कैपेसिटेंस मीटर

संधारित्र मापी विद्युतीय परीक्षण उपकरण का एक भाग है जिसका उपयोग मुख्य रूप से असतत संधारित्र को मापने के लिए किया जाता है। मापक के परिष्करण के आधार पर, यह केवल संधारित्र प्रदर्शित कर सकता है, या यह रिसाव (विद्युतीय),समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (इएसआर), और प्रेरक  जैसे कई अन्य मापदंडों को भी माप सकता है। अधिकांश प्रयोजनों के लिए और अधिकतर कथनों में संधारित्र को विद्युत परिपथ से डिस्कनेक्ट किया जाना चाहिए; इएसआर को सामान्यतौर पर परिपथ  में मापा जा सकता है।

वास्तविक समाई मीटर के बिना सरल जांच
विशेष उपकरण के बिना कुछ जांच की जा सकती है, विशेष रूप से एल्यूमीनियम विद्युत - अपघटनी संधारित्र पर जो उच्च क्षमता वाले होते हैं और खराब रिसाव के अधीन होते हैं। प्रतिरोध सीमा में एक मल्टीमीटर शॉर्ट-सर्कुलेटेड कैपेसिटर (बहुत कम प्रतिरोध) या बहुत उच्च रिसाव (उच्च प्रतिरोध, लेकिन इससे कम होना चाहिए; एक आदर्श कैपेसिटर में अनंत डीसी प्रतिरोध होता है) का पता लगा सकता है। पहली बार कनेक्ट होने पर सुई को देखकर एक उच्च प्रतिरोध रेंज में एक एनालॉग मल्टीमीटर के साथ कैपेसिटेंस का एक कच्चा विचार प्राप्त किया जा सकता है; संधारित्र को चार्ज करने के लिए करंट प्रवाहित होगा और सुई अनंत संकेतित प्रतिरोध से अपेक्षाकृत कम मान तक किक करेगी, और फिर अनंत तक बह जाएगी। किक का आयाम समाई का संकेत है। परिणामों की व्याख्या करने के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है, या एक अच्छे कैपेसिटर के साथ तुलना की जाती है, और यह उपयोग किए गए विशेष मीटर और रेंज पर निर्भर करता है।

सरल और गैर-पुल मीटर
कई डीवीएम (वाल्टमीटर) में समाई-मापने का कार्य होता है। ये आमतौर पर एक ज्ञात विद्युत प्रवाह के साथ परीक्षण के तहत डिवाइस को चार्ज और डिस्चार्ज करके संचालित होते हैं और परिणामी वोल्टेज के बढ़ने की दर को मापते हैं; वृद्धि की दर जितनी धीमी होगी, समाई उतनी ही बड़ी होगी। डीवीएम आमतौर पर फैराड से कुछ सौ माइक्रोफ़ारड तक समाई को माप सकते हैं, लेकिन व्यापक रेंज असामान्य नहीं हैं।

परीक्षण के तहत डिवाइस के माध्यम से एक ज्ञात उच्च-आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा को पारित करके और इसके परिणामस्वरूप परिणामी वाल्ट ेज को मापकर समाई को मापना भी संभव है (ध्रुवीकृत कैपेसिटर के लिए काम नहीं करता है)।

सर्किट समस्याओं का निवारण करते समय, कुछ समस्याएं रुक-रुक कर होती हैं या केवल लागू वोल्टेज के साथ दिखाई देती हैं, और उपकरण के साथ माप से प्रकट नहीं होती हैं, हालांकि परिष्कृत, जो कम परीक्षण वोल्टेज का उपयोग करती हैं। फ्रीजर स्प्रे का उपयोग करने और सर्किट ऑपरेशन पर प्रभाव देखने से कुछ समस्याएं सामने आती हैं। अंततः, मुश्किल मामलों में कैपेसिटर (अपेक्षाकृत सस्ते घटक) का नियमित प्रतिस्थापन काम की परिस्थितियों में सभी प्रासंगिक मापदंडों के माप की व्यवस्था करने से आसान है।

कुछ और विशेष उपकरण ऊपर वर्णित तकनीकों का उपयोग करके एक विस्तृत श्रृंखला में समाई को मापते हैं, और अन्य मापदंडों को भी माप सकते हैं। कम आवारा समाई और परजीवी समाई को मापा जा सकता है अगर कम पर्याप्त रेंज उपलब्ध हो। लीकेज करंट को डायरेक्ट वोल्टेज लगाकर और करंट को सामान्य तरीके से मापकर मापा जाता है।

पुल
अधिक परिष्कृत उपकरण अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे कैपेसिटर-अंडर-टेस्ट को ब्रिज सर्किट में सम्मिलित करना। पुल में अन्य पैरों के मूल्यों को अलग करके (ताकि पुल को संतुलन में लाया जा सके), अज्ञात संधारित्र का मान निर्धारित किया जाता है। समाई को मापने के अप्रत्यक्ष उपयोग की यह विधि अधिक सटीकता सुनिश्चित करती है। पुल आमतौर पर श्रृंखला प्रतिरोध और अधिष्ठापन को भी माप सकता है। चार-टर्मिनल संवेदन और अन्य सावधान डिजाइन तकनीकों के उपयोग के माध्यम से, ये उपकरण आमतौर पर कैपेसिटर को पिकोफैरड्स से फैराड्स तक माप सकते हैं। संयुक्त LCR मीटर उपलब्ध हैं जो अधिष्ठापन, प्रतिरोध और समाई को माप सकते हैं।

ब्रिज सर्किट खुद लीकेज करंट को नहीं मापते हैं, लेकिन एक एकदिश धारा बायस वोल्टेज लगाया जा सकता है और लीकेज को सीधे मापा जा सकता है।

आधुनिक ब्रिज इंस्ट्रूमेंट्स में आमतौर पर एक डिजिटल डिस्प्ले शामिल होता है और, जहां प्रासंगिक हो, उत्पादन वातावरण में सरल स्वचालित उपयोग की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार का गो/नो गो टेस्टिंग शामिल होता है। सभी आधुनिक उपकरणों की तरह, रीडिंग को निर्यात करने और बाहरी नियंत्रण की अनुमति देने के लिए ब्रिज को कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से जोड़ा जा सकता है।

श्रेणी:मापने के उपकरण श्रेणी:इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण