संकेतक (दूरी प्रवर्धक उपकरण)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण (जैसे मशीनिंग, धातु निर्माण, और योगात्मक निर्माण) के विभिन्न संदर्भों में, छोटी दूरियों और कोणों को त्रुटिहीन रूप से मापने और उन्हें अधिक स्पष्ट करने के लिए उन्हें प्रवर्धित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों में से एक संकेतक है। यह नाम उपयोगकर्ता को निरुपित करने की अवधारणा से आता है कि उनकी नग्न आंखों को कुछ छोटी दूरी की (उदाहरण के लिए, दो सपाट सतहों के बीच एक छोटी ऊंचाई का अंतर, दो सिलेंडरों के बीच सांद्रता की थोड़ी कमी, या अन्य छोटे भौतिक विचलन) उपस्थिति, या त्रुटिहीन मात्रा जैसी पहचान नहीं मिल सकती है।।

प्राचीन यांत्रिक संस्करण, जिसे डायल संकेतक कहा जाता है, घड़ी फेस के साथ घड़ीमुख के समान डायल (माप) डिस्प्ले प्रदान करता है; हाथ डायल पर एक गोलाकार तराजू में अंशांकन की ओर संकेत करते हैं जो शून्य सेटिंग से जांच टिप की दूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यांत्रिक डायल संकेतक के आंतरिक कार्य यांत्रिक कलाई घड़ी की त्रुटिहीन घड़ी के समान होते हैं, समय पढ़ने के लिए पेंडुलम एस्केपमेंट के अतिरिक्त जांच स्थिति को पढ़ने के लिए रैक और पिनियन गियर को नियोजित करते हैं। रैक गियर प्रदान करने के लिए संकेतक जांच शाफ्ट के किनारे को दांतों से काटा जाता है। जब जांच चलती है, तो रैक गियर घुमाने के लिए एक पिनियन गियर चलाता है, सूचक घड़ी की सूई को घुमाता है। पठन में बैकलैश त्रुटि को कम करने के लिए स्प्रिंग्स गियर तंत्र को पहले से लोड करते हैं। गियर रूपों की त्रुटिहीन गुणवत्ता और असर की स्वतंत्रता प्राप्त माप की दोहराई जाने वाली शुद्धता को निर्धारित करती है। चूंकि तंत्र आवश्यक रूप से नाजुक होते हैं, कठोर अनुप्रयोगों में मज़बूती से प्रदर्शन करने के लिए खुरदरा संरचना के निर्माण की आवश्यकता होती है जैसे कि मशीनी उपकरण धातु के संचालन जैसे कि कलाई घड़ी को कैसे कठोर किया जाता है।

अन्य प्रकार के संकेतक में कैंटिलीवर संकेत के साथ यांत्रिक उपकरण और डिजिटल डिस्प्ले वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सम्मिलित हैं। जांच की स्थिति में सूक्ष्म चरणों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संस्करण एक रैखिक एनकोडर या कैपेसिटिव सेंसिंग झंझरी का उपयोग करते हैं।

संकेतकों का उपयोग किसी मशीनी भाग की निरीक्षण प्रक्रिया के समय सहिष्णुता (अभियांत्रिकी) में भिन्नता की जांच करने के लिए किया जा सकता है, प्रयोगशाला स्थितियों के अनुसार बीम या रिंग के विक्षेपण (अभियांत्रिकी) को मापने के साथ-साथ कई अन्य स्थितियों में जहां एक छोटे से माप को पंजीकृत या संकेतित करने की आवश्यकता होती है। डायल संकेतक सामान्यतः 0.001 मिमी से 0.01 मिमी (मीट्रिक प्रणाली) या 0.00005in से 0.001in (शाही / प्रथागत) के स्नातक के साथ 0.25 मिमी से 300 मिमी (0.015in से 12.0in) तक मापते हैं।।

डायल गेज, घड़ी, जाँच संकेतक, संकेतक, परीक्षण संकेतक, डायल परीक्षण संकेतक, ड्रॉप संकेतक, प्लंजर संकेतक और अन्य सहित विभिन्न प्रकार और उद्देश्यों के संकेतकों के लिए विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है।

सामान्य वर्गीकरण
डायल संकेतकों में कई वेरिएबल्स होते हैं:
 * एनालॉग विरुद्ध डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक रीडआउट (अधिकांश एनालॉग हैं)
 * डायल आकार। सामान्यतः अमेरिकी गेज डिजाइन विशिष्टता (एजीडी) कहा जाता है:
 * {| class="wikitable"

