गोनियोफोटोमीटर

गोनियोफोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न कोणों पर किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश को मापने के लिए किया जाता है। एलईडी प्रकाश स्रोतों की प्रारम्भ के साथ हाल के वर्षों में गोनीफोटोमीटर का उपयोग बढ़ रहा है, जो कि अधिकतर निर्देशित प्रकाश स्रोत हैं, जहां प्रकाश का स्थानिक वितरण सजातीय नहीं है। यदि कोई प्रकाश स्रोत प्रकाश के वितरण में सजातीय है, तो इसे लैम्बर्टियन स्रोत कहा जाता है। कड़े नियमों के कारण, ऑटोमोटिव लाइटिंग और इसके डिजाइन के लिए प्रकाश का स्थानिक वितरण अत्यधिक महत्व रखता है।

उपयोग
विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एक गोनियोफोटोमीटर का उपयोग किया जा सकता है: वर्णमिति से लैस अतिरिक्त विशेषताओं को मापा जा सकता है
 * प्रकाश स्रोत के दीप्त अभिवाह (लुमिनोस फ्लक्स) का मापन
 * गोनीओफोटोमीटर के आकार से बहुत छोटे स्रोत से दीप्त तीव्रता (लुमिनोस इंटेंसिटी) वितरण का मापन
 * सहसंबद्ध रंग तापमान का वितरण
 * रंग एकरूपता

प्रकार
यहां परिभाषित गोनियोफोटोमीटर प्रकार A, B और C लुमिनोस पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के प्रकाशन "सीआईई 70" से प्राप्त किए गए हैं।।

वर्ग A
स्थिर क्षैतिज अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष संलग्न के साथ, प्रकाश स्रोत के मुख्य आउटपुट दिशा के लंबवत दोनों

वर्ग B
स्थिर ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों प्रकाश स्रोत के मुख्य आउटपुट दिशा के लंबवत हैं

वर्ग A और B डबल कॉलम संरचनाएं हैं। इस प्रकार को ग्रिल लैंप को ठीक करने के लिए लागू किया जाता है। B-β निर्देशांक प्रणाली में दीपक की समरूपता अक्ष और घूर्णन समर्थक का क्षैतिज समाक्षीय है, और A-αनिर्देशांक प्रणाली में दोनों लंबवत क्रॉस हैं।

वर्ग C
ऊर्ध्वाधर अक्ष प्रकाश स्रोत की मुख्य आउटपुट दिशा के समानांतर एक क्षैतिज अक्ष के साथ माप की रेखा के लंबवत अक्ष है।

वर्ग C सिंगल कॉलम संरचनाएं हैं। सिंगल कॉलम स्ट्रक्चर तब बनता है जब असिस्टेंट कॉलम को डबल कॉलम स्ट्रक्चर से नीचे ले जाया जाता है। यह प्रकार एक निश्चित ट्यूब लैंप, स्पॉट लैंप या अन्य उपकरणों पर प्रयुक्त होता है। दीपक का अक्ष विकिरण और घूर्णन समर्थक का क्षैतिज समाक्षीय है।

कैमरा-आधारित गोनियोफोटोमीटर
दीप्त तीव्रता के वितरण को इमेजिंग गोनीफोटोमीटर का उपयोग करके भी मापा जा सकता है। किसी प्रकाश स्रोत के पूर्ण कोणीय वितरण को मापने के लिए, फ़िशआई कैमरा विधि का उपयोग किया जा सकता है। विधि एक एकीकृत क्षेत्र के एक बंदरगाह में स्थापित फिशआई-लेंस कैमरे को नियोजित करने पर आधारित है। कैमरा एक साथ प्रकाश उत्सर्जन के सभी कोणों के लिए दीप्त तीव्रता डेटा रिकॉर्ड करता है, अस्थायी प्रभावों के कारण माप अनिश्चितता को कम करता है, जैसे प्रकाश स्रोत के बहाव और अस्थायी लय है। कैमरा माप की तात्कालिक प्रकृति भी परीक्षण के तहत डिवाइस की दीप्त तीव्रता वितरण प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देती है और माप के लिए निर्धारित कोणीय संकल्प से प्रभावित नहीं होती है

यह भी देखें

 * एकीकृत क्षेत्र
 * गोनियोमीटर
 * गोनियोफोटोमेट्री
 * ईलुमदत