कैपेसिटेंस मीटर

धारिता मापी विद्युतीय परीक्षण उपकरण का एक भाग है जिसका उपयोग मुख्य रूप से असतत संधारित्र को मापने के लिए किया जाता है। मापक के परिष्करण के आधार पर, यह केवल धारिता   प्रदर्शित कर सकता है, या यह रिसाव (विद्युतीय),समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध (इएसआर), और प्रेरक  जैसे कई अन्य मापदंडों को भी माप सकता है। अधिकांश प्रयोजनों के लिए और अधिकतर कथनों में   संधारित्र को विद्युत परिपथ से अलग किया जाना चाहिए; इएसआर को सामान्यतौर पर परिपथ में मापा जा सकता है।

वास्तविक धारिता मापक के बिना सरल जांच
विशेष उपकरण के बिना कुछ जांच की जा सकती है, विशेष रूप से एल्यूमीनियम विद्युत-अपघटनी संधारित्र पर जो उच्च क्षमता वाले होते हैं और खराब रिसाव के अधीन होते हैं। प्रतिरोध सीमा में मल्टीमीटर (बहुमापी) लघु परिपथ संधारित्र (बहुत कम प्रतिरोध) या बहुत उच्च रिसाव (उच्च प्रतिरोध, परन्तु इससे कम होना चाहिए; एक आदर्श धारिता में अनंत डीसी प्रतिरोध होता है) का पता लगा सकता है। पहली बार जुड़ी होने पर सुई को देखकर उच्च प्रतिरोध सिमा में एक एनालॉग बहुमापी के साथ धारिता का अपूर्ण विचार प्राप्त किया जा सकता है; धारिता को चार्ज करने के लिए धारा प्रवाहित होगा और सुई अनंत संकेतित प्रतिरोध से अपेक्षाकृत कम मान तक प्रस्थान करेगी, और फिर अनंत तक बह जाएगी। प्रस्थापन का आयाम धारिता का संकेत है। परिणामों की व्याख्या करने के लिए कुछ अनुभव की आवश्यकता होती है, या एक अच्छे संधारित्र के साथ तुलना की जाती है, और यह उपयोग किए गए विशेष माप और सिमा पर निर्भर करता है।

सरल और गैर-पुल मीटर
कई डीवीएम (वाल्टमीटर) में धारिता-मापने का कार्य होता है। ये सामान्यतौर पर ज्ञात विद्युत प्रवाह के साथ परीक्षण के अनुसार उपकरण को आवेशित और अनावेशित करके संचालित होते हैं और परिणामी वोल्टेज के बढ़ने की दर को मापते हैं; वृद्धि की दर जितनी धीमी होगी, संधारित्र उतनी ही बड़ी होगी। डीवीएम सामान्यतौर पर फैराड से कुछ सौ माइक्रोफैराड तक धारिता को माप सकते हैं, परन्तु व्यापक सिमा असामान्य नहीं हैं।

परीक्षण के अनुसार उपकरण के माध्यम से ज्ञात उच्च-आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा को पारित करके और इसके परिणामस्वरूप परिणामी वोल्टेज को मापकर धारिता को मापना भी संभव है (ध्रुवीकृत धारिता के लिए कार्य नहीं करता है)।

परिपथ समस्याओं का निवारण करते समय, कुछ समस्याएं धीरे-धीरे होती हैं या सिर्फ क्रियान्वित वोल्टेज के साथ दिखाई देती हैं, और उपकरण के साथ माप से प्रकट नहीं होती हैं, चूँकि परिष्कृत, जो कम परीक्षण वोल्टेज का उपयोग करती हैं। फ्रीजर स्प्रे का उपयोग करने और परिपथ संचालन पर प्रभाव देखने से कुछ समस्याएं सामने आती हैं। अंततः, जटिल कथनों में धारिता (अपेक्षाकृत तुच्छ घटक) का नियमित प्रतिस्थापन कार्य की परिस्थितियों में सभी प्रासंगिक मापदंडों के माप की व्यवस्था करने से सरल है।

कुछ और विशेष उपकरण ऊपर वर्णित तकनीकों का उपयोग करके विस्तृत श्रृंखला में धारिता को मापते हैं, और अन्य मापदंडों को भी माप सकते हैं। कम विपथित धारिता और ऊर्जाह्रासी धारिता को मापा जा सकता है यदि कम पर्याप्त सिमा उपलब्ध हो। रिसाव धारा को प्रत्यक्ष वोल्टेज लगाकर और धारा को सामान्य प्रकार से मापकर मापा जाता है।

पुल
अत्यधिक परिष्कृत उपकरण अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं जैसे जाँच के अंतर्गत संधारित्र को ब्रिज में सम्मिलित करना है। पुल में अन्य खम्भों के मूल्यों को अलग करके (जिससे की पुल को संतुलन में लाया जा सके), अज्ञात संधारित्र का मान निर्धारित किया जाता है। धारिता को मापने के अप्रत्यक्ष उपयोग की यह विधि अत्यधिक सटीकता सुनिश्चित करती है। पुल सामान्यतौर पर श्रृंखला प्रतिरोध और प्रेरक को भी माप सकता है। चार-सीमावर्ती संवेदन और अन्य सतर्क बनावट तकनीकों के उपयोग के माध्यम से, ये उपकरण सामान्यतौर पर संधारित्र को पिकोफैरड्स से फैराड्स तक माप सकते हैं। संयुक्त एलसीआर माप उपलब्ध हैं जो प्रेरक, प्रतिरोध और धारिता को माप सकते हैं।

ब्रिज परिपथ खुद क्षरण प्रवाह को नहीं मापते हैं, परन्तु डीसी पूर्वाग्रह वोल्टेज लगाया जा सकता है और रिसाव को सीधे मापा जा सकता है।

आधुनिक ब्रिज उपकरण में सामान्यतौर पर एक डिजिटल प्रदर्शन सम्मिलित होता है और, जहां उपयुक्त हो, उत्पादन वातावरण में सरल स्वचालित उपयोग की अनुमति देने के लिए किसी प्रकार का गो/नो गो जाँच सम्मिलित होता है। सभी आधुनिक उपकरणों की तरह, परिणाम को निर्यात करने और बाहरी नियंत्रण की अनुमति देने के लिए ब्रिज को कंप्यूटर और अन्य उपकरणों से जोड़ा जा सकता है।