प्रकाश उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी

प्रकाश उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (पीम, जिसे फोटोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पीम भी कहा जाता है) ऐसा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जो विपरीत प्रतिबिंब को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में स्थानीय विविधताओं का उपयोग करता है। इस प्रकार गतिशील इलेक्ट्रॉन सामान्यतः पराबैंगनी प्रकाश, सिंक्रोट्रॉन विकिरण या एक्स-रे स्रोतों द्वारा निर्मित होते है। पीईईएम अवशोषण प्रक्रिया में प्राथमिक कोर छिद्र के निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन कैस्केड में उत्पन्न उत्सर्जित माध्यमिक इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करके अप्रत्यक्ष रूप से गुणांक को मापता है। पीम सतह संवेदनशील तकनीक है क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उथली परत से उत्पन्न होते हैं। भौतिकी में, इस तकनीक को पीम कहा जाता है, जो स्वाभाविक रूप से कम-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन विवर्तन (लीड) और कम ऊर्जा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (लीम) के साथ मिलकर काम करती है। इस प्रकार जीव विज्ञान में, इसे फोटोइलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (पीईएम) कहा जाता है, जो फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (पीईएस), संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टीईएम) के साथ फिट बैठता है, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (सेम) इत्यादि।

प्रारंभिक विकास
1933 में, अर्नस्ट ब्रुचे ने यूवी प्रकाश द्वारा प्रकाशित कैथोड की प्रतिबिंबों की सूचना दी थी। इस काम को उनके दो सहयोगियों एच. महल और जे. पोहल ने आगे बढ़ाया था। इस प्रकार ब्रुचे ने अपने 1933 के पेपर (चित्र 1) में अपने फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जन माइक्रोस्कोप का स्केच बनाया था। यह स्पष्ट रूप से पहला फोटोइलेक्ट्रॉन एमिशन माइक्रोस्कोप (पीम) है।

उत्तम तकनीक
1963 में, गर्ट्रूड एफ रेम्फर ने प्रारंभिक अल्ट्राहाई-वैक्यूम (यूएचवी) पीम के लिए इलेक्ट्रॉन प्रकाशिकी को डिजाइन किया। 1965 में, नाइट विजन लेबोरेटरी, फोर्ट बेल्वोइर, वर्जीनिया में जी. बरोज़ ने पीईएम के लिए बेक करने योग्य विद्युत स्थैतिक लेंस और धातु-सील वाल्व का निर्माण किया था। इस प्रकार 1960 के दशक के समय, पीम के साथ-साथ संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, प्रमाणों को आधार बनाया गया था और इस प्रकार यूएचवी वातावरण में फोटोकैथोड गठन, प्रसंस्करण और अवलोकन के लिए कई पदों पर स्थानांतरित किया जा सकता था। इन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग केवल थोड़े समय के लिए किया गया था, किन्तु घटक जीवित रहते हैं। इस प्रकार पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पीईएम 1960 के दशक के समय एंगेल द्वारा अर्नस्ट रुस्का ई के अनुसार अपने थीसिस कार्य के लिए डिजाइन और परीक्षण किया गया था। रुस्का और इसे 1971 में बाल्ज़र्स द्वारा मेटियोस्कोप केई3 नामक विपणन योग्य उत्पाद के रूप में विकसित किया था। इस प्रकार पीईईएम के इलेक्ट्रॉन लेंस और वोल्टेज डिवाइडर को 1970 के समीप 0यूजीन, ओरेगन में जैविक अध्ययन के लिए पीईएम के संस्करण में सम्मिलित किया गया था।

आगे का शोध
1970 और 1980 के दशक के समय दूसरी पीढ़ी (पीम-2) और तीसरी पीढ़ी (पीम-3) सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया था। इस प्रकार पीम-2 विद्युत स्थैतिक लेंसों का उपयोग करने वाला पारंपरिक नहीं अपभ्रंश-संशोधित उपकरण है। यह इलेक्ट्रॉन-ऑप्टिकल प्रतिबिंब का पता लगाने के लिए फॉस्फोर से जुड़े कूल्ड आवेश युग्मित डिवाइस (सीसीडी) फाइबर-युग्मित का उपयोग करता है। इस प्रकार विचलन सुधारित माइक्रोस्कोप पीम-3 इलेक्ट्रॉन लेंस और त्वरित क्षेत्र के निम्नतम क्रम विपथन का सामना करने के लिए घुमावदार इलेक्ट्रॉन दर्पण को नियोजित करता है।

फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव
प्रकाश उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक घटना है जिसमें यूवी प्रकाश या एक्स-रे जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा के अवशोषण के बाद पदार्थ से इलेक्ट्रॉन (फोटोइलेक्ट्रॉन) उत्सर्जित होते हैं।

जब यूवी प्रकाश या एक्स-रे को पदार्थ द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को खाली कोर राज्यों में छोड़ते हुए, कोर स्तरों से रिक्त अवस्था में उत्तेजित किया जाता है। कोर होल के क्षय से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। बरमा प्रक्रियाएँ और अप्रत्यास्थ इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का झरना बनाते हैं। इस प्रकार कुछ इलेक्ट्रॉन प्रमाण सतह में प्रवेश करते हैं और निर्वात में भाग जाते हैं। प्रकाश की ऊर्जा और प्रमाण के कार्य फलन के बीच ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉनों का विस्तृत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होता है। यह व्यापक इलेक्ट्रॉन वितरण सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब विपथन का प्रमुख स्रोत है।

मात्रात्मक विश्लेषण
आइंस्टीन की विधि का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित समीकरणों का उपयोग किया जाता है: फोटॉन की ऊर्जा = इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा + उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा


 * $$hf=\phi + E_{k_{max}} \,$$

h प्लैंक स्थिरांक है;

च घटना फोटॉन की आवृत्ति है;


 * $$\phi=h f_0 \ $$ कार्य कार्य है;


 * $$E_{k_{max}}=\frac{1}{2} m v_m^2 $$ उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है;

F0 फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव होने के लिए प्रारंभिक आवृत्ति है;

Mi उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान है;

Vm उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति है।

इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन माइक्रोस्कोपी
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन माइक्रोस्कोपी प्रकार की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की बीम ले जाने वाली सूचना प्रमाण से उत्पन्न होती है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण ऊर्जा का स्रोत गर्मी (थर्मिओनिक उत्सर्जन), प्रकाश (फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जन), आयन या तटस्थ कण हो सकता है, किन्तु सामान्यतः क्षेत्र उत्सर्जन और बिंदु स्रोत या टिप माइक्रोस्कोपी से जुड़े अन्य तरीकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है।

फोटोइलेक्ट्रॉन इमेजिंग
फोटोइलेक्ट्रॉन इमेजिंग में इमेजिंग का कोई भी रूप सम्मिलित होता है जिसमें सूचना का स्रोत उन बिंदुओं का वितरण होता है जहां से इलेक्ट्रॉनों को फोटॉन की क्रिया द्वारा इसको प्रमाण स्वरूप से निकाल दिया जाता है। इस प्रकार उच्चतम रिज़ॉल्यूशन फोटोइलेक्ट्रॉन इमेजिंग वाली तकनीक धारा में यूवी प्रकाश का उपयोग करके फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जन माइक्रोस्कोपी है।

प्रकाश उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
एक फोटोमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समानांतर इमेजिंग उपकरण है। यह किसी भी समय प्रतिबिंब वाले सतह क्षेत्र से उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन वितरण की पूरी तस्वीर बनाता है।

