनुमति देता है। आदर्श परिस्थितियों में, यह आयतन ट्रिक प्रवाह दर कीनेमेटिक चिपचिपाहट (स्टोक्स और सेंटीस्टोक्स में व्यक्त) के समानुपाती होगी जो कि निकासी तरल के विशिष्ट गुरुत्व पर निर्भर है। चूँकि, चिपचिपाहट का सही माप करने के लिए एक साधारण प्रवाह कप में स्थितियां संभवतः ही कभी आदर्श होती हैं। फोर्ड कप का उपयोग करते समय और तरल पदार्थों का पुन: परीक्षण करते समय यह महत्वपूर्ण है कि कप और तरल का तापमान बनाए रखा जाए, क्योंकि परिवेश का तापमान चिपचिपाहट और इस प्रकार प्रवाह दर में महत्वपूर्ण अंतर डालता है।

मूल फोर्ड कप एपर्चर के इंपीरियल (यूके) माप पर आधारित था।

उद्योग या क्षेत्र के आधार पर कई अन्य प्रकार के प्रवाह कपों का उपयोग किया जा रहा है।

डिन कप 4 मिमी., मानक डीआईएन 53211 (रद्द)

आईएसओ कप 2, 3, 4, 5, 6, 8 मिमी। मानक आईएसओ 2431

एएफएनओआर कप 2,5, 4, 6, 8 मिमी। मानक एनएफ T30-014

एएसटीएम कप 1,2,3,4,5 मानक एएसटीएम डी 1200

यह भी देखें

 * प्रवाह की माप
 * विस्कोमीटर
 * ज़हान कप
 * दीन कप
 * अफ्नोर कप
 * फ्लो कप

नोट्स और संदर्भ
द्रव गतिकी

चिपचिपापन मीटर