फ़्लोट (द्रव तल)

तरल स्तर के फ्लोट, जिन्हें फ्लोट बॉल के रूप में भी जाना जाता है, अतः यह गोलाकार, बेलनाकार, आयताकार या समान आकार की वस्तुएं होती हैं, जो कठोर या लचीली सामग्री से बनी होती हैं, जो जल और अन्य तरल पदार्थों में तैरती हैं। सामान्यतः गैर-विद्युत हार्डवेयर हैं जिनका उपयोग अधिकांशतः सतह के सीमांकन और स्तर माप के लिए दृश्य दृष्टि-संकेतक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार उन्हें तरल स्तर की निगरानी या नियंत्रण में एक घटक के रूप में स्विच तंत्र या पारदर्शी तरल-ट्यूबों में भी सम्मिलित किया जा सकता है।

तरल स्तर फ्लोट, या फ्लोट स्विच, तरल स्तर का पालन करने के लिए सामग्री उछाल (विभेदक घनत्व) के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। इस प्रकार ठोस फ्लोट अधिकांशतः प्लास्टिक से बने होते हैं जिनका घनत्व जल या अन्य अनुप्रयोग तरल से कम होता है, और इसलिए वह तैरते हैं। अतः वायु से भरे खोखले फ्लोट जल या अन्य तरल पदार्थों की तुलना में बहुत कम घने होते हैं, और कुछ अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं।

स्टेनलेस स्टील चुंबकीय फ़्लोट्स ट्यूबयुक्त चुंबकीय फ़्लोट्स हैं, जिनका उपयोग रीड स्विच सक्रियण के लिए किया जाता है; उनके पास एक खोखला ट्यूब वाला कनेक्शन चल रहा है। यह चुंबकीय फ्लोट मानक उपकरण बन गए हैं जहां शक्ति, संक्षारण प्रतिरोध और उछाल आवश्यक है। इस प्रकार इनका निर्माण दो खींचे गए अर्ध गोले को वेल्डिंग करके किया जाता है। फ्लोट की शक्तिशाली और स्थायित्व के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वेल्ड एक पूर्ण प्रवेश वेल्ड होता है जो एक सुचारु रूप से तैयार सीम प्रदान करता है, जो फ्लोट सतह के अन्य भागों से कठिनाई से भिन्न होता है।

तरल स्तर के फ्लोट का निर्माण थर्मोप्लास्टिक संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से भी किया जा सकता है। इस प्रकार इन सामग्रियों में पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन और पीवीडीएफ सम्मिलित हैं। इस प्रकार ऐसे अनुप्रयोग का एक उदाहरण जिसके लिए ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता होती है यदि धातु चढ़ाना और धातु परिष्करण रेखाओ के निर्माता को अपने क्रोमिक एसिड टैंकों के निरंतर स्तर माप की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्टेनलेस स्टील क्रोमिक एसिड में तेजी से खराब हो जाता है, यही कारण है कि किसी के पास पीवीडीएफ फ्लोट के साथ जाने का विकल्प होता है, जो क्रोमिक एसिड के लिए महान रासायनिक प्रतिरोध वाली सामग्री है।

संक्षारक रासायनिक अनुप्रयोगों से निपटने के समय थर्मोप्लास्टिक लेवल फ्लोट्स अल्ट्रासोनिक या रडार जैसे लेवल सेंसर के कुछ अन्य रूपों के लिए एक उत्तम विकल्प हैं। इस प्रकार ऐसा इसलिए है जिससे कि कुछ रसायन टैंकों के अंदर वाष्प कंबल या संक्षारक धुआं बनाते हैं। इस आधार पर तरल स्तर के फ्लोट टैंक के अंदर किसी भी फोम, वाष्प, अशांति या घनीभूत से अप्रभावित होते हैं जो सामान्यतः अल्ट्रासोनिक या रडार स्तर सेंसर के साथ समस्याएं उत्पन्न करते हैं।

यह भी देखें

 * स्तर सेंसर
 * द्रव स्तर मापक