थर्मोग्राफिक कैमरा

एक थर्मोग्राफिक कैमरा (जिसे इन्फ्रारेड कैमरा या थर्मल इमेजिंग कैमरा, थर्मल कैमरा या थर्मल इमेजर भी कहा जाता है) एक ऐसा उपकरण है जो एक सामान्य कैमरे के समान इन्फ्रारेड (आईआर) विकिरण का उपयोग करके एक छवि बनाता है जो दृश्यमान प्रकाश का उपयोग करके एक छवि बनाता है।दृश्यमान प्रकाश कैमरे की 400-700 नैनोमीटर (एनएम) रेंज के बजाय, इन्फ्रारेड कैमरे लगभग 1,000 & nbsp से तरंग दैर्ध्य के प्रति संवेदनशील होते हैं; nm (1 & nbsp; micrometre या μM) लगभग 14,000 & nbsp; nm (14 & nbsp; μM);उनके द्वारा प्रदान किए गए डेटा को कैप्चर करने और विश्लेषण करने की प्रथा को थर्मोग्राफी कहा जाता है।

खोज और अवरक्त विकिरण का अनुसंधान
इन्फ्रारेड को 1800 में सर विलियम हर्शेल द्वारा रेड लाइट से परे विकिरण के रूप में खोजा गया था। ये अवरक्त किरणें (इन्फ्रा नीचे लैटिन उपसर्ग है) का उपयोग मुख्य रूप से थर्मल माप के लिए किया गया था। आईआर विकिरण के चार बुनियादी कानून हैं: किरचॉफ के थर्मल विकिरण के नियम, स्टीफन -बॉबिल्टमैन लॉ, प्लैंक के कानून और वीन के विस्थापन कानून।डिटेक्टरों के विकास को मुख्य रूप से विश्व युद्ध I. तक थर्मामीटर और बोलोमीटर के उपयोग पर केंद्रित किया गया था। डिटेक्टरों के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम 1829 में हुआ था, जब लियोपोल्डो नोबिली ने सीबेक प्रभाव का उपयोग करते हुए, पहले ज्ञात थर्मोकपल का निर्माण किया, एक बेहतर थर्मामीटर का निर्माण किया।, एक क्रूड थर्मोपाइल।उन्होंने इस उपकरण को मैसेडोनियो मेलोनी को वर्णित किया।प्रारंभ में, उन्होंने संयुक्त रूप से एक बहुत बेहतर उपकरण विकसित किया।इसके बाद, मेलोनी ने अकेले काम किया, 1833 में एक उपकरण बनाया (एक बहुस्तरीय थर्मोपाइल) जो एक व्यक्ति को 10 मीटर दूर का पता लगा सकता था। डिटेक्टरों को बेहतर बनाने में अगला महत्वपूर्ण कदम बोलोमीटर था, जिसका आविष्कार 1880 में सैमुअल पियरपोंट लैंगले द्वारा किया गया था। लैंगली और उनके सहायक चार्ल्स ग्रीले एबोट ने इस उपकरण में सुधार करना जारी रखा।1901 तक, यह 400 मीटर दूर एक गाय से विकिरण का पता लगा सकता था और एक डिग्री सेल्सियस के एक सौ हजारवें (0.00001 सी) के तापमान में अंतर के प्रति संवेदनशील था। पहला वाणिज्यिक थर्मल इमेजिंग कैमरा 1965 में उच्च वोल्टेज पावर लाइन निरीक्षणों के लिए बेचा गया था।

सिविल सेक्शन में आईआर तकनीक का पहला उन्नत अनुप्रयोग 1913 में पेटेंट किए गए दर्पण और थर्मोपाइल का उपयोग करके हिमशैल और स्टीमशिप की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक उपकरण हो सकता है। यह जल्द ही पहले सटीक आईआर आइसबर्ग डिटेक्टर द्वारा आगे बढ़ गया था, जो कि थर्मोपाइल्स का उपयोग नहीं करता था, 1914 में आर.डी. पार्कर द्वारा पेटेंट कराया गया था। इसके बाद जी.ए.1934 में वन आग का पता लगाने के लिए आईआर प्रणाली का उपयोग करने के लिए बार्कर का प्रस्ताव। 1935 में गर्म स्टील स्ट्रिप्स में हीटिंग एकरूपता का विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने तक तकनीक वास्तव में औद्योगिक नहीं थी।