! एजीडी !! व्यास सीमा (इन) !! व्यास सीमा (मिमी)
 * 0 || 1 > 1-⅜ || 25 > 35
 * 1 || 1-⅜ > 2 || 35 > 50
 * 2 || 2 > 2-⅜ || 50 > 60
 * 3 || 2-⅜ > 3 || 60 > 75
 * 4 || 3 > 3-¾ || 76 > 95
 * }
 * शुद्धता
 * यात्रा की सीमा
 * डायल क्रांतियों की संख्या
 * डायल शैली: संतुलित (जैसे, -15 से 0 से +15) या निरंतर (जैसे, 0 से 30)
 * स्नातक शैली: सकारात्मक संख्या (घड़ी की दिशा में) या नकारात्मक संख्या (वामावर्त)
 * घूर्णन गणित्र, जो मुख्य सुई के घूर्णन की संख्या दिखाते हैं।
 * यात्रा की सीमा
 * डायल क्रांतियों की संख्या
 * डायल शैली: संतुलित (जैसे, -15 से 0 से +15) या निरंतर (जैसे, 0 से 30)
 * स्नातक शैली: सकारात्मक संख्या (घड़ी की दिशा में) या नकारात्मक संख्या (वामावर्त)
 * घूर्णन गणित्र, जो मुख्य सुई के घूर्णन की संख्या दिखाते हैं।

सिद्धांत
संकेतक स्वाभाविक रूप से केवल सापेक्ष माप प्रदान करते हैं। किन्तु यह देखते हुए कि उपयुक्त संदर्भों का उपयोग (उदाहरण के लिए, मापदंड ब्लॉक) किया जाता है, वे अधिकांश संदर्भों के विरुद्ध आवधिक पुनरावृत्ति के साथ पूर्ण माप के व्यावहारिक समकक्ष की अनुमति देते हैं। चूंकि, उपयोगकर्ता को पता होना चाहिए कि उन्हें ठीक से कैसे उपयोग करना है और यह समझना चाहिए कि कैसे कुछ स्थितियों में, कोसाइन त्रुटि (बाद में चर्चा की गई) जैसे कारकों के कारण उनका माप अभी भी निरपेक्ष होने के अतिरिक्त सापेक्ष होगा।

अनुप्रयोग

 * एक गुणवत्ता (व्यावसायिक) वाले वातावरण में निर्माण प्रक्रिया में स्थिरता और शुद्धता की जाँच करें।
 * उत्पादन प्रारंभ से पहले वर्कशॉप फ्लोर पर यंत्र को प्रारंभ में समुच्चय अप या कैलिब्रेट करने के लिए।
 * त्रुटिहीन टूलिंग के निर्माण की प्रक्रिया में उपकरण और डाई मेकर (जैसे मोल्डमेकर) द्वारा।
 * धातु अभियांत्रिकी कार्यशालाओं में, जहां एक विशिष्ट अनुप्रयोग चार जबड़े चक में एक खराद (धातु) की वर्कपीस का केंद्र होता है। डायल संकेतक का उपयोग वर्कपीस के  रन आउट (घूर्णी समरूपता के वर्कपीस के अक्ष और स्पिंडल के रोटेशन के अक्ष के बीच मिसलिग्न्मेंट) को निरुपित करने के लिए किया जाता है, जिसका अंतिम उद्देश्य छोटे चक जबड़ा समायोजन का उपयोग करके इसे एक उपयुक्त छोटी सीमा तक कम करना है।
 * निर्माण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में जहां त्रुटिहीन माप अंकित (जैसे, भौतिकी) करने की आवश्यकता होती है।
 * ऑटोमोटिव डिस्क ब्रेक में नया रोटर लगाते समय लेटरल रन-आउट की जांच करना। लेटरल रन-आउट (डिस्क सतह और शाफ्ट अक्ष के बीच लंबवतता की कमी, विरूपण के कारण या अधिक बार हब की बढ़ते सतह की उचित सफाई की कमी के कारण। यह रन-आउट ब्रेक पेडल स्पंदन, वाहन का कंपन उत्पन्न कर सकता है। जब ब्रेक लगाए जाते हैं और डिस्क के असमान पहनने को प्रेरित कर सकते हैं। पार्श्व रन-आउट असमान टोक़, क्षतिग्रस्त स्टड, या हब और रोटर के बीच एक गड़गड़ाहट या जंग के कारण हो सकता है। इस भिन्नता का परीक्षण डायल संकेतक के साथ किया जा सकता है, और अधिकतर बार डिस्क को दूसरी स्थिति में पुनः स्थापित करके भिन्नता को कम या ज्यादा निरस्त किया जा सकता है, जिससे हब और डिस्क दोनों की सहनशीलता एक दूसरे को निरस्त कर दें। रन-आउट को कम करने के लिए, डिस्क को माउंट किया जाता है और आधा किया जाता है निर्दिष्ट टोक़ (चूंकि तनाव वितरित करने के लिए कोई पहिया नहीं है) तो ब्रेकिंग सतह के विरुद्ध एक डायल संकेतक रखा जाता है और डायल का चेहरा केंद्रित होता है, डिस्क को धीरे-धीरे हाथ से घुमाया जाता है और अधिकतम विचलन नोट किया जाता है। यदि अधिकतम रन -आउट डब्ल्यू है मैनुअल में निर्दिष्ट अधिकतम अनुमत रन-आउट के अन्दर, डिस्क को उस स्थिति में स्थापित किया जा सकता है, किन्तु यदि तकनीशियन कुल पार्श्व रन-आउट को कम करना चाहता है, तो चौबीसों घंटे अन्य स्थितियों की कोशिश की जा सकती है। अत्यधिक रन-आउट डिस्क को तेजी से नष्ट कर सकता है यदि यह निर्दिष्ट सहनशीलता (सामान्यतः 0.004 in से अधिक हो जाता है किन्तु अधिकांश डिस्क 0.002 in या उससे कम प्राप्त कर सकते हैं यदि इष्टतम स्थिति में स्थापित हो)।

जांच संकेतक
जांच संकेतक में सामान्यतः एक स्नातक डायल (माप) और एक घड़ी की कल  (इस प्रकार घड़ी की शब्दावली) द्वारा संचालित सुई सम्मिलित होती है, जो मुख्य डायल पर सुई के घुमावों की संख्या को रिकॉर्ड करने के लिए एक छोटे अंतः स्थापित घड़ी फेस और सुई के साथ साधारण वृद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए होती है। डायल में त्रुटिहीन माप के लिए बढ़िया ग्रेडेशन हैं। स्प्रिंग-लोडेड जांच (या प्लंजर) संकेतक के पिंड से या तो पीछे हटकर या विस्तार करके परीक्षण की जा रही वस्तु के लंबवत चलती है।

डायल फेस को किसी भी स्थिति में घुमाया जा सकता है, इसका उपयोग चेहरे को उपयोगकर्ता की ओर उन्मुख करने के साथ-साथ शून्य बिंदु समुच्चय करने के लिए किया जाता है, इसमें सीमा संकेतकों को सम्मिलित करने के कुछ साधन भी होंगे (दाहिनी छवि में क्रमशः 90 और 10 पर दिखाई देने वाले दो धातु के टैब), इन सीमा टैब को डायल फेस के चारों ओर किसी भी आवश्यक स्थिति में घुमाया जा सकता है। एक लीवर आर्म भी उपलब्ध हो सकता है जो संकेतक की जांच को आसानी से वापस लेने की अनुमति देगा।

संकेतक को माउंट करना कई विधियों से किया जा सकता है। कई संकेतकों में पीछे की प्लेट के भाग के रूप में बोल्ट के लिए एक छेद के साथ बढ़ते लग होते हैं। वैकल्पिक रूप से उपकरण को बेलनाकार स्टेम द्वारा आयोजित किया जा सकता है जो प्लंजर को एक कोलेट या विशेष क्लैंप का उपयोग करके निर्देशित करता है जो सामान्यतः प्राथमिक घटक, जैसे कि मोटाई गेज और तुलनित्र के रूप में एक संकेतक को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि है। तने के लिए सामान्य बाहरी व्यास 3/8 इंच और 8 मिमी हैं, चूंकि अन्य व्यास भी बनाए गए हैं। एक और विकल्प जो कुछ निर्माताओं में सम्मिलित है वह है डायल परीक्षण संकेतकों के साथ संगत डोवेटेल माउंट है।

डायल परीक्षण संकेतक
एक डायल परीक्षण संकेतक, जिसे लीवर आर्म परीक्षण संकेतक या फिंगर संकेतक के रूप में भी जाना जाता है, में मानक डायल संकेतक की तुलना में एक छोटी मापने की सीमा होती है। एक परीक्षण संकेतक हाथ के विक्षेपण को मापता है, जांच पीछे नहीं हटती है किन्तु अपने हिंज बिंदु के चारों ओर एक चाप में झूलती है। लीवर को लंबाई या गेंद के व्यास के लिए आपस में बदला जा सकता है, और माप को संकीर्ण खांचे और छोटे छिद्रों में ले जाने की अनुमति देता है जहां जांच प्रकार का पिंड नहीं पहुंच सकता है। दिखाया गया मॉडल द्विदिश है, विपरीत दिशा में मापने में सक्षम होने के लिए कुछ प्रकारों को साइड लीवर के माध्यम से स्विच करना पड़ सकता है।

ये संकेतक वास्तविक में कोणीय विस्थापन को मापते हैं न कि रैखिक विस्थापन को; रैखिक दूरी सहसंबद्ध वेरिएबल्स के आधार पर कोणीय विस्थापन से संबंधित है। यदि आंदोलन का कारण उंगली के लंबवत है, तो डायल की डिस्प्ले रेंज के अन्दर रैखिक विस्थापन त्रुटि स्वीकार्य रूप से छोटी है। चूँकि, यह त्रुटि ध्यान देने योग्य होने लगती है जब यह कारण आदर्श 90 ° से 10 ° जितना अधिक होता है। इसे कोज्या  त्रुटि कहा जाता है, क्योंकि संकेतक केवल आंदोलन के कोसाइन को पंजीकृत कर रहा है, जबकि उपयोगकर्ता की संभावना नेट मूवमेंट यूक्लिडियन वेक्टर में रुचि है। कोसाइन त्रुटि पर नीचे और अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

परीक्षण संकेतकों के संपर्क बिंदु अधिकांश 1, 2, या 3 मिमी व्यास के मानक गोलाकार टिप के साथ आते हैं। कई स्टील (मिश्र धातु उपकरण स्टील या उच्च गति स्टील ) के हैं; अधिक पहनने के प्रतिरोध के लिए उच्च अंत मॉडल कार्बाइड (जैसे टंगस्टन कार्बाइड) के होते हैं। आवेदन के आधार पर संपर्क बिंदुओं के लिए अन्य सामग्रियां उपलब्ध हैं, जैसे रूबी (उच्च पहनने का प्रतिरोध) या टेफ्लॉन या पीवीसी (वर्कपीस को खरोंच से बचाने के लिए)। ये अधिक मूल्यवान हैं और सदैव ओईएम विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं, किन्तु ये उन अनुप्रयोगों में अत्यधिक उपयोगी होते हैं जो इनकी मांग करते हैं।

आधुनिक डायल परीक्षण संकेतक सामान्यतः या तो एक एकीकृत स्टेम (छवि के दाईं ओर) या एक विशेष क्लैंप द्वारा लगाए जाते हैं जो संकेतक बॉडी पर डोवेटेल पकड़ लेता है। कुछ उपकरण विशेष धारकों का उपयोग कर सकते हैं।

परीक्षण संकेतक
आधुनिक गियर वाले डायल तंत्र से पहले, एकल लीवर या लीवर की प्रणालियों का उपयोग करने वाले परीक्षण संकेतक आम थे। 10/1000 इंच से 30/1000 इंच की रेंज और 1/1000 इंच की शुद्धता विशिष्ट होने के साथ, इन उपकरणों की रेंज और शुद्धता सामान्यतः आधुनिक डायल टाइप इकाइयों से कम थी। एक सामान्य एकल लीवर परीक्षण संकेतक स्टारेट (संख्या 64) था, और प्रवर्धन के लिए लीवर की प्रणालियों का उपयोग करने वाले स्टारेट (संख्या 564) और लुफ्किन (संख्या 199ए), जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए थे। साथ ही आइडियल टूल कंपनी डिवाइस जैसी छोटी कंपनियां जिनका उपयोग या तो लीवर परीक्षण संकेतक के रूप में किया जा सकता है, एक प्लंजर प्रकार भी कोच द्वारा निर्मित किया गया था।

