एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर



एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर अपवर्तक सूचकांक के उच्च-स्पष्ट माप के लिए बेंच-टॉप उपकरण है।

विवरण
अर्नेस्ट एब्बे (1840-1905), 19वीं शताब्दी के अंत में जेना जर्मनी में कार्ल जीस एजी के लिए कार्य कर रहे थे इस प्रकार प्रयोगशाला रिफ्रेक्टोमीटर विकसित करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन पहले उपकरणों में अंतर्निर्मित थर्मामीटर थे और उपकरण और द्रव के तापमान को नियंत्रित करने के लिए परिसंचारी पानी की आवश्यकता थी। इस प्रकार उनके पास फैलाव (ऑप्टिक्स) और एनालॉग स्केल के प्रभावों को खत्म करने के लिए समायोजन भी थे जिनसे रीडिंग ली गई थी। एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर में तरल प्रतिरूप प्रकाश प्रिज्म और अपवर्तक प्रिज्म के बीच पतली परत में सैंडविच होता है। अपवर्तक प्रिज्म उच्च अपवर्तक सूचकांक (जैसे, 1.75) के साथ गिलास से बना है और रेफ्रेक्टोमीटर को अपवर्तक प्रिज्म की तुलना में छोटे अपवर्तक सूचकांक वाले प्रतिरूपों के साथ उपयोग करने के लिए रचना किया गया है। प्रकाश स्रोत को प्रबुद्ध प्रिज्म के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है, जिसकी निचली सतह जमीन है (अर्थात, ग्राउंड- काँच संयुक्त की तरह अनुमानित), इसलिए इस सतह पर प्रत्येक बिंदु को सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली प्रकाश किरणों को उत्पन्न करने के बारे में सोचा जा सकता है। अपवर्तक प्रिज्म के पीछे की ओर रखा गया संसूचक प्रकाश और अंधेरा क्षेत्र दिखाएगा जो प्रकाश कों सूचित करता है।

एब्बे के कार्य सदी के बाद रेफ्रेक्टोमीटर की उपयोगिता और स्पष्टता में सुधार हुआ है चूँकि उनके संचालन के सिद्धांत में बहुत कम बदलाव आया है। वे कांच, प्लास्टिक और बहुलक फिल्मों जैसे ठोस प्रतिरूपों के अपवर्तक सूचकांक को मापने के लिए उपयोग करने के लिए संभवतः सबसे सरल उपकरण भी हैं। कुछ आधुनिक एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर माप के लिए डिजिटल डाटा डिस्प्ले का उपयोग करते हैं, जिससे छोटे स्नातकों के बीच विवेक की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। चूँकि अंतिम रीडिंग प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को अभी भी दृश्य को समायोजित करना होता है।

1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की प्रारंभ में पहली सही मायने में डिजिटल प्रयोगशाला रिफ्रेक्टोमीटर दिखाई देने लगे थे और अब रीडिंग निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्ता की आंखों पर निर्भर नहीं रहे थे। उन्हें अभी भी उपकरण और द्रव के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी के स्नान के उपयोग की आवश्यकता थी। चूँकि उनके पास कई तरल पदार्थों के तापमान के अंतर के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्षतिपूर्ति करने की क्षमता थी, जहां ज्ञात एकाग्रता-से-अपवर्तक-सूचकांक रूपांतरण होता है। अधिकांश डिजिटल प्रयोगशाला रिफ्रेक्टोमीटर, जबकि उनके एनालॉग एब्बे समकक्षों की तुलना में अधिक स्पष्ट और बहुमुखी हैं, ठोस प्रतिरूपों पर पढ़ने में असमर्थ हैं।

1990 के दशक के अंत में एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर मानक 589 नैनोमीटर के अतिरिक्त अन्य तरंग दैर्ध्य पर माप की क्षमता के साथ उपलब्ध हो गए थे। ये उपकरण वांछित तरंग दैर्ध्य तक पहुंचने के लिए विशेष फिल्टर का उपयोग करते हैं और इस प्रकार निकट अवरक्त में माप को अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं (चूँकि अवरक्त किरणों को देखने के लिए विशेष दर्शक की आवश्यकता होती है)। मल्टी-वेवलेंथ एब्बे रेफ्रेक्टोमीटर का उपयोग किसी प्रतिरूप की एब्बे संख्या को सरली से निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।

आज के सबसे उन्नत उपकरण उपकरण और प्रतिरूप को गर्म और ठंडा करने के लिए सॉलिड-स्टेट पेल्टियर प्रभाव उपकरण का उपयोग करते हैं, जिससे बाहरी पानी के स्नान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अधिकांश वर्तमान में उपकरणों पर सॉफ़्टवेयर प्रोग्राम करने योग्य उपयोगकर्ता परिभाषित स्केल और इतिहास कार्य जैसी सुविधाएं प्रदान करता है जो पिछले कई मापों को याद करता है। कई निर्माता सरली से प्रयोग करने योग्य नियंत्रण प्रदान करते हैं, इस प्रकार जिसमें लिंक किए गए कंप्यूटर से रीडिंग का उपयोग करने और निर्यात करने की क्षमता होती है।

यह भी देखें

 * अपवर्तक सूचकांक
 * पारंपरिक हैंडहेल्ड रेफ्रेक्टोमीटर
 * डिजिटल हैंडहेल्ड रेफ्रेक्टोमीटर
 * इनलाइन प्रक्रिया रिफ्रेक्टोमीटर

बाहरी संबंध

 * refractometer after Ernst Abbe by Carl Zeiss made in 1904
 * improved Abbe refractometer by Carl Zeiss made in 1928
 * Abbe refractometer theory and operating instructions