प्रकाश स्रोत
प्रमाण के देखे गए क्षेत्र को उचित विकिरण (यूवी से हार्ड एक्स-रे तक) के साथ समान रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए। पीम में उपयोग किया जाने वाला पराबैंगनी विकिरण सबसे आम विकिरण है क्योंकि पारा (तत्व) लैंप जैसे बहुत उज्ज्वल स्रोत उपलब्ध हैं। चूंकि, अन्य तरंग दैर्ध्य (जैसे सॉफ्ट एक्स-रे) को प्राथमिकता दी जाती है जहाँ विश्लेषणात्मक जानकारी की आवश्यकता होती है।

इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल कॉलम और रेजोल्यूशन
इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल कॉलम में दो या अधिक विद्युत स्थैतिक या चुंबकीय इलेक्ट्रॉन लेंस होते हैं, सुधारक तत्व जैसे कलंक लगाने वाला और डिफ्लेक्टर, कोण-सीमित एपर्चर बैक फोकल लेंसों में से का तल निहित रहता हैं।

जैसा कि किसी भी उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उद्देश्य या कैथोड लेंस संकल्प निर्धारित करता है। इस प्रकार उत्तरार्द्ध इलेक्ट्रॉन-ऑप्टिकल गुणों पर निर्भर है, जैसे कि गोलाकार विपथन, और फोटोमिटेड इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का प्रसार करता हैं। इलेक्ट्रॉनों को कोसाइन स्क्वायर फ़ंक्शन के करीब कोणीय वितरण के साथ निर्वात में उत्सर्जित किया जाता है। सतह के समानांतर महत्वपूर्ण वेग घटक पार्श्व संकल्प को कम कर देता हैं। तेजी से इलेक्ट्रॉन, पीईएम की केंद्र रेखा के साथ सतह को छोड़कर, कैथोड लेंस के रंगीन विपथन के कारण संकल्प को भी ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा। संकल्प सतह पर त्वरित क्षेत्र की ताकत के व्युत्क्रमानुपाती होता है किन्तु इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा प्रसार के समानुपाती होता है। तो संकल्प आर लगभग है:


 * $$r\approx \frac{d\,\Delta\,E}{e\,U}$$

समीकरण में, d प्रमाण और उद्देश्य के बीच की दूरी है, ΔE प्रारंभिक इलेक्ट्रॉन ऊर्जाओं की वितरण चौड़ाई है और U त्वरित वोल्टेज है।

चित्रा 4 के बाईं ओर स्थित कैथोड या ऑब्जेक्टिव लेंस के अतिरिक्त, प्रमाण की प्रतिबिंब बनाने के लिए दो और लेंस का उपयोग किया जाता है: मध्यवर्ती तीन-इलेक्ट्रोड लेंस का उपयोग 100 × के बीच कुल आवर्धन को बदलने के लिए किया जाता है यदि लेंस है निष्क्रिय, और जरूरत पड़ने पर 1000× तक। चित्र 4 के दाईं ओर प्रोजेक्टर है, तीन इलेक्ट्रोड लेंस जो दो-तत्व मंदी लेंस के साथ संयुक्त है। इस लेंस संयोजन का मुख्य कार्य तेजी से 20 keV इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा में घटाना है जिसके लिए चैनल प्लेट इसकी उच्चतम संवेदनशीलता है। लगभग 1 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रभावित करने के लिए इस तरह के इमेज इंटेंसिफायर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

ऊर्जा फ़िल्टर
प्रतिबिंब में योगदान देने वाले इलेक्ट्रॉनों का चयन करने के लिए उपकरण में ऊर्जा फ़िल्टर जोड़ा जा सकता है। यह विकल्प विशेष रूप से पीम के विश्लेषणात्मक अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। ऊर्जा फिल्टर का उपयोग करके, पीम माइक्रोस्कोप को इमेजिंग अल्ट्रा-वायलेट फोटोइलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (यूपीएस) या एक्स - रे फ़ोटोइलैक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एक्सपीएस) के रूप में देखा जा सकता है। इस पद्धति का उपयोग करके, स्थानिक रूप से हल किए गए फोटोमिशन स्पेक्ट्रा को 100 एनएम पैमाने पर और उप-ईवी रिज़ॉल्यूशन के साथ स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के उपकरण का उपयोग करके, रासायनिक स्थिति संवेदनशीलता या कार्य फ़ंक्शन मानचित्रों के साथ मौलिक प्रतिबिंबयां प्राप्त की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि फोटोइलेक्ट्रॉन केवल सामग्री की सतह पर ही उत्सर्जित होते हैं, सतह समाप्ति मानचित्र प्राप्त किए जा सकते हैं।

डिटेक्टर
इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल कॉलम के अंत में डिटेक्टर रखा जाता है। सामान्यतः, फॉस्फोर स्क्रीन का उपयोग इलेक्ट्रॉन प्रतिबिंब को फोटॉन प्रतिबिंब में बदलने के लिए किया जाता है। फॉस्फोर प्रकार का चुनाव संकल्प विचार द्वारा नियंत्रित होता है। मल्टीचैनल प्लेट डिटेक्टर जो आवेश-युग्मित डिवाइस कैमरे द्वारा चित्रित किया गया है, फॉस्फर स्क्रीन को स्थानापन्न कर सकता है।

समय-संकल्प पीईएम
कई अन्य इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तकनीकों की तुलना में, समय-समाधान पीम केवल कुछ फेमटोसेकंड का बहुत ही उच्च अस्थायी संकल्प प्रदान करता है, जो इसे एटोसेकंड शासन के लिए आगे बढ़ने की संभावनाओं के साथ प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि टेम्पोरल इलेक्ट्रान पल्स ब्रॉडिंग टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन को खराब नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का उपयोग केवल उच्च स्थानिक रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पंप-जांच सेटअप में बहुत कम प्रकाश दालों का उपयोग करके अस्थायी समाधान प्राप्त किया जाता है। पहली पल्स वैकल्पिक रूप से प्रमाण सतह पर सतह के प्लास्मों की तरह गतिशीलता को उत्तेजित करती है और दूसरी पल्स इलेक्ट्रॉनों को फोटोमिटिंग करके निश्चित प्रतीक्षा समय के बाद गतिशीलता की जांच करती है। फोटो उत्सर्जन दर प्रमाण के स्थानीय उत्तेजना स्तर से प्रभावित होती है। इसलिए, प्रमाण पर गतिकी के बारे में स्थानिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पंप और जांच पल्स के बीच प्रतीक्षा समय की श्रृंखला के साथ इस प्रयोग को दोहराकर, प्रमाण पर गतिकी की फिल्म रिकॉर्ड की जा सकती है।

दृश्यमान वर्णक्रमीय रेंज में लेजर दालों का उपयोग सामान्यतः पीम के संयोजन में किया जाता है। वे कुछ से 100 fs तक के अस्थायी समाधान की पेशकश करते हैं। हाल के वर्षों में, सामग्री में तात्कालिक इलेक्ट्रॉन उत्तेजना के लिए अधिक सीधी पहुंच प्राप्त करने के लिए कम तरंग दैर्ध्य वाले दालों का उपयोग किया गया है। यहां, प्रमाण सतह के पास दृश्य उत्तेजना गतिशीलता में पहली नाड़ी और सामग्री के कार्य फलन के ऊपर फोटॉन ऊर्जा के साथ दूसरी नाड़ी इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है। पीम में अतिरिक्त समय-की-उड़ान या उच्च-पास ऊर्जा रिकॉर्डिंग को नियोजित करके, नैनोसंरचना में तात्कालिक इलेक्ट्रॉनिक वितरण के बारे में जानकारी उच्च स्थानिक और लौकिक रिज़ॉल्यूशन के साथ निकाली जा सकती है।

एटोसेकंड टेम्पोरल रिज़ॉल्यूशन प्राप्त करने के प्रयास और इसके साथ नैनोस्ट्रक्चर के आसपास सीधे ऑप्टिकल फ़ील्ड रिकॉर्ड करें, जहां तक ​​​​पहुंचे हुए अनुपात-लौकिक रिज़ॉल्यूशन अभी भी प्रस्तुत हैं।

सीमाएं
पीम की सामान्य सीमा, जो अधिकांश सतह विज्ञान विधियों के साथ आम है, यह है कि पीम केवल अधिक प्रतिबंधित निर्वात परिस्थितियों में ही संचालित होता है। जब भी किसी प्रमाण को उत्तेजित करने या उसकी सतह से जानकारी ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए उपयुक्त माध्य मुक्त पथ के साथ निर्वात होना चाहिए। इन-सीटू पीईएम तकनीकों के साथ, पीईएम द्वारा पानी और जलीय घोल का अवलोकन किया जा सकता है।

पीम का रेजोल्यूशन लगभग 10 एनएम तक सीमित है, जो फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कोण के प्रसार के परिणामस्वरूप होता है। कोण समाधान फोटो उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एआरपीईएस) संरचना विश्लेषण के लिए शक्तिशाली उपकरण है। चूंकि, तीव्रता की कमी के कारण कोण-समाधान और ऊर्जा-चयनात्मक पीम माप बनाना मुश्किल हो सकता है। सिंक्रोट्रॉन-विकिरण प्रकाश स्रोतों की उपलब्धता इस संबंध में रोमांचक संभावनाएं प्रदान कर सकती है।

अन्य तकनीकों से तुलना
संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी) और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी): पीईईएम प्रमाण की सतह पर विद्युत त्वरण क्षेत्र का उपयोग करके इन दो माइक्रोस्कोपियों से अलग है। प्रमाण इलेक्ट्रॉन-ऑप्टिकल प्रणाली का हिस्सा है।

निम्न-ऊर्जा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (लीम) और दर्पण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (MEM): ये दो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन गन सप्लाई बीम का उपयोग करते हैं जो प्रमाण की ओर निर्देशित होते हैं, प्रमाण से कम और पीछे बिखर जाते हैं या प्रमाण तक पहुँचने से ठीक पहले परिलक्षित होते हैं। प्रकाश उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (पीम) में ही प्रमाण ज्यामिति और विसर्जन लेंस का उपयोग किया जाता है, किन्तु इलेक्ट्रॉन बंदूकें छोड़ी जाती हैं।

नई पीईएम प्रौद्योगिकियां
प्रकाश के लिए स्पंदित सिंक्रोट्रॉन विकिरण से लैस सतहों पर तेज प्रक्रियाओं के वास्तविक समय के अवलोकन के लिए समय पर हल किए गए फोटोमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (TR-पीम) अच्छी तरह से अनुकूल हैं।
 * उड़ान का समय फोटोएमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी (टाइम-ऑफ-फ्लाइट-पीईएम): टीओएफ-पीईएम सतहों पर तेज प्रक्रियाओं को देखने के लिए अल्ट्राफास्ट गेटेड सीसीडी कैमरा या टाइम-एंड-स्पेस-रिज़ॉल्यूशन काउंटिंग डिटेक्टर का उपयोग करके पीईएम है।
 * मल्टीफोटोन फोटोएमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी: मल्टीफोटोन पीईएम को नैनोक्लस्टर्स में स्थानीय सतह प्लास्मोन उत्तेजनाओं के अध्ययन के लिए या फेमटोसेकंड लेजर का उपयोग करके संरचित फिल्मों में गर्म-इलेक्ट्रॉन जीवनकाल के प्रत्यक्ष स्थानिक अवलोकन के लिए नियोजित किया जा सकता है।
 * तरल और सघन गैसों में पीईएम: 1990 के दशक के उत्तरार्ध में माइक्रोफैब्रिकेटेड पतली तरल कोशिकाओं के विकास ने दो SiN झिल्लियों के बीच सीमित तरल और गैसीय प्रमाणों की व्यापक फ़ील्ड-ऑफ़-व्यू संचरण एक्स-रे माइक्रोस्कोपी को सक्षम किया था। इस प्रकार के विन्यास में, दूसरी झिल्ली के निर्वात पक्ष को फोटोमिटिंग सामग्री के साथ लेपित किया गया था और पीईएम का उपयोग संचरित प्रकाश की स्थानिक विविधताओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया था। फोटोइलेक्ट्रॉनों में तरल इंटरफेस की सच्ची पीईएम इमेजिंग को ग्राफीन जैसे अल्ट्राथिन इलेक्ट्रॉन पारदर्शी झिल्लियों के माध्यम से महसूस किया गया है। यूएचवी संगत ग्राफीन तरल कोशिकाओं के आगे के विकास ने अंतर पंपिंग के उपयोग के बिना मानक पीम सेटअप के साथ विद्युत रासायनिक और विद्युतीकृत तरल-ठोस इंटरफेस के अध्ययन को सक्षम किया है।

संदर्भ

 * James A. Samson, David L. Ederer (1998). Vacuum Ultraviolet Spectroscopy. Academic Press ISBN 0-12-617560-8
 * Andrzej Wieckowski, Elena R. Savinova, Constantinos G. Vayenas (2003). Catalysis and Electrocatalysis at Nanoparticle Surfaces. CRC Press ISBN 0-8247-0879-2
 * Harm Hinrich Rotermund. Imaging of Dynamic Processes on Surface by Light. Surface Science Reports, 29 (1997) 265-364
 * E. Bauer, M. Mundschau, W. Sweich, W. Telieps. Surface Studies by Low-energy Electron Microscopy (लीम) and Conventional UV प्रकाश उत्सर्जन Electron Microscopy (पीम). Ultramicroscopy, 31 (1989) 49-57
 * W. Engel, M. Kordesch, H.H. Rotermund, S. Kubala, A. von Oertzen. A यूएचवी-compatible photoelectron emission microscope for applications in surface science. Ultramicroscopy, 36 (1991) 148-153
 * H.H. Rotermund, W. Engel, M. Kordesch, G. Ertl. Imaging of spatio-temporal pattern evolution during carbon monoxide oxidation on platinum. Nature, 343 (1990) 355-357
 * H.H. Rotermund, W. Engel, S. Jakubith, A. von Oertzen, G. Ertl. Methods and application of UV photoelectron microscopy in heterogeneous catalysis. Ultramicroscopy, 36 (1991) 164-172
 * O. Renault, N. Barrett, A. Bailly, L.F. Zagonel, D. Mariolle, J.C. Cezar, N.B. Brookes, K. Winkler, B. Krömker and D. Funnemann, Energy-filtered Xपीम with NanoESCA using synchrotron and laboratory X-ray sources: Principles and first demonstrated results; Surface Science, Volume 601, Issue 20, 15 October 2007, Pages 4727–4732.
 * H.H. Rotermund, W. Engel, S. Jakubith, A. von Oertzen, G. Ertl. Methods and application of UV photoelectron microscopy in heterogeneous catalysis. Ultramicroscopy, 36 (1991) 164-172
 * O. Renault, N. Barrett, A. Bailly, L.F. Zagonel, D. Mariolle, J.C. Cezar, N.B. Brookes, K. Winkler, B. Krömker and D. Funnemann, Energy-filtered Xपीम with NanoESCA using synchrotron and laboratory X-ray sources: Principles and first demonstrated results; Surface Science, Volume 601, Issue 20, 15 October 2007, Pages 4727–4732.

बाहरी संबंध

 * http://xraysweb.lbl.gov/पीम2/webpage/Project/Tutorialपीम.shtml