एवोमीटर

एवोमीटर मल्टीमीटर और विद्युत माप करने वाले उपकरणों की श्रंख्ला के लिए एक ब्रिटिश ट्रेडमार्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह ब्रांड अब मेगर ग्रुप लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है, पहला एवोमीटर 1923 में स्वचालित कुंडल वाइन्डर एंड विद्युतीय उपकरण कंपनी द्वारा बनाया गया था, और प्रत्यक्ष वोल्टेज, प्रत्यक्ष धारा और प्रतिरोध द्वारा मापा गया था। संभवतः श्रेणी का सबसे प्रसिद्ध मल्टीमीटर मॉडल 8 था, जिसे मई 1951 से 2008 तक विभिन्न संस्करणों में तैयार किया गया था, इसका अंतिम संस्करण मार्क 7 था।

मल्टीमीटर को सामान्यतः एवो (AVO) कहा जाता है, यह एवो शब्द कंपनी के लोगो (logo) में 'एम्प्स (amps)', 'वोल्ट्स (volts)' और 'ओम्स (ohms)' के पहले अक्षर के कारण हैं। इस डिजाइन की अवधारणा पोस्ट ऑफिस इंजीनियर डोनाल्ड मैकाडी के द्वारा तैयार की गई थई, जो 1923 में मूल एवीओमीटर की शुरुआत के समय लंदन में पोस्ट ऑफिस फैक्ट्रीज विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी थे।

तकनीकी विशेषताएं
मूल एवीओमीटर को दिष्ट धारा (3 रेंज, 0.12, 1.2 और 12 ए), प्रत्यक्ष वोल्टेज (3 रेंज, 12, 120 और 600 वी) और प्रतिरोध (सिंगल रेंज, 0 - 10,000 ओम, 225 ओम मिड-स्केल) को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सभी श्रेणियों को एक रोटरी स्विच द्वारा चुना जा सकता है जो फंक्शन और रेंज वैल्यू दोनों को सेट करता है। एक दूसरा स्विच उपकरण के साथ श्रृंखला में उपयोग किए गए रिओस्टेट को परिपथ में लाकर इसका उपयोग परीक्षण के समय उपकरण और मीटर के माध्यम से धारा को नियंत्रित करने के लिए करता है। इस गतिविधि ने पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण के लिए 12 एमए धारा को आकर्षित किया और होने वाली इस गतिविधि के समानांतर स्थायी रूप से "सार्वभौमिक शंट" का उपयोग किया जिसने इनपुट टर्मिनल फुल स्केल करंट को बढ़ाकर 16.6 मिलीए कर दिया, यह 60 ओम प्रति वोल्ट के अनुरूप है। इसमें एक चाकू की धार की तरह धारदार सूचक और एक लंबन-विरोधी दर्पण होता था।

चेकोस्लोवाकिया (1923), ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड (1924) में अतिरिक्त पेटेंट निकाले गए। 1926 में एक अमेरिकी पेटेंट का पालन किया गया।

मूल एवीओमीटर का मामला एक कंघी की तरह संयुक्त ओक बॉक्स था जिसमें एबोनाइट का एक निचला फ्रंट पैनल था। फ्रंट पैनल के ऊपरी हिस्से में कास्ट एल्युमिनियम था।

लगभग तीन वर्षों के उत्पादन के बाद, बिक्री की मात्रा उपकरण के एक नए स्वरूप को सही ठहराने के लिए पर्याप्त थी, अब इस गतिविधि के साथ जिसका पूर्ण पैमाने पर करंट 6 mA था, पुन: डिज़ाइन किए गए मीटर में 13 श्रेणियां थीं और इसे "किडनी" के आकार की खिड़की के साथ फेनोलिक मोल्डिंग के एक टुकड़े पर बनाया गया था। इस केस का पिछला हिस्सा एक गहरे खिंचे हुए एल्युमिनियम के कैन का बना हुआ था जिसके पीछे ऑपरेटिंग निर्देशों को सारांशित किया गया था, जो भविष्य में बनाए जाने वाले सभी एवोमीटर की एक विशेषता थी। इस गतिविधि को मूल रूप से तार की एक छोटी लंबाई द्वारा संरक्षित किया गया था, जिसे फ्यूज के रूप में कार्य करने के लिए चुना जाता था, इस गतिविधि के पीछे समर्थन के लिए इसे संयुक्त किया गया था तथा बाद के संस्करणों में फ्रंट पैनल पर एक कैलिब्रेटेड, स्क्रू-इन, फ्यूज उपयोग किया जाता था।

1920 के दशक के अंत में कॉपर ऑक्साइड उपकरण सुधारक उपलब्ध होने के बाद, एवोमीटर का 20-रेंज "सार्वभौमिक" संस्करण 1931 में पेश किया गया था जिसमें प्रत्यक्ष और वैकल्पिक वोल्टेज करंट रेंज दोनों थे। कई समान मल्टीमीटर डिज़ाइनों के विपरीत, सभी सार्वभौमिक एवोमीटर, अल्पकालिक "उच्च प्रतिरोध (एचआर) एवोमीटर" (सी। 1948 - 1951) के अपवाद के साथ, यह मॉडल के आधार पर 10 ए या 12 ए (एसी) तक माप सकता है।

1933 से, सार्वभौमिक एवोमीटर में उपलब्ध वोल्टेज और करंट रेंज की संख्या दोहरी संवेदनशीलता की गतिविधि वाले परिपथों को शामिल करके दोगुनी कर दी गई थी। उच्च संवेदनशीलता को 2 (दो से विभाजित करें) के रूप में चिह्नित करके एक पुश बटन स्विच द्वारा चुना गया था, यह दर्शाता है कि संकेत सूचक आधा होना चाहिए। मॉडल 8 के लिए, इस सुविधा का उपयोग नहीं किया गया था लेकिन मूविंग कॉइल के विक्षेपण की दिशा को उलटने के लिए पुश बटन का उपयोग किया गया था।

एवोमीटर की यह विशेष डिजाइन उपयोग की दृष्टि से सरल थी और इस दिशा में, सभी माप आमतौर पर केवल दो इनपुट टर्मिनलों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। चूंकि, एवोमीटर एचआर में अतिरिक्त 2500 वोल्ट वाली एसी और डीसी श्रेणियां थीं जो संबंधित 1000 वोल्ट श्रेणियों का उपयोग करती थी, और ये सामने के पैनल के शीर्ष पर उपस्थित कोनों पर दो अतिरिक्त टर्मिनलों के माध्यम से जुड़े हुए थे। मॉडल 8 में इस सुविधा को जारी रखा गया था और मॉडल 9, मार्क्स II और IV और मॉडल 8 मार्क V में उनके 1 - 3 - 10 रेंज अनुक्रम से मेल खाने के लिए 3000 V की वृद्धि के साथ समकालीन सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए चिंताओं के कारण मॉडल 8 अंक 6 और 7 में 3000 वी श्रेणियों को हटा दिया गया था। इससे उच्च वोल्टेज गुणक प्रतिरोधों को समाप्त करके एक महत्वपूर्ण लागत बचत भी हुई।

एक ओममीटर के रूप में मॉडल 8 मार्क II तीन श्रेणियों में 1 से 20 MΩ तक मापता है। उपकरण में डीसी करंट रेंज पर ± 1% एफएसडी, डीसी वोल्टेज रेंज पर ± 2% एफएसडी द्वारा सही मान आकने का सामर्थ्य है, सभी एसी रेंज पर एफएसडी का ±2.25% और प्रतिरोध रेंज पर ±5% रीडिंग (केवल केंद्र पैमाने पर)। पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण (20,000 ओम प्रति वोल्ट के अनुरूप) पर 50 μA का इसका अधिकतम वर्तमान ड्रॉ ज्यादातर मामलों में मीटर द्वारा सर्किट लोडिंग के कारण स्वीकार्य स्तर तक वोल्टेज माप त्रुटि को कम करने के लिए पर्याप्त है।