पहला थर्मोग्राफिक कैमरा
1929 में, हंगरी के भौतिक विज्ञानी Kálmán Tihanyi ने ब्रिटेन में विमान-विरोधी रक्षा के लिए इन्फ्रारेड-सेंसिटिव (नाइट विजन) इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन कैमरे का आविष्कार किया। पहला अमेरिकी थर्मोग्राफिक कैमरा विकसित एक इन्फ्रारेड लाइन स्कैनर था।यह 1947 में अमेरिकी मिलिट्री और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा बनाया गया था और एक ही छवि बनाने में एक घंटे का समय लगा।जबकि प्रौद्योगिकी की गति और सटीकता में सुधार के लिए कई दृष्टिकोणों की जांच की गई थी, सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक एक छवि को स्कैन करने से निपटा गया था, जिसे AGA कंपनी एक ठंडा फोटोकॉन्डक्टर का उपयोग करके व्यवसायीकरण करने में सक्षम थी।

पहला इन्फ्रारेड लाइनस्कैन सिस्टम 1950 के दशक के मध्य में ब्रिटिश पीला डकलिंग था। रेफ नाम = गिब्सन, पीला बत्तख> इसने एक निरंतर घूर्णन दर्पण और डिटेक्टर का उपयोग किया, जिसमें वाहक विमान की गति से y- अक्ष स्कैनिंग थी।यद्यपि वेक डिटेक्शन द्वारा पनडुब्बी ट्रैकिंग के अपने इच्छित आवेदन में असफल, इसे भूमि-आधारित निगरानी पर लागू किया गया था और सैन्य आईआर लाइनस्कैन की नींव बन गया।

यह काम ब्रिटेन में रॉयल सिग्नल और रडार प्रतिष्ठान में और विकसित किया गया था जब उन्हें पता चला कि बुध कैडमियम टेलुराइड एक फोटोकॉन्डक्टर था जिसे बहुत कम शीतलन की आवश्यकता थी।संयुक्त राज्य अमेरिका में हनीवेल ने डिटेक्टरों के सरणियों को भी विकसित किया जो कम तापमान पर ठंडा हो सकता है, लेकिन उन्होंने यंत्रवत् स्कैन किया।इस पद्धति में कई नुकसान थे जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग सिस्टम का उपयोग करके दूर किया जा सकता था।1969 में यूके में इंग्लिश इलेक्ट्रिक वाल्व कंपनी में माइकल फ्रांसिस टॉम्पसेट ने एक कैमरा का पेटेंट कराया, जिसने पाइरो-इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किया और जो 1970 के दशक के दौरान कई अन्य सफलताओं के बाद उच्च स्तर के प्रदर्शन तक पहुंच गया। टॉमप्सेट ने ठोस-राज्य थर्मल-इमेजिंग एरेज़ के लिए एक विचार भी प्रस्तावित किया, जो अंततः आधुनिक संकरणित एकल-क्रिस्टल-स्लाइस इमेजिंग उपकरणों का नेतृत्व किया।

स्मार्ट सेंसर
सुरक्षा प्रणालियों के लिए विकास के आवश्यक क्षेत्रों में से एक समझदारी से एक संकेत का मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ -साथ एक खतरे की उपस्थिति की चेतावनी के लिए था।अमेरिकी रणनीतिक रक्षा पहल के प्रोत्साहन के तहत, स्मार्ट सेंसर दिखाई देने लगे।ये ऐसे सेंसर हैं जो सेंसिंग, सिग्नल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और कॉम्प्रिहेंशन को एकीकृत कर सकते हैं। स्मार्ट सेंसर के दो मुख्य प्रकार हैं।एक, जिसे दृश्य सीमा में उपयोग किए जाने पर एक विज़न चिप कहा जाता है, के समान, एकीकृत माइक्रोकिरक्यूट्री की वृद्धि में वृद्धि के कारण स्मार्ट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके प्रीप्रोसेसिंग की अनुमति देता है। अन्य तकनीक विशिष्ट उपयोग के लिए अधिक उन्मुख है और अपने डिजाइन और संरचना के माध्यम से अपने प्रीप्रोसेसिंग लक्ष्य को पूरा करती है। 1990 के दशक के अंत में, अवरक्त का उपयोग नागरिक उपयोग की ओर बढ़ रहा था।अनकोल्ड एरेज़ के लिए लागतों का एक नाटकीय कम था, जो विकास में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ, एक दोहरी-उपयोग तकनीक का नेतृत्व किया। दोहरे उपयोग वाले बाजार में नागरिक और सैन्य दोनों उपयोगों को शामिल किया गया। इन उपयोगों में पर्यावरण नियंत्रण, भवन/कला विश्लेषण, कार्यात्मक चिकित्सा निदान, और कार मार्गदर्शन और टकराव से बचने की प्रणाली शामिल हैं।

ऑपरेशन का सिद्धांत
इन्फ्रारेड एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ एक हिस्सा है, जिसमें गामा किरणों, एक्स-रे, पराबैंगनी, दृश्यमान प्रकाश का एक पतला क्षेत्र, इन्फ्रारेड, टेरेहर्ट्ज़ तरंगें, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों से विकिरण शामिल है। ये सभी संबंधित हैं और उनकी तरंग (तरंग दैर्ध्य) की लंबाई में विभेदित हैं। सभी वस्तुएं अपने तापमान के एक समारोह के रूप में एक निश्चित मात्रा में काले शरीर विकिरण का उत्सर्जन करती हैं।

आम तौर पर, एक वस्तु का तापमान जितना अधिक होता है, अधिक अवरक्त विकिरण को ब्लैक-बॉडी विकिरण के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। एक विशेष कैमरा इस विकिरण का एक तरह से पता लगा सकता है जिस तरह से एक साधारण कैमरा दृश्यमान प्रकाश का पता लगाता है। यह कुल अंधेरे में भी काम करता है क्योंकि परिवेश प्रकाश स्तर मायने नहीं रखता है। यह धुएं से भरी इमारतों और भूमिगत में बचाव कार्यों के लिए उपयोगी बनाता है।

ऑप्टिकल कैमरों के साथ एक बड़ा अंतर यह है कि फोकस लेंस को कांच से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ग्लास लंबे समय तक लहर के अवरक्त प्रकाश को ब्लॉक करता है। आमतौर पर थर्मल विकिरण की वर्णक्रमीय सीमा 7 से 14 माइक्रोन तक होती है। विशेष सामग्री जैसे कि जर्मेनियम, कैल्शियम फ्लोराइड, क्रिस्टलीय सिलिकॉन या नए विकसित विशेष प्रकार के चॉकोजेनाइड ग्लास का उपयोग किया जाना चाहिए। कैल्शियम फ्लोराइड को छोड़कर ये सभी सामग्री काफी कठोर हैं और उच्च अपवर्तक सूचकांक (जर्मेनियम एन = 4 के लिए) हैं जो कि अनियोजित सतहों (30%से अधिक तक) से बहुत अधिक फ्रेस्नेल प्रतिबिंब की ओर जाता है। इस कारण से थर्मल कैमरों के लिए अधिकांश लेंस में एंटीरेफ्लेक्टिव कोटिंग्स हैं। इन विशेष लेंसों की उच्च लागत एक कारण है कि थर्मोग्राफिक कैमरे अधिक महंगे हैं।

उपयोग में
अवरक्त कैमरों से छवियां मोनोक्रोम होती हैं क्योंकि कैमरे आम तौर पर एक छवि सेंसर का उपयोग करते हैं जो अवरक्त विकिरण के विभिन्न तरंग दैर्ध्य को अलग नहीं करता है। रंग छवि सेंसर को तरंग दैर्ध्य को अलग करने के लिए एक जटिल निर्माण की आवश्यकता होती है, और रंग का सामान्य दृश्य स्पेक्ट्रम के बाहर कम अर्थ होता है क्योंकि अलग -अलग तरंग दैर्ध्य मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग दृष्टि की प्रणाली में समान रूप से मैप नहीं करते हैं।