डिजिटल सूचक
इलेक्ट्रॉनिक्स के आगमन के साथ, घड़ी फेस (डायल) को डिजिटल डिस्प्ले (सामान्यतः एलसीडी) के साथ कुछ संकेतकों में बदल दिया गया है और क्लॉकवर्क को रैखिक एन्कोडर्स द्वारा बदल दिया गया है। डिजिटल संकेतकों के उनके एनालॉग पूर्ववर्तियों पर कुछ लाभ हैं। डिजिटल संकेतक के कई मॉडल आरएस-232 या यूएसबी जैसे इंटरफ़ेस के माध्यम से डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर में रिकॉर्ड और प्रसारित कर सकते हैं। यह सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण (एसपीसी) की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि एक कंप्यूटर माप परिणामों को सारणीबद्ध डाटासेट  (जैसे तालिका (डेटाबेस) या स्प्रेडशीट) में रिकॉर्ड कर सकता है और उनकी व्याख्या (उन पर सांख्यिकीय विश्लेषण करके) कर सकता है । यह संख्याओं के लंबे स्तंभों की मैन्युअल रिकॉर्डिंग से बचाता है,  जो न केवल ऑपरेटर द्वारा त्रुटियों (जैसे अंकों की अदला-बदली) को प्रारंभ करने के कठिन परिस्थिति को कम करता है, किंतु मानव को समय लेने वाली डेटा रिकॉर्डिंग और कॉपी करने के कार्यों से मुक्त करके प्रक्रिया की उत्पादकता में भी सुधार करता है। एक अन्य लाभ यह है कि उन्हें एक बटन के प्रेस के साथ मीट्रिक और इंच इकाइयों के बीच स्विच किया जा सकता है, इस प्रकार एक कैलकुलेटर या वेब ब्राउज़र में टाइप करने और फिर परिणाम टाइप करने के एक अलग इकाई रूपांतरण चरण को कम किया जा सकता है।

प्लंजर (ड्रॉप) संकेतक संकेत
ड्रॉप संकेतक पर, जांच की नोक सामान्यतः आवेदन के आधार पर आकार और आकार की एक श्रृंखला के साथ बदली जा सकती है। युक्तियाँ सामान्यतः या तो #4-48 या एम2.5 स्क्रू थ्रेड से जुड़ी होती हैं। बिंदु संपर्क देने के लिए अधिकांश गोलाकार युक्तियों का उपयोग किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर बेलनाकार और सपाट युक्तियों का भी उपयोग किया जाता है। सुई के आकार की युक्तियाँ टिप को एक छोटे से छेद या स्लॉट में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं। युक्तियों के सहायक समुच्चय अलग से और सस्ते में बेचे जाते हैं, जिससे उन संकेतकों को भी नए समुच्चय के साथ संवर्धित किया जा सके जिनके पास युक्तियों का कोई समुच्चय नहीं है।

डायल परीक्षण संकेतक संकेत
डायल परीक्षण संकेतक, जिनकी युक्तियां रैखिक रूप से गिरने के अतिरिक्त चाप में झूलती हैं, सामान्यतः गोलाकार युक्तियां होती हैं। यह आकार बिंदु संपर्क देता है, जिससे टिप लगातार माप के लिए अनुमति देता है क्योंकि टिप अपने चाप (मापी गई सतह के साथ गेंद संपर्क कोण की परवाह किए बिना गेंद की सतह से केंद्र बिंदु तक लगातार ऑफसेट दूरी के माध्यम से) के माध्यम से चलती है। कई गोलाकार व्यास व्यावसायिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं; 1 मिमी, 2 मिमी और 3 मिमी मानक आकार हैं।

गेंद (गोले) के सिर्फ उल्लेखित लाभ (संपर्क कोण अप्रासंगिकता के संबंध में) के अतिरिक्त, कुल मिलाकर लीवर का संपर्क कोण मायने रखता है। अधिकांश डीटीआई पर माप को सही मायने में त्रुटिहीन होने के लिए मापी जा रही सतह के समानांतर (0°, 180°) होना चाहिए, अर्थात डायल रीडिंग के परिमाण के लिए कोसाइन त्रुटि के बिना सही टिप गति दूरी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, टिप की गति का पथ उस सदिश के साथ मेल खाना चाहिए जिसे मापा जा रहा है; अन्यथा, केवल सदिश की कोज्या (कोसाइन त्रुटि नामक त्रुटि प्राप्त करना) मापी जा रही है। ऐसे स्थितियों में सूचक अभी भी उपयोगी हो सकता है, किन्तु एक सही माप प्राप्त करने के लिए एक ऑफसेट (गुणक या सुधार कारक) प्रायुक्त (जहां माप केवल तुलनात्मक के अतिरिक्त पूर्ण है) किया जाना चाहिए। (यह तथ्य लीवर और भाग के बीच के कोण पर प्रायुक्त होता है, लीवर और डीटीआई बॉडी के बीच के कोण पर नहीं, जो अधिकांश डीटीआई पर समायोज्य है।) यही सिद्धांत समन्वय-मापने वाली यंत्र टच ट्रिगर जांच (टीटीपी) के साथ भी यही सिद्धांत कार्यरत है, जहां यंत्र (जब सही विधि से उपयोग की जाती है) एप्रोच वेक्टर और सतह वेक्टर के बीच किसी भी अंतर के लिए अपने बॉल-ऑफसेट मुआवजे को समायोजित करती है।

कुछ डीटीआई (जैसे कि इंटरपिड लाइन और इसके प्रतियोगी) एक अंतर्निर्मित अनुमति के साथ बनाए जाते हैं जैसे कि 12° टिप कोण (लीवर और मापी जा रही सतह के बीच) वह कोण होता है जो शून्य कोसाइन त्रुटि के अनुरूप होता है। यह उपयोगकर्ता के लिए एक बड़ी सुविधा है क्योंकि गेंद को संकेतक बॉडी से स्पष्ट होने की व्यावहारिकता के कारण यूनिट सतह के ऊपर से गुजर सकती है।

डीटीआई की नोक को बदलना ड्रॉप संकेतक की नोक को बदलने जैसा सरल मामला नहीं है, क्योंकि टिप, एक लीवर होने के नाते, इसकी लंबाई संकेतक के अंदर घड़ी की कल से त्रुटिहीन रूप से मेल खाती है, जिससे इसके चाप की लंबाई एक्स्ट्रीमिटी की गति का डायल की सुई को चलाने वाले गियर के लिए एक ज्ञात अनुपात है। इस प्रकार एक लंबी या छोटी टिप जोड़ने के लिए सही दूरी पढ़ने के लिए डायल रीडिंग के साथ गुणा करने के लिए एक सुधार कारक की आवश्यकता होती है। डीटीआई युक्तियों को अधिकांश इंटरचेंज के लिए पिरोया जाता है (जैसे ड्रॉप संकेतक संकेत), स्पैनर को स्वीकार करने के लिए छोटे फ्लैटों के साथ; किन्तु उपयोगकर्ता-सेवा योग्य टिप परिवर्तन के बारे में इरादा केवल उन युक्तियों तक ही सीमित है जो मूल रूप से संकेतक के साथ आए थे, क्योंकि लंबाई के उपर्युक्त महत्व के कारण। सामान्यतः एक डीटीआई केवल कुछ युक्तियों के साथ आता है, जैसे कि छोटी गेंद की नोक और बड़ी गेंद की नोक।

उपरोक्त में से कोई भी विचार (कोसाइन त्रुटि या लीवर लंबाई त्रुटि) मायने नहीं रखता है यदि डायल रीडिंग का उपयोग केवल तुलनात्मक रूप से (बिल्कुल अतिरिक्त) किया जा रहा है। किन्तु तुलनात्मक-विरुद्ध-पूर्ण-भ्रमपूर्ण प्रकार की गलतियों से बचने के लिए उपकरण के अतिरिक्त उपयोगकर्ता के ज्ञान और ध्यान के साथ रहता है, और इस प्रकार डीटीआई के मरम्मतकर्ता सामान्यतः डीटीआई की शुद्धता को प्रमाणित नहीं करेंगे जो प्रस्तुति नहीं कर सकता त्रुटिहीन निरपेक्ष माप - किन्तु यह अकेले तुलनात्मक उपयोग के लिए पूरी तरह से अच्छा हो। इस प्रकार के डीटीआई को अभी भी केवल तुलनात्मक उपयोग के लिए प्रमाणित (और लेबल) किया जा सकता है, किन्तु क्योंकि उपयोगकर्ता त्रुटि का कठिन परिस्थिति सम्मिलित है, यंत्र की दुकानों में गेज अंशांकन नियम या तो तुलनात्मक उपयोग केवल लेबल की मांग करते हैं (यदि उपयोगकर्ताओं को इसे समझने और पालन करने के लिए भरोसा किया जा सकता है) ) या मांग करें कि संकेतक को सेवा (यदि नहीं) से हटा दिया जाए।

यह भी देखें

 * संकेतक आरेख, एक पिस्टन इंजन पर मापा गया दबाव-मात्रा आरेख

बाहरी संबंध

 * Practical metal and woodworking applications
 * Simulator - dial indicator in millimeter with graduation of 0.01mm