अनुनाद-संवर्धित मल्टीफ़ोटोन आयनीकरण

अनुनाद-वर्धित मल्टी फोटोन आयनीकरण (REMPI) प्रविधि है जो परमाणुओं और छोटे अणुओं की संरचना पर स्थापित होती है। व्यवहार में, उत्तेजित मध्यवर्ती अवस्था तक पहुँचने के लिए ट्यून करने योग्य लेजर का उपयोग किया जा सकता है। दो फोटॉन या अन्य मल्टीफ़ोटो अवशोषण संरचना से जुड़े चयन नियम एकल फोटॉन संक्रमण के लिए चयन नियमों से विपरीत हैं। रेम्पी (REMPI) प्रविधि में सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्तेजित मध्यवर्ती अवस्था में प्रतिध्वनित एकल या एकाधिक फोटॉन अवशोषण सम्मिलित होता है, जिसके पश्चात अन्य फोटॉन होता है जो परमाणु या अणु को आयनित करता है। विशिष्ट मल्टीफ़ोटो संक्रमण को प्राप्त करने के लिए प्रकाश की तीव्रता सामान्यतः एकल फोटॉन फोटो अवशोषण को प्राप्त करने के लिए प्रकाश की तीव्रता से अत्यधिक बड़ी होती है। इसी उद्देश्य के पश्चात में फोटो अवशोषण की संभावना अधिक होती है। आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन का परिणाम होगा, यदि फोटॉनों ने प्रणाली की आयनीकरण थ्रेशोल्ड ऊर्जा को उसकी ओर करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की है। कई स्थितियों में, रेम्पी स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करता है जो एकल फोटॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों के लिए अनुपलब्ध हो सकती है, उदाहरण के लिए अणुओं में घूर्णी संरचना की इस प्रविधि से सरलता से देखा जा सकता है।

रेम्पी सामान्यतः छोटी-मात्रा प्लाज्मा बनाने के लिए केंद्रित आवृत्ति ट्यून करने योग्य लेजर बीम द्वारा उत्पन्न होता है। आरईएमपीआई में, प्रथम एम फोटॉनों के साथ उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए प्रारूप में परमाणु या अणु द्वारा अवशोषित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन और आयन जोड़ी उत्पन्न करने के लिए अन्य n फोटॉनों के पश्चात अवशोषित किया जाता है। तथाकथित m+n रेम्पी अरैखिक ऑप्टिकल प्रक्रिया है, जो केवल लेजर बीम केंद्र के अंदर ही हो सकती है। लेजर फोकल क्षेत्र के निकट छोटी मात्रा में प्लाज्मा बनता है। यदि एम फोटोन की ऊर्जा किसी से भी मेल नहीं मिलती है, तो ऊर्जा दोष ΔE के साथ ऑफ-रेजोनेंट संक्रमण हो सकता है, चूंकि, इलेक्ट्रॉन के उस स्थिति में रहने की संभावना अत्यधिक अल्प है। बड़े विस्फोट के लिए, यह केवल Δt समय के सीमित वहां रहता है। अनिश्चितता सिद्धांत Δt के लिए संतुष्ट है, जहां ћ=h/2π और h प्लैंक स्थिरांक (6.6261×10^-34 J∙s) है। इस प्रकार के संक्रमण और अवस्थाओं को आभासी कहा जाता है, वास्तविक संक्रमणों के विपरीत लंबे जीवन काल वाले राज्यों में वास्तविक संक्रमण संभाव्यता आभासी संक्रमण की तुलना में अधिक परिमाण के कई आदेश हैं, जिसे अनुनाद प्रभाव कहा जाता है।

रिडबर्ग राज्य
उच्च फोटॉन तीव्रता प्रयोगों में फोटॉन ऊर्जा के पूर्णांक गुणकों के अवशोषण के साथ मल्टीफोटोन प्रक्रियाएं सम्मिलित हो सकती हैं। ऐसे प्रयोगों में जिनमें मल्टीफोटोन अनुनाद सम्मिलित होता है, मध्यवर्ती प्रायः निम्न-स्तरीय रिडबर्ग अवस्था होती है, और अंतिम अवस्था प्रायः आयन होती है। प्रणाली की प्रारंभिक अवस्था, फोटॉन ऊर्जा, कोणीय गति और अन्य चयन नियम मध्यवर्ती अवस्था की प्रकृति को निर्धारित करने में सहायता कर सकते हैं। अनुनाद-वर्धित मल्टीफोटोन आयनीकरण संरचना (रेम्पी) में इस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। प्रविधि परमाणु संरचना और आण्विक संरचना दोनों में व्यापक उपयोग है। रेम्पी प्रविधि का लाभ यह है, कि आयनों को लगभग पूर्ण दक्षता के साथ ज्ञात किया जा सकता है और यहां तक ​​कि उनके द्रव्यमान के लिए समय भी निर्धारित किया जा सकता है। इन प्रयोगों में मुक्त फोटोइलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को देखने के लिए प्रयोग करके अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना भी संभव है।

माइक्रोवेव का ज्ञात लगाना
रेम्पी प्रेरित प्लाज्मा फिलामेंट्स से इन-फेज सुसंगत माइक्रोवेव स्कैटरिंग में उच्च स्थानिक और लौकिक संकल्प माप प्राप्त करने की क्षमता प्रदर्शित की गई है, जो भौतिक जांच या इलेक्ट्रोड के उपयोग के बिना संवेदनशील के अन्य अधिकार देने वाले निदान और एकाग्रता वर्णन के त्रुटिहीन निर्धारण की अनुमति देता है। यह आर्गन, क्सीनन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, परमाणु ऑक्सीजन, और मिथाइल रेडिकल्स जैसी प्रजातियों का ज्ञात करने के लिए संलग्न कोशिकाओं, शुद्ध वायु और वायुमंडलीय लपटों दोनों के अंदर स्थापित किया गया है। माइक्रोवेव का ज्ञात करना होमोडाइन या हेटेरोडाइन प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। वे ध्वनि के निवारण और उप-नैनोसेकंद प्लाज्मा पीढ़ी और विकास का पालन करके पहचान संवेदनशीलता में अधिक वृद्धि कर सकते हैं। होमोडाइन घटित विधि दो के उत्पाद के लिए आनुपातिक संकेत उत्पन्न करने के लिए स्वयं के स्रोत के साथ ज्ञात किये गए माइक्रोवेव विद्युत क्षेत्र को मिलाती है। संकेत आवृत्ति को दस गीगाहर्ट्ज़ से नीचे गीगाहर्ट्ज़ में परिवर्तित किया जाता है जिससे संकेत को बढ़ाया जा सके और मानक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ देखा जा सके। होमोडाइन घटि विधि से जुड़ी उच्च संवेदनशीलता, माइक्रोवेव व्यवस्था में पृष्ठभूमि ध्वनि की अल्पता, और लेजर पल्स के साथ सिंक्रोनस घटित इलेक्ट्रॉनिक्स की समयगेटिंग की क्षमता के कारण मिलिवाट माइक्रोवेव स्रोतों के साथ भी अधिक उच्च एसएनआर संभव हैं। ये उच्च एसएनआर उप-नैनोसेकंद समय के स्तर पर माइक्रोवेव सिग्नल के अस्थायी व्यवहार का पालन करने की अनुमति देते हैं। इस प्रकार प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जीवनकाल पंजीकृत किया जा सकता है। माइक्रोवेव परिसंचारी का उपयोग करके, एकल माइक्रोवेव हॉर्न ट्रांसीवर बनाया गया है, जो प्रयोगात्मक सेटअप को अधिक सरल करता है।

माइक्रोवेव क्षेत्र में जांच के ऑप्टिकल पहचान के कई लाभ हैं। होमोडाइन या हेटेरोडाइन प्रविधियों का उपयोग करके, शक्ति के अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र को ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए श्रेष्ठ ध्वनि की अस्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्टिकल हेटेरोडाइन प्रविधियों के विपरीत, संदर्भ का कोई संरेखण या मोड मिलान आवश्यक नहीं है। माइक्रोवेव की लंबी तरंग दैर्ध्य लेजर फोकल ध्वनि में प्लाज्मा से प्रभावी बिंदु सुसंगत प्रसारण की ओर ले जाती है, इसलिए चरण मिलान महत्वहीन है और पूर्व दिशा में प्रसारण शक्तिशाली है। इलेक्ट्रॉन से कई माइक्रोवेव फोटॉनों को प्रकीर्णित किया जा सकता है, इसलिए माइक्रोवेव ट्रांसमीटर की शक्ति को बढ़ाकर प्रकीर्णन के आयाम को बढ़ाया जा सकता है। माइक्रोवेव फोटॉनों की अल्प ऊर्जा दृश्य क्षेत्र की तुलना में प्रति यूनिट ऊर्जा के हजारों अधिक फोटॉन से मिलती है, इसलिए शक्ति ध्वनि अत्यधिक अल्प हो जाती है। ट्रेस प्रजाति डायग्नोस्टिक्स की शक्तिहीन आयनीकरण विशेषता के लिए, मापा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या का रैखिक कार्य है जो ट्रेस प्रजातियों की एकाग्रता के सीधे आनुपातिक है। इसके अतिरिक्त, माइक्रोवेव वर्णक्रमीय क्षेत्र में अत्यधिक अल्प सौर या अन्य प्राकृतिक पृष्ठभूमि विकिरण होता है।

यह भी देखें

 * रिडबर्ग आयनीकरण संरचना CX
 * लेजर-प्रेरित प्रतिदीप्ति (एलआईएफ) के साथ तुलना करें