कंपन गैल्वेनोमीटर

कंपन गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का प्रतिबिंब गैल्वेनोमीटर है, साधारणतया एक चुंबक के अंतराल में या एक विद्युत चुंबक के क्षेत्र में निलंबित एक स्थायी चुंबक के साथ निलंबित कर दिया जाता है। गतिशील भागों की प्राकृतिक दोलन आवृत्ति को ध्यान से एक विशिष्ट आवृत्ति साधारणतया 50 या 60 हर्ट्ज पर ट्यून किया जाता है। चूंकि आवृत्ति चलती तत्वों के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उच्च आवृत्ति कंपन गैल्वेनोमीटर हल्के कॉइल और दर्पणों के साथ बहुत छोटे होते हैं। कंपन गैल्वेनोमीटर की ट्यूनिंग निलंबन वसंत के तनाव को समायोजित करके की जाती है।

कंपन गैल्वेनोमीटर का उपयोग इसकी प्राकृतिक अनुनाद की आवृत्ति में वैकल्पिक धाराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। सबसे साधारण अनुप्रयोग एसी ब्रिज परिपथ और वर्तमान तुलनित्रों में एक अशक्त संकेत उपकरण के रूप में है।

कंपन गैल्वेनोमीटर का तेज अनुनाद इसे मापा वर्तमान आवृत्ति में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है और इसे सटीक ट्यूनिंग (समस्वरण) डिवाइस के रूप में उपयोग किया जा सकता है

फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले
गैल्वेनोमीटर का आवृत्ति-संवेदी व्यवहार क्रूड फ़्रीक्वेंसी मीटर के रूप में उनके उपयोग की अनुमति देता है, जिसका उपयोग साधारणतया एसी जनरेटर सेट की गति को समायोजित करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का निर्माण कई चलते-फिरते लोहे के गैल्वेनोमीटर के रूप में किया जाता है, जो एक ही उत्तेजना कॉइल को साझा करते हैं। जैसा कि प्रत्येक को थोड़ी अलग आवृत्ति पर ट्यून किया जाता है, उनमें से एक इनपुट आवृत्ति के अनुसार एक समय में प्रतिध्वनित होगा। चुम्बकों को अलग-अलग लंबाई के अलग-अलग नरकटों के एकल लोहे के 'कंघे' के रूप में आसानी से बनाया जाता है। उनकी सीमा साधारणतया लगभग 45-55 Hz (50 Hz बेस फ़्रीक्वेंसी के लिए) होती है, जिसमें प्रत्येक के बीच लगभग 2 Hz रिज़ॉल्यूशन होता है। चूंकि यह वाइब्रेटिंग रीड (और इस प्रकार आवृत्ति) की पहचान है, जो कि इसके आयाम के बजाय ब्याज की है, ये कैलिब्रेटेड नहीं हैं। उन्हें प्रायः अंत में पूरे कॉम्ब के सबसे स्पष्ट दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है।

यह भी देखें

 * रीड रिसीवर