ब्रिक्स

डिग्री ब्रिक्स (प्रतीक °Bx) तरल में घुले हुए ठोस का माप है, और सामान्यतः जलीय घोल में घुली हुई चीनी पदार्थ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। डिग्री ब्रिक्स 100 ग्राम घोल में 1 ग्राम सुक्रोज होता है और द्रव्यमान के प्रतिशत के रूप में समाधान की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यदि समाधान में शुद्ध सुक्रोज के अतिरिक्त अन्य घुलित ठोस पदार्थ होते हैं, जिससे °Bx केवल घुलित ठोस पदार्थ का अनुमान लगाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई समान मात्रा में पानी में नमक और चीनी मिलाता है, जिससे नमक के घोल की अपवर्तन की डिग्री (ब्रिक्स) चीनी के घोल की तुलना में तेजी से बढ़ती है। डिग्री बीएक्स पारंपरिक रूप से शराब, चीनी, कार्बोनेटेड पेय, फलों का रस, ताजा उपज, मेपल सिरप और शसीमा उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। धातु प्रक्रियाओं के लिए पानी में मिश्रित काटने वाले तरल पदार्थ की एकाग्रता को मापने के लिए डिग्री बीएक्स का भी उपयोग किया जाता है।

सुक्रोज पदार्थ को संकेत करने के लिए तुलनात्मक मापदंड हैं: प्लेटो स्केल (डिग्री पी), जो शराब बनाने वाले उद्योग द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है; दूसरों के बीच जर्मन और स्विस शराब बनाने वाले उद्योगों में उपयोग होने वाला ओचस्ले स्केल; और बॉलिंग स्केल, जो तीन प्रणालियों में सबसे पुराना है और इसलिए ज्यादातर पुरानी पाठ्यपुस्तकों में पाया जाता है, किन्तु संसार के कुछ भाग में अभी भी उपयोग में है।

1.040 के स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व (20°/20 °C) के साथ सुक्रोज समाधान 9.99325 °Bx या 9.99359 °P होता है, जबकि प्रतिनिधि चीनी निकाय, चीनी विश्लेषण के समान विधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीयूएमएसए), जो उपयोग के पक्ष में है बड़े मापदंड पर अंश (रसायन विज्ञान), 9.99249% के रूप में समाधान शक्ति की सूची प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रणालियों के बीच अंतर थोड़ा व्यावहारिक महत्व का है (अंतर सबसे सामान्य उपकरणों की स्पष्टता से कम है) और ब्रिक्स इकाई का व्यापक ऐतिहासिक उपयोग, आधुनिक उपकरण आईसीयूएमएसए आधिकारिक सूत्रों का उपयोग करके बड़े मापदंड पर अंश की गणना करते हैं किन्तु परिणाम को °Bx के रूप में सूची करते हैं।

== पृष्ठभूमि                                                                                                                                                                                                         == 1800 के दशक की प्रारंभ में, कार्ल बॉलिंग, उसके बाद एडॉल्फ फर्डिनेंड वेन्सस्लॉस ब्रिक्स, और अंत में फ्रिट्ज प्लेटो के अनुसार सामान्य आयोगों ने ज्ञात शक्ति के शुद्ध सुक्रोज समाधान तैयार किए गये थे, उनके विशिष्ट गुरुत्वों को मापा और द्रव्यमान बनाम मापे गए विशिष्ट गुरुत्व द्वारा प्रतिशत सुक्रोज की तालिकाएँ तैयार कीं थी। बॉलिंग ने ब्रिक्स तालिका में 5वें और 6वें दशमलव स्थान में त्रुटियों को ठीक करने के लिए आयोग के लक्ष्य के साथ 3 दशमलव स्थानों, ब्रिक्स को 5, और नॉर्मल-इचंग्स कोमिशन को 6 तक विशिष्ट गुरुत्व मापा गया था।

इन तालिकाओं में से के साथ सुसज्जित, शराब बनानेवाला यह जानने की इच्छा रखता है कि उसके पौधे में कितनी चीनी थी, इसके विशिष्ट गुरुत्व को माप सकता है और उस विशिष्ट गुरुत्व को प्लेटो तालिका में दर्ज कर सकता है जिससे ° प्लेटो प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रतिशत द्रव्यमान द्वारा सुक्रोज की एकाग्रता है। इसी तरह, विंटनर °Bx प्राप्त करने के लिए ब्रिक्स टेबल में अपनी आवश्यकता के विशिष्ट गुरुत्व में प्रवेश कर सकता है, जो प्रतिशत द्रव्यमान द्वारा सुक्रोज की एकाग्रता है। यह बताना महत्वपूर्ण है कि न तो शब्द न ही शुद्ध पानी में शुद्ध सुक्रोज का घोल है। कई अन्य यौगिकों को भी भंग कर दिया जाता है, किन्तु ये या तो शर्करा हैं, जो एकाग्रता के कार्य के रूप में विशिष्ट गुरुत्व के संबंध में सुक्रोज के समान व्यवहार करते हैं, या ऐसे यौगिक जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं (खनिज, पौधा, टैनिन, अम्ल में एसिड) अवश्य)। किसी भी स्थिति में, तथापि °Bx मस्ट या फलों के रस में चीनी की स्पष्ट मात्रा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसका उपयोग सापेक्ष चीनी पदार्थ की तुलना के लिए किया जा सकता है।

विशिष्ट गुरुत्व
जैसा कि बॉलिंग, ब्रिक्स और प्लेटो तालिकाओं के लिए विशिष्ट गुरुत्व आधार था, इस प्रकार भंग चीनी पदार्थ मूल रूप से हाइड्रोमीटर या पाइकोनोमीटर का उपयोग करके विशिष्ट गुरुत्व के मापन द्वारा अनुमानित की गई थी। आधुनिक समय में, हाइड्रोमीटर अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, किन्तु जहां अधिक स्पष्टता की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक दोलन यू-ट्यूब मीटर को नियोजित किया जा सकता है। किसी भी माध्यम का उपयोग किया जाता है, विश्लेषक विशिष्ट गुरुत्व के साथ तालिकाओं में प्रवेश करता है और द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत में चीनी पदार्थ (यदि आवश्यक हो तो प्रक्षेप का उपयोग करके) निकालता है।

यदि विश्लेषक प्लेटो तालिकाओं का उपयोग करता है (अमेरिकन सोसायटी ऑफ ब्रूइंग केमिस्ट्स द्वारा बनाए रखा गया है ) वे °P में सूची करते हैं। यदि ब्रिक्स तालिका का उपयोग कर रहे हैं (जिसका वर्तमान संस्करण एनआईएसटी द्वारा बनाए रखा गया है और उनकी वेबसाइट पर पाया जा सकता है), वे °Bx में सूची करते हैं। यदि आईसीयूएमएसए तालिकाओं का उपयोग कर रहे हैं, वे बड़े मापदंड पर अंश (m.f.) में सूची प्रदर्शित करते है।

यह, सामान्यतः, वास्तव में तालिकाओं से सहायता करने के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि सारणीबद्ध °Bx या °P मान को विशिष्ट गुरुत्व के सारणीबद्ध मान के बगल में सीधे हाइड्रोमीटर मापदंड पर मुद्रित किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक यू-ट्यूब मीटर की मेमोरी में संग्रहीत किया जा सकता है या गणना की जा सकती है। बहुपद से सारणीबद्ध डेटा तक फिट बैठता है। आईसीयूएमएसए और एएसबीसी दोनों ने उपयुक्त बहुपद प्रकाशित किए हैं; वास्तव में, आईसीयूएमएसए सारणियों की गणना बहुपदों से की जाती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ब्रूइंग केमिस्ट बहुपद के साथ विपरीत सच है।

यह भी ध्यान दें कि आज उपयोग की जाने वाली सारणियाँ ब्रिक्स या प्लेटो द्वारा प्रकाशित नहीं हैं। उन श्रमिकों ने 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के वास्तविक विशिष्ट गुरुत्व के संदर्भ में क्रमशः 17.5 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस का उपयोग किया गया था, जिस तापमान पर सुक्रोज समाधान का घनत्व मापा गया था। एनबीएस और एएसबीसी दोनों 20 डिग्री सेल्सियस/20 डिग्री सेल्सियस पर स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व में परिवर्तित हो गए थे। आईसीयूएमएसए टेबल सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और इनवर्ट शुगर पर हाल के मापों पर आधारित हैं, और वे द्रव्यमान अंश के मुकाबले 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा में वास्तविक घनत्व और वजन को सारणीबद्ध करते हैं।

अपवर्तक सूचकांक
सुक्रोज और अन्य शर्कराओं के पानी में घुलने से न केवल इसका विशिष्ट गुरुत्व किन्तु इसके ऑप्टिकल गुण, विशेष रूप से इसका अपवर्तक सूचकांक और जिस सीमा तक यह रैखिक रूप से ध्रुवीकरण (तरंगों) प्रकाश के तल को घुमाता है, जिसको बदल देता है। अपवर्तक सूचकांक, एनD, द्रव्यमान द्वारा विभिन्न प्रतिशत के सुक्रोज समाधानों के लिए मापा गया है और nD की तालिकाएँ हैं बनाम °Bx प्रकाशित किया था। हाइड्रोमीटर की तरह, इन तालिकाओं का उपयोग रेफ्रेक्टोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए करना संभव है जिससे यह सीधे °Bx में पढ़ सकते है। अंशांकन सामान्यतः आईसीयूएमएसए तालिकाओं पर आधारित होता है, किन्तु इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रेक्टोमीटर के उपयोगकर्ता को इसे सत्यापित करना चाहिए।

अवरक्त अवशोषण
चीनी में इन्फ्रारेड अवशोषण स्पेक्ट्रा भी जाना जाता है और इसने मिड-इन्फ्रारेड (एमआईआर), नॉनडिस्पर्सिव इन्फ्रारेड सेंसर (एनडीआईआर), और फूरियर रूपांतरण अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफटी-आईआर) का उपयोग करके चीनी एकाग्रता को मापने के लिए उपकरणों को विकसित करना संभव बना दिया है। ) इन-लाइन उपकरण उपलब्ध हैं जो चीनी रिफाइनरियों, पेय संयंत्रों, वाइनरी आदि में चीनी पदार्थ की निरंतर निगरानी की अनुमति देते हैं। किसी भी अन्य उपकरणों की तरह, एमआईआर और एफटी आईआर उपकरणों को शुद्ध सुक्रोज समाधानों के खिलाफ कैलिब्रेट किया जा सकता है और इस प्रकार °Bx में सूची किया जा सकता है। किन्तु इन तकनीकों के साथ अन्य संभावनाएँ भी हैं, क्योंकि उनमें शर्करा और हस्तक्षेप करने वाले पदार्थों के बीच अंतर करने की क्षमता है। नए एमआईआर और एनडीआईआर उपकरणों में पांच विश्लेषण चैनल हैं जो पदार्थ के बीच हस्तक्षेप के लिए सुधार की अनुमति देते हैं।

विशिष्ट गुरुत्व
°Bx के अनुमानित मानों की गणना 231.61 × (S - 0.9977) से की जा सकती है, जहाँ S 20 °C/20 °C पर समाधान का स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व है। इस प्रकार अधिक स्पष्ट मान यहां से उपलब्ध हैं:


 * $$^{\circ}Bx = 182.4601S^3-775.6821S^2+1262.7794S-669.5622$$,

ऊपर के रूप में S के साथ एनबीएस तालिका से प्राप्त किया गया था। इसका उपयोग S = 1.17874 (40 °Bx) से ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। बहुपद और एनबीएस तालिका के बीच आरएमएस असहमति 0.0009 °Bx है। प्लेटो स्केल को लिंकन समीकरण द्वारा अनुमानित किया जा सकता है:


 * $$^{\circ}P = (463-205S)(S-1)$$

या एएसबीसी बहुपद से एएसबीसी तालिका के संबंध में उच्च स्पष्टता के साथ प्राप्त मान है:


 * $$^{\circ}P = 135.997S^3 - 630.272S^2 + 1111.14S - 616.868$$

संबंधित बहुपदों से परिकलित °Bx और °P के बीच का अंतर है:


 * $$^{\circ}P-^{\circ}Bx= 46.4631S^3-145.4101S^2+151.6394S-52.6942$$

अंतर सामान्यतः ± 0.0005 °Bx या °P से कम होता है, अपवाद अशक्त समाधानों के लिए होता है। जैसा कि 0 °Bx से संपर्क किया जाता है °P समान विशिष्ट गुरुत्व के लिए गणना की गई °Bx की तुलना में 0.002 °P अधिक होता है। परिमाण के इस क्रम की असहमति की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि एनबीएस और एएसबीसी ने स्पष्ट विशिष्ट गुरुत्व में परिवर्तित करने के लिए अपनी गणना में हवा और शुद्ध पानी के घनत्व के लिए थोड़ा अलग मूल्यों का उपयोग किया था। इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्लेटो और ब्रिक्स, सबसे कठिन अनुप्रयोगों को छोड़कर सभी के लिए समान हैं। नोट: इस आलेख में सभी बहुपद प्रारूप में हैं जिसे सीधे स्प्रेडशीट में चिपकाया जा सकता है।

आईसीएमयूएसए बहुपद सामान्यतः केवल उस रूप में प्रकाशित होते हैं जहां घनत्व प्राप्त करने के लिए द्रव्यमान अंश का उपयोग किया जाता है। परिणाम स्वरुप, वे इस खंड से बाहर हो गए हैं।

अपवर्तक सूचकांक
जब रेफ्रेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, जिससे ब्रिक्स मान बहुपद फिट से आईसीयूएमएसए तालिका में प्राप्त किया जा सकता है:


 * $$^{\circ}Bx= 11758.74n_D^5 -88885.21n_D^4 + 270177.93n_D^3 - 413145.80n_D^2 + 318417.95n_D -99127.4536$$,

जहाँ $$n_D$$ 20 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम डी लाइन (589.3 एनएम) की तरंग दैर्ध्य पर मापा जाने वाला अपवर्तक सूचकांक है। तापमान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपवर्तक सूचकांक तापमान के साथ नाटकीय रूप से बदलता है। कई रेफ्रेक्टोमीटर स्वचालित तापमान क्षतिपूर्ति (एटीसी) में निर्मित होते हैं जो सुक्रोज के अपवर्तक सूचकांक के परिवर्तन के विधि के ज्ञान पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, 10 °Bx से कम शक्ति वाले सुक्रोज विलयन का अपवर्तक सूचकांक ऐसा होता है कि तापमान में 1 °C परिवर्तन के कारण ब्रिक्स रीडिंग लगभग 0.06 °Bx शिफ्ट हो जाएगी। बीयर, इसके विपरीत, तापमान के साथ लगभग तीन गुना अधिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि रेफ्रेक्टोमीटर के उपयोगकर्ता या तो सुनिश्चित करें कि उपकरण का प्रतिरूप और प्रिज्म दोनों 20 डिग्री सेल्सियस के बहुत निकट हैं या, यदि यह सुनिश्चित करना मुश्किल है, जिससे रीडिंग को 2 तापमानों पर कुछ डिग्री से अलग करके लिया जाना चाहिए। Bx बनाम अस्थायी ढलान जानकारी का उपयोग करके प्रति डिग्री परिवर्तन नोट किया गया और अंतिम रिकॉर्ड किया गया मान 20 °C को संदर्भित किया गया था।

सुक्रोज के अतिरिक्त अन्य विलेय अपवर्तक सूचकांक और विशिष्ट गुरुत्व को अलग तरह से प्रभावित कर सकते हैं, यह अपवर्तक ब्रिक्स मूल्य पारंपरिक हाइड्रोमीटर ब्रिक्स के साथ विनिमेय नहीं है जब तक कि सुधार प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। इस तरह के अपवर्तक मूल्य के लिए औपचारिक शब्द अपवर्तमितीय शुष्क पदार्थ (आरडीएस) है। देखना नीचे।

उपयोग
मतभेद सामान्य होने के बाद से चार तराजू अधिकांशतः दूसरे के लिए उपयोग किए जाते हैं।
 * ब्रिक्स का मुख्य रूप से फल के रस, शराब बनाने, कार्बोनेटेड पेय उद्योग, स्टार्च और चीनी उद्योग में उपयोग किया जाता है।
 * प्लेटो का उपयोग मुख्य रूप से शराब बनाने में किया जाता है।
 * बॉलिंग पुराने सैकरीमीटरों पर दिखाई देती है और अभी भी दक्षिण अफ्रीकी शराब उद्योग और कुछ ब्रुअरीज में उपयोग की जाती है।
 * जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और लक्समबर्ग में शराब बनाने में चीनी पदार्थ के लिए प्रत्यक्ष पढ़ने के रूप में ओचस्ले मापदंड का प्राथमिक उपयोग किया जाता है।

ब्रिक्स का उपयोग खाद्य उद्योग में फलों, सब्जियों, जूस, शराब, शीतल पेय और स्टार्च और चीनी निर्माण उद्योग में शर्करा की अनुमानित मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। अलग-अलग देश अलग-अलग उद्योगों में स्केल का उपयोग करते हैं: आसन्न में यूके गुरुत्वाकर्षण (बीयर) X 1000 का उपयोग करता है; यूरोप प्लेटो मापदंड का उपयोग करता है; और अमेरिका विशिष्ट गुरुत्व, डिग्री ब्रिक्स, बॉम स्केल या डिग्री बॉम और डिग्री प्लेटो के मिश्रण का उपयोग करता है। फलों के रस के लिए, 1.0 डिग्री ब्रिक्स को द्रव्यमान द्वारा 1.0% चीनी के रूप में दर्शाया जाता है। यह सामान्यतः कथित मिठास के साथ अच्छी तरह से संबंध रखता है।

आधुनिक ऑप्टिकल ब्रिक्स मीटर दो श्रेणियों में विभाजित हैं। पहले में अब्बे-आधारित उपकरण हैं जिनमें प्रिज्म पर प्रतिरूप समाधान की बूंद रखी जाती है; परिणाम ऐपिस के माध्यम से देखा जाता है। महत्वपूर्ण कोण (वह कोण जिसके आगे प्रकाश पूरी तरह से प्रतिरूप में वापस परिलक्षित होता है) अपवर्तक सूचकांक का कार्य है और ऑपरेटर इस महत्वपूर्ण कोण का पता लगाता है, जहां उत्कीर्ण मापदंड पर अंधेरे-उज्ज्वल सीमा गिरती है। स्केल को ब्रिक्स या अपवर्तक सूचकांक में कैलिब्रेट किया जा सकता है। अधिकांशतः प्रिज्म माउंट में थर्मामीटर होता है जिसका उपयोग उन स्थितियों में 20 °C तक ठीक करने के लिए किया जा सकता है जहां ठीक उसी तापमान पर माप नहीं किया जा सकता है। ये उपकरण बेंच और हैंडहेल्ड संस्करणों में उपलब्ध हैं।

डिजिटल रेफ्रेक्टोमीटर भी महत्वपूर्ण कोण का पता लगाते हैं, किन्तु प्रकाश पथ प्रिज्म के लिए पूरी तरह से आंतरिक है। प्रतिरूप की बूंद इसकी सतह पर रखी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण प्रकाश किरण कभी भी प्रतिरूप में प्रवेश नहीं करती है। इससे मैले प्रतिरूपों को पढ़ना सरल हो जाता है। प्रकाश/अंधेरे की सीमा, जिसकी स्थिति महत्वपूर्ण कोण के समानुपाती होती है, जिसको चार्ज-युग्मित डिवाइस सरणी द्वारा अनुभव किया जाता है। ये मीटर बेंच टॉप (प्रयोगशाला) और पोर्टेबल (पॉकेट) संस्करणों में भी उपलब्ध हैं। क्षेत्र में ब्रिक्स को सरली से मापने की यह क्षमता फलों और सब्जियों के आदर्श कटाई के समय को निर्धारित करना संभव बनाती है जिससे उत्पाद उपभोक्ताओं तक आदर्श स्थिति में पहुंचें या बाद के प्रसंस्करण चरणों जैसे विनीफिकेशन के लिए आदर्श हों जाता है।

उच्च स्पष्टता और इसे अन्य मापन तकनीकों के साथ युग्मित करने की क्षमता के कारण (% और % अल्कोहल), अधिकांश शीतल पेय कंपनियां और ब्रुअरीज दोलनशील यू-ट्यूब घनत्व मीटर का उपयोग करते हैं। फलों के रस के लिए रेफ्रेक्टोमीटर का अभी भी सामान्यतः उपयोग किया जाता है।

ब्रिक्स और वास्तविक घुलित ठोस पदार्थ
जब चीनी के घोल को रेफ्रेक्टोमीटर या घनत्व मीटर द्वारा मापा जाता है, जिससे उपयुक्त तालिका में प्रविष्टि द्वारा प्राप्त °Bx या °P मान केवल प्रतिरूप में घुले हुए सूखे ठोस पदार्थों की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है यदि शुष्क ठोस विशेष रूप से सुक्रोज हैं। ऐसा कम ही होता है। अंगूर का रस (जरूरी), उदाहरण के लिए, थोड़ा सुक्रोज होता है किन्तु इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, एसिड और अन्य पदार्थ होते हैं। ऐसे स्थिति में, °Bx मूल्य स्पष्ट रूप से सुक्रोज पदार्थ के सामान्य नहीं हो सकता है, किन्तु यह कुल चीनी पदार्थ के लिए अच्छा सन्निकटन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उदाहरण के लिए, द्रव्यमान डी-ग्लूकोज (अंगूर चीनी) द्वारा 11.0% घोल को हाथ से पकड़े जाने वाले उपकरण का उपयोग करके 10.9 °Bx मापा जाता है। इन कारणों से, आईसीयूएमएसए टेबल के साथ रिफ्रेक्टोमेट्री के उपयोग से प्राप्त घोल की चीनी पदार्थ को अधिकांशतः रिफ्रेक्टोमेट्रिक ड्राई सबस्टेंस (आरडीएस) के रूप में सूची किया जाता है। जिसे समतुल्य सुक्रोज पदार्थ के रूप में सोचा जा सकता है। जहां वास्तविक शुष्क ठोस पदार्थ को जानना वांछनीय है, परीक्षण किए जा रहे समाधानों के समान अंशांकन के आधार पर अनुभवजन्य सुधार सूत्र विकसित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, चीनी के शोधन में, घुले हुए ठोस पदार्थों को ऑप्टिकल रोटेशन (ध्रुवीकरण) माप द्वारा सुधारे गए अपवर्तक सूचकांक माप से स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता है।

शराब में पानी (1.333) की तुलना में उच्च अपवर्तक सूचकांक (1.361) होता है। परिणाम स्वरुप, किण्वन प्रारंभ होने के बाद चीनी समाधान पर किए गए रेफ्रेक्टोमीटर माप का परिणाम वास्तविक ठोस पदार्थ की तुलना में अधिक होता है। इस प्रकार, ऑपरेटर को निश्चित होना चाहिए कि जिस प्रतिरूप का वे परीक्षण कर रहे हैं, वह किण्वित होना प्रारंभ नहीं हुआ है। (यदि किण्वन वास्तव में प्रारंभ हो गया है, जिससे मूल, पूर्व-किण्वन रीडिंग, जिसे होमब्रेवर्स द्वारा ओजी कहा जाता है, जिससे अल्कोहल की सघनता का अनुमान लगाकर सुधार किया जा सकता है।) विशिष्ट गुरुत्व पर आधारित ब्रिक्स या प्लेटो माप भी किण्वन से प्रभावित होते हैं, किन्तु विपरीत दिशा में; चूंकि इथेनॉल पानी की तुलना में कम घना है, इथेनॉल/चीनी/पानी का घोल ब्रिक्स या प्लेटो रीडिंग देता है जो कृत्रिम रूप से कम है।

अग्रिम पठन

 * ISBN 0-412-06411-1
 * – O'Leary describes the theory and practice of measuring ब्रिक्स on-line in beverages.
 * Combined laboratory systems for measuring ब्रिक्स and in soft drinks and Plato,, % alcohol, pH, and color in beer are available. They can exist both in a lab as a benchtop unit, and also directly in the production piping as an inline unit.

बाहरी संबंध

 * ब्रिक्स to Specific Gravity Table
 * ब्रिक्स, Specific Gravity & Sugar Conversions
 * ब्रिक्स, Plato, Balling, Specific gravity