एवोमीटर डिज़ाइन में एक विद्युत इंटरलॉक शामिल है जो एसी और डीसी रेंज को एक साथ चुनने से रोकता है। उदाहरण के लिए, कोई भी डीसी रेंज, करंट या वोल्टेज, इसे तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कि एसी स्विच अपनी "डीसी" स्थिति पर सेट न हो जाए। मॉडल 8 पर, यह एसी स्विच एरो लंबवत है। इसी तरह, एसी रेंज का उपयोग करने के लिए, डीसी स्विच को उसकी "एसी" स्थिति पर सेट किया जाना चाहिए।

डीसी स्विच अपनी "एसी" स्थिति पर सेट है और एसी स्विच "डीसी" पर सेट है, कोई भी करंट उपकरण से प्रवाहित नहीं हो सकता है। तथापि, जब भी किसी गतिमान कुंडल उपकरण को पारगमन में भारी आघात लगने की संभावना होती है, टर्मिनलों से जुड़े एक भारी गेज तार का उपयोग करके चलती कॉइल को शॉर्ट सर्किट करके इस गतिविधि को कम कर दिया जाता है जो कि एक अच्छा विकल्प होता हैं। पहले वाले एवोमीटर पर, यह इनपुट टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट कर दिचा जाचा है और आईटी सबसे संवेदनशील प्रत्यक्ष वर्तमान सीमा का चयन करता है। मॉडल 8 मार्क वी, 6 और 7 को डीसी स्विच पर "ऑफ" स्थिति प्रदान की गई थी जिसने दोनों मीटरों के टर्मिनलों को काट दिया और चलती कॉइल में शॉर्ट सर्किट कर दिया।

1936 के बाद से डिजाइन किए जाने वाले एवोमीटरों को एक ओवरलोड कट आउट के साथ फिट किया जाने लगा जो चलती कॉइल फ्रेम द्वारा या तो आगे या पीछे की ओर संचालित उछलते हुए एंड स्टॉप को हिट करता था। मॉडल 7 एंड स्टॉप कट-आउट का उपयोग किया जाने वाला पहला प्रकार था और इसमें एक त्वरण यात्रा भी शामिल थी जो भारी अधिभार की स्थिति में, पॉइंटर के पूर्ण पैमाने को दो तिहाई तक पहुंचने से पहले कट आउट को खोल देता था। चूंकि मॉडल 8 में त्वरित कट आउट का उपयोग नहीं किया गया था। मार्क III संस्करण से, मॉडल 8 को इसके प्रतिरोध रेंज पर फ्यूज द्वारा और सुरक्षा प्रदान की गई थी और मॉडल 8 मार्क्स 6 और 7 की सभी श्रेणियों पर फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता था।

एवीओ मल्टीमीटर ब्रिटिश निर्माण और सेवा उद्योग, अनुसंधान और विकास और उच्च और आगे की शिक्षा में लगभग सर्वव्यापी थे। वे उपयोगकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और ब्रिटिश सशस्त्र बलों द्वारा भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। ब्रिटिश नौवाहनविभाग और वायु मंत्रालय के विनिर्देशों और अन्य ग्राहकों के लिए कई विशेष संस्करण तैयार किए गए थे। मॉडल 8 मार्क्स वी, 6 और 7 को नाटो विनिर्देश को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और नाटो सेवाओं के लिए इसके मानक मुद्दे होते थे। कई वाणिज्यिक और सैन्य सेवा नियमावली ने निर्दिष्ट किया कि वर्तमान या वोल्टेज के मापन के लिए मॉडल 7 या मॉडल 8 मान वाले एवोमीटर के साथ इसे बनाया जाए। 1930 के दशक के अंत के विज्ञापनों ने एवोमीटर की उपयोगिता की तुलना स्लाइड नियम से की। आज भी यह नियमित उपयोग में पाया जा सकता है।

मॉडल 7, 8 और 9 के पुराने संस्करणों में एक डिज़ाइन दोष था जिसके परिणामस्वरूप कई उपकरण पारगमन के समय नुकसान पहुंचाते हैं। उपयोगकर्ता इससे सुरक्षित रहने के लिए एसी स्विच को 'डीसी' और डीसी स्विच को 'एसी' पर सेट करके उपकरण को 'स्विच ऑफ' करते हैं। इन सेटिंग्स पर स्विच के साथ, इस स्थिति को पूरी तरह से बिना ढककर रखा जाता हैं। इससे प्रभावित उपकरणों के संचालित नियमावली में एक मुख्य बिन्दु था कि उन्हें 'एसी' और 'डीसी' (या 'एसी' और 'डीसी' के दोनों ओर रिक्त स्थान) पर स्विच नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि इसका क्या कारण था यह समझाने में वे विफल रहे। डीसी स्विच को 'ऑफ' स्थिति के साथ प्रदान करके बाद के उपकरणों पर समस्या का समाधान किया गया था (ऊपर चित्रण देखें)।

वर्तमान समय
ग्राहकों की लगातार मांग के बावजूद 2008 में उत्पादन बंद कर दिया गया था और यह कथित तौर पर यांत्रिक भागों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ बढ़ती समस्याओं के कारण था। कारखाने से निकलने वाला अंतिम मीटर एवोमीटर आठ एमके 7 (सीरियल नंबर 6110-610/081208/5166) था। जिसे मेगर कंपनी द्वारा संचालित एक प्रतियोगिता के विजेता को फरवरी 2010 में प्रस्तुत किया गया था।

प्रमुख मॉडल
"एवोमीटर" 1923 से 1928 7 में प्रत्यक्ष धारा, प्रत्यक्ष वोल्टेज और प्रतिरोध होता है।

(डीसी) एवोमीटर 1928 से 1939, मूल रूप से 13 रेंज, बाद में "दो से विभाजित करें" पुश बटन स्विच के उपयोग के माध्यम से 22 रेंज तक बढ़ाया जाए।

सार्वभौमिक एवोमीटर - 1931 से 1939 तक, मूल रूप से 20 रेंज, बाद में मॉडल 40 द्वारा प्रतिस्थापित "डिवाइड बाय टू" पुश बटन स्विच के उपयोग के माध्यम से 34 और 36 रेंज का विस्तार किया गया।

सार्वभौमिक एवीओमीटर मॉडल 40 1939 से सी. 1986. मॉडल 7, (बेसिक रेंज 12 ए और 1200 वी तक, पूर्व में सहायक करंट शंट के साथ बढ़ाई जा सकती है) 167 ओम/वोल्ट के समान स्वचालित कट-आउट और आंतरिक निर्माण को शामिल करते हुए 36-रेंज सार्वभौमिक एवीओमीटर का विकास किया गया।

मुख्य रूप से रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए "उच्च संवेदनशीलता" मीटर

सार्वभौमिक एवोमीटर 50 रेंज जिसे बाद में मॉडल 7 (1936 से सी। 1986) के रूप में जाना जाता है: रेडियो सर्विसिंग के लिए एक "उच्च संवेदनशीलता" मल्टीमीटर (बेसिक रेंज 10 ए और 1000 वी तक, पूर्व में सहायक करंट शंट के साथ बढ़ाया जा सकता है। एक शक्ति कारक और वाट क्षमता इकाई भी उपलब्ध थी)। 500 ओम/वोल्ट सामान्य स्थिति में दो बटन से विभाजित के साथ, 1000 ओम प्रति वोल्ट दो बटन दबाए जाने के साथ विभाजित करें। मॉडल 8 और 9 की विशेषताओं को 1972 के मॉडल 8 मार्क V से जोड़ा गया था, जब मॉडल 9 को बंद कर दिया गया था)
 * एवोमीटर मॉडल 8: मई 1951 से नवंबर 2008 (7 'अंक') (मूल रेंज 10 ए और 1000, 2500 या 3000 वी एमके के आधार पर)। 20,000 ओम/वोल्ट डीसी, 1000 ओम/वोल्ट एसी।
 * एवोमीटर मॉडल 9: अनिवार्य रूप से मॉडल 8 के समान लेकिन डीसी और एसी स्विच के लिए अक्षर चिह्नों के बजाय अंतरराष्ट्रीय प्रतीकों के साथ (मूल रेंज 10 ए और 3000 वी)। 20,000 ओम/वोल्ट डीसी, 1000 ओम/वोल्ट एसी।

विशेष प्रयोजन मल्टीमीटर मामूली मॉडल
 * एवोमीटर मॉडल 12: ऑटोमोटिव उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया। (रेंज 3.6 ए और 36 ए, 9 वी, 18 वी और 36 वी डीसी, एक्सेसरी शंट के साथ बढ़ाई जा सकने वाली करंट रेंज), 9वी, 18वी, 90वी और 360वी (एसी)।
 * हैवी ड्यूटी एवोमीटर: एकल चयनकर्ता स्विच के साथ छोटा रग्ड मल्टीमीटर। मूल रूप से रेलवे सिग्नलिंग उद्देश्यों के लिए ग्रेट वेस्टर्न रेलवे के अनुरोध पर बनाया गया है लेकिन 1948 में जीवीआर के ब्रिटिश रेलवे का पश्चिमी क्षेत्र बनने के बाद पहली बार आपूर्ति की गई। बाद में वाणिज्यिक बाजार के लिए वैकल्पिक श्रेणियों के साथ भी बेचा गया। (बेसिक रेंज 10 ए और 1000 वी तक)।

एवोमिनर (1935 से 1952) - एक छोटा उपकरण जिसमें केवल डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वोल्टेज और रेजिस्टेंस रेंज होते हैं। प्लगिंग द्वारा चयनित रेंज आवश्यक सॉकेट में ले जाती है।

सार्वभौमिक एवोमिनर (1936 से 1952) - एसी और डीसी रेंज वाला एक छोटा उपकरण जिसे प्लगिंग द्वारा आवश्यक सॉकेट में प्लग करके चुना जाता है।
 * पहले के 'मामूली' एवीओमीटर के लिए प्रतिस्थापन। एकल रोटरी स्विच द्वारा चयनित सभी श्रेणियां और कार्य। कोई स्वचालित सुरक्षा नहीं। छोटे पोर्टेबल परीक्षण मीटर के आकार के समान एक छोटा संस्करण।(बेसिक रेंज 1 ए, डीसी ओनली और 1000 वी, दोनों बाहरी मल्टीप्लायर और शंट के साथ बढ़ाई जा सकती हैं ) 10,000 ओम/वोल्ट डीसी, 1000 ओम/वोल्ट एसी।
 * क्लैंप मीटर: मुख्य रूप से उच्च धाराओं के लिए संवेदनशीलता अज्ञात (रेंज 300 ए, 600 ए, 1200 ए, 150 वी, 300 वी और 600 वी सभी एसी केवल)।

उपरोक्त के लिए सभी करंट और वोल्टेज रेंज एसी और डीसी दोनों हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

अन्य उत्पाद
कंपनी ने 1950 और 60 के दशक के दौरान नागरिक सुरक्षा उपयोग के लिए जाइगर काउंटरों का निर्माण किया।

स्वचालित कुंडली वाइन्डर एंड इलेक्ट्रिकल उपकरण कंपनी लिमिटेड ने कई अन्य प्रकार के उपकरण बनाए, जिनमें वाल्व (निर्वात नलिका (वेक्यूम - ट्यूब)) परीक्षक की एक लाइन शामिल है।

बाहरी संबंध

 * Model 7 Avometer
 * Model 8 Avometer