कभी-कभी इन मोनोक्रोमैटिक छवियों को छद्म रंग में प्रदर्शित किया जाता है, जहां सिग्नल में परिवर्तन प्रदर्शित करने के लिए तीव्रता में परिवर्तन के बजाय रंग में परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक, जिसे घनत्व स्लाइसिंग कहा जाता है, उपयोगी है, क्योंकि हालांकि मनुष्यों में रंग की तुलना में तीव्रता का पता लगाने में बहुत अधिक गतिशील रेंज है, उज्ज्वल क्षेत्रों में ठीक तीव्रता के अंतर को देखने की क्षमता काफी सीमित है।

तापमान माप में उपयोग के लिए, छवि के सबसे उज्ज्वल (सबसे गर्म) भाग कस्टम रूप से रंगीन सफेद, मध्यवर्ती तापमान लाल और येलो, और सबसे डिमेस्ट (सबसे अच्छे) भागों काले होते हैं। तापमान से संबंधित रंगों से संबंधित करने के लिए एक झूठी रंग छवि के बगल में एक पैमाने दिखाया जाना चाहिए। उनका संकल्प ऑप्टिकल कैमरों की तुलना में काफी कम है, ज्यादातर केवल 160 x 120 या 320 x 240 पिक्सेल, हालांकि अधिक महंगे कैमरे 1280 x 1024 पिक्सल का संकल्प प्राप्त कर सकते हैं। थर्मोग्राफिक कैमरे अपने दृश्य-स्पेक्ट्रम समकक्षों की तुलना में बहुत अधिक महंगे हैं, हालांकि स्मार्टफोन के लिए कम प्रदर्शन वाले ऐड-ऑन थर्मल कैमरे 2014 में सैकड़ों डॉलर के लिए उपलब्ध हो गए। उच्च-अंत वाले मॉडल को अक्सर दोहरे उपयोग की तकनीक#नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग माना जाता है। दोहरे-उपयोग सैन्य ग्रेड उपकरण, और निर्यात-प्रतिबंधित हैं, खासकर अगर रिज़ॉल्यूशन 640 x 480 या उससे अधिक है, जब तक कि रिफ्रेश दर 9 & nbsp; HZ नहीं है;या कम।थर्मल कैमरों का निर्यात हथियार नियमों में अंतर्राष्ट्रीय यातायात द्वारा विनियमित है।एक थर्मल कैमरा पहली बार 2016 में कैट S60 में एक स्मार्टफोन में बनाया गया था।

बिना डिटेक्टरों में सेंसर पिक्सेल में तापमान अंतर मिनट होता है;दृश्य में 1 & nbsp; ° C अंतर सेंसर पर सिर्फ 0.03 & nbsp; ° C अंतर को प्रेरित करता है।पिक्सेल प्रतिक्रिया समय भी काफी धीमा है, दसियों मिलीसेकंड की सीमा पर। थर्मोग्राफी कई अन्य उपयोग पाता है।उदाहरण के लिए, अग्निशामक इसका उपयोग धुएं के माध्यम से देखने, लोगों को खोजने और आग के हॉटस्पॉट को स्थानीय बनाने के लिए करते हैं।थर्मल इमेजिंग के साथ, पावर लाइन रखरखाव तकनीशियन संभावित खतरों को खत्म करने के लिए, उनकी विफलता का एक संकेत संकेत, जोड़ों और भागों को ओवरहीटिंग का पता लगाते हैं।जहां थर्मल इन्सुलेशन दोषपूर्ण हो जाता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन कूलिंग या हीटिंग एयर कंडीशनिंग की क्षमता में सुधार करने के लिए गर्मी लीक देख सकते हैं। ड्राइवर (ऑटोमोटिव नाइट विजन) की सहायता के लिए कुछ लक्जरी कारों में थर्मल इमेजिंग कैमरे भी स्थापित किए जाते हैं, जो पहले 2000 कैडिलैक डेविले है।

कुछ शारीरिक गतिविधियाँ, विशेष रूप से बुखार जैसे कि बुखार, मानव में और अन्य गर्म-रक्त वाले जानवरों को थर्मोग्राफिक इमेजिंग के साथ भी निगरानी की जा सकती है।कूल्ड इन्फ्रारेड कैमरे प्रमुख एस्ट्रोनॉमी रिसर्च टेलीस्कोप्स में पाए जा सकते हैं, यहां तक कि वे जो इन्फ्रारेड टेलीस्कोप नहीं हैं।

प्रकार
थर्मोग्राफिक कैमरों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: उन लोगों को ठंडा इन्फ्रारेड इमेज डिटेक्टरों और उन लोगों के साथ जो बिना किसी डिटेक्टरों के साथ विभाजित करते हैं।

कूल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्टर
कूल्ड डिटेक्टरों को आमतौर पर एक वैक्यूम-सील केस या देवर और क्रायोजेनिक रूप से ठंडा किया जाता है।उपयोग किए गए अर्धचालक सामग्री के संचालन के लिए शीतलन आवश्यक है।विशिष्ट ऑपरेटिंग तापमान से होता है 4 K कमरे के तापमान के नीचे, डिटेक्टर तकनीक के आधार पर।अधिकांश आधुनिक कूल्ड डिटेक्टर प्रकार और प्रदर्शन स्तर के आधार पर, 60 केल्विन (के) से 100 k रेंज (-213 से -173 & nbsp; ° C) में संचालित होते हैं। ठंडा किए बिना, ये सेंसर (जो सामान्य डिजिटल कैमरों के समान प्रकाश का पता लगाते हैं और कनवर्ट करते हैं, लेकिन अलग -अलग सामग्रियों से बने होते हैं) को 'अंधा' या अपने स्वयं के विकिरण से भर दिया जाएगा। कूल्ड इन्फ्रारेड कैमरों की कमियां यह हैं कि वे उत्पादन और चलाने के लिए महंगे हैं। कूलिंग ऊर्जा-गहन और समय लेने वाली दोनों है।

काम करना शुरू करने से पहले कैमरे को ठंडा करने के लिए कई मिनट की आवश्यकता हो सकती है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कूलिंग सिस्टम पेल्टियर कूलर हैं, जो कि कूलिंग क्षमता में अक्षम और सीमित हैं, अपेक्षाकृत सरल और कॉम्पैक्ट हैं। बेहतर छवि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए या कम तापमान वस्तुओं की इमेजिंग के लिए स्टर्लिंग इंजन क्रायोकूलर्स की आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतलन तंत्र तुलनात्मक रूप से भारी और महंगा हो सकता है, ठंडा इन्फ्रारेड कैमरे अनकोल्ड वाले की तुलना में बहुत बेहतर छवि गुणवत्ता प्रदान करते हैं, विशेष रूप से कमरे के तापमान के पास या नीचे की वस्तुओं की। इसके अतिरिक्त, ठंडा कैमरों की अधिक संवेदनशीलता भी उच्च एफ-नंबर लेंस के उपयोग की अनुमति देती है, जिससे उच्च प्रदर्शन लंबे फोकल लंबाई लेंस दोनों छोटे और सस्ते डिटेक्टरों के लिए छोटे और सस्ते होते हैं।

स्टर्लिंग इंजन कूलर का एक विकल्प उच्च दबाव में बोतलबंद गैसों का उपयोग करना है, नाइट्रोजन एक सामान्य विकल्प है। दबाव वाली गैस को एक माइक्रो-आकार के छिद्र के माध्यम से विस्तारित किया जाता है और एक लघु हीट एक्सचेंजर पर पारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जूल-थॉमसन प्रभाव के माध्यम से पुनर्योजी शीतलन होता है। ऐसी प्रणालियों के लिए दबाव वाली गैस की आपूर्ति क्षेत्र के उपयोग के लिए एक तार्किक चिंता है।

कूल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में इंडियम एंटिमोनाइड (3-5 माइक्रोन), इंडियम आर्सेनाइड, पारा कैडमियम टेलुराइड (एमसीटी) (1-2 माइक्रोन, 3-5 माइक्रोन, 8-12, 8-12 शामिल हैं μM), लीड सल्फाइड, और लीड सेलेनाइड

इन्फ्रारेड फोटोडेटेक्टर्स को उच्च बैंडगैप अर्धचालकों की संरचनाओं के साथ बनाया जा सकता है जैसे कि क्वांटम वेल इन्फ्रारेड फोटोडेटेक्टर्स में।

सुपरकंडक्टिंग और नॉन-सुपरकंडक्टिंग कूल्ड बोलोमीटर प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं।

सिद्धांत रूप में, सुपरकंडक्टिंग टनलिंग जंक्शन उपकरणों को उनके बहुत संकीर्ण अंतराल के कारण इन्फ्रारेड सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे सरणियों का प्रदर्शन किया गया है। उन्हें मोटे तौर पर उपयोग के लिए नहीं अपनाया गया है क्योंकि उनकी उच्च संवेदनशीलता को पृष्ठभूमि विकिरण से सावधानीपूर्वक परिरक्षण की आवश्यकता होती है।

सुपरकंडक्टिंग डिटेक्टर चरम संवेदनशीलता प्रदान करते हैं, कुछ व्यक्तिगत फोटॉन को पंजीकृत करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, ESA का सुपरकंडक्टिंग कैमरा (SCAM)। हालांकि, वे वैज्ञानिक अनुसंधान के बाहर नियमित उपयोग में नहीं हैं।

अनकोल्ड इन्फ्रारेड डिटेक्टर
अनचाहे थर्मल कैमरे परिवेश के तापमान पर संचालित एक सेंसर का उपयोग करते हैं, या छोटे तापमान नियंत्रण तत्वों का उपयोग करके परिवेश के करीब तापमान पर स्थिर एक सेंसर। आधुनिक अनक्लेड डिटेक्टर सभी सेंसर का उपयोग करते हैं जो अवरक्त विकिरण द्वारा गर्म होने पर प्रतिरोध, वोल्टेज या वर्तमान के परिवर्तन से काम करते हैं। इन परिवर्तनों को तब मापा जाता है और सेंसर के ऑपरेटिंग तापमान पर मूल्यों की तुलना में।

छवि के शोर को कम करने के लिए बिना किसी इन्फ्रारेड सेंसर को ऑपरेटिंग तापमान पर स्थिर किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कम तापमान पर ठंडा नहीं किया जाता है और उन्हें भारी, महंगी, ऊर्जा सेवन करने वाले क्रायोजेनिक कूलर की आवश्यकता नहीं होती है। यह अवरक्त कैमरों को छोटा और कम महंगा बनाता है। हालांकि, उनका संकल्प और छवि गुणवत्ता ठंडा डिटेक्टरों की तुलना में कम होती है। यह उनकी निर्माण प्रक्रियाओं में अंतर के कारण है, जो वर्तमान में उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा सीमित है। एक बिना सोचे -समझे थर्मल कैमरे को भी अपने हीट सिग्नेचर से निपटने की जरूरत है।

Uncooled डिटेक्टर ज्यादातर पाइरोइलेक्ट्रिक और फेरोइलेक्ट्रिक सामग्री या माइक्रोबोलोमीटर प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं। सामग्री का उपयोग अत्यधिक तापमान-निर्भर गुणों के साथ पिक्सेल बनाने के लिए किया जाता है, जो पर्यावरण से थर्मल रूप से अछूता होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पढ़ते हैं।

फेरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर सेंसर सामग्री के चरण संक्रमण तापमान के करीब काम करते हैं;पिक्सेल तापमान को अत्यधिक तापमान-निर्भर ध्रुवीकरण चार्ज के रूप में पढ़ा जाता है।एफ-नंबर के साथ फेरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टरों का प्राप्त NETD | f/1 ऑप्टिक्स और 320x240 सेंसर 70-80 mk है।एक संभावित सेंसर असेंबली में पॉलीमाइड थर्मली इंसुलेटेड कनेक्शन द्वारा बेरियम स्ट्रोंटियम टाइटानेट बंप-बंधुआ होता है। सिलिकॉन माइक्रोबोलोमीटर NETD तक 20 mk तक पहुंच सकता है।वे सिलिकॉन-आधारित स्कैनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर सिलिकॉन नाइट्राइड ब्रिज पर निलंबित अनाकार सिलिकॉन, या एक पतली फिल्म वैनेडियम (वी) ऑक्साइड सेंसिंग तत्व से मिलकर बनते हैं।संवेदन तत्व के विद्युत प्रतिरोध को एक बार प्रति फ्रेम में मापा जाता है। अनकोल्ड फोकल प्लेन एरेज़ (UFPA) के वर्तमान सुधार मुख्य रूप से उच्च संवेदनशीलता और पिक्सेल घनत्व पर केंद्रित हैं।2013 में DARPA ने पांच-माइक्रोन LWIR कैमरे की घोषणा की जो 1280 x 720 फोकल प्लेन एरे (FPA) का उपयोग करता है। सेंसर सरणियों के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों में अनाकार सिलिकॉन (ए-सी), वैनेडियम (वी) ऑक्साइड (वोक्स) हैं, Lanthanum Barium मैंगनाइट (LBMO), लीड ज़िरकोनेट टाइटनेट (PZT), लैंथेनम डोपेड लीड ज़िरकोनेट टाइटनेट (PLZT), लीड स्कैंडियम टैंटलेट (PST), लीड लैंथेनम टाइटनेट (PLT), लीड टाइटनेट (PT), लीड जिंक नीबेट (PT), लीड जिंक नीबेट (PT),लीड स्ट्रोंटियम टाइटनेट (PSRT), बेरियम स्ट्रोंटियम टाइटनेट (BST), बेरियम टाइटनेट (BT), एंटीमनी सल्फोओडाइड (SBSI), और पॉलीविनाइलिडीन डिफ्लुओराइड (PVDF)।

अनुप्रयोग
मूल रूप से कोरियाई युद्ध के दौरान सैन्य उपयोग के लिए विकसित किया गया है, थर्मोग्राफिक कैमरों ने धीरे -धीरे अन्य क्षेत्रों में दवा और पुरातत्व के रूप में विविध रूप से स्थानांतरित कर दिया है।हाल ही में, कीमतों के कम होने से इन्फ्रारेड देखने की तकनीक को अपनाने में मदद मिली है।उन्नत प्रकाशिकी और परिष्कृत सॉफ्टवेयर इंटरफेस आईआर कैमरों की बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाते हैं।
 * कृषि, जैसे, बीज-गिनती मशीन
 * निर्माण निरीक्षण
 * दोष निदान और समस्या निवारण
 * इंसुलेशन की ऊर्जा ऑडिटिंग और सर्द लीक का पता लगाना
 * छत निरीक्षण
 * घर का प्रदर्शन
 * दीवारों और छतों में नमी का पता लगाना (और इस प्रकार बदले में अक्सर मोल्ड वृद्धि, मूल्यांकन, और उपचारात्मक का हिस्सा | मोल्ड रिमेडिएशन)
 * चिनाई दीवार संरचनात्मक विश्लेषण
 * कानून प्रवर्तन और आतंकवाद विरोधी
 * किसी देश के लिए आगंतुकों की संगरोध निगरानी
 * सैन्य और पुलिस लक्ष्य का पता लगाना और अधिग्रहण: फॉरवर्ड-लुकिंग इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड सर्च और ट्रैक
 * हालत की निगरानी और निगरानी
 * तकनीकी निगरानी काउंटर-उपाय
 * थर्मल हथियार दृष्टि
 * खोज और बचाव संचालन
 * अग्निशमन संचालन
 * थर्मोग्राफी (चिकित्सा) - निदान के लिए चिकित्सा परीक्षण
 * पशु चिकित्सा थर्मल इमेजिंग
 * कार्यक्रम प्रक्रिया निगरानी
 * उत्पादन वातावरण में गुणवत्ता नियंत्रण
 * यांत्रिक और विद्युत उपकरणों पर भविष्य कहनेवाला रखरखाव (प्रारंभिक विफलता चेतावनी)
 * एस्ट्रोनॉमी, यूकेआईआरटी, द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, वाइड-फील्ड इन्फ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर जैसे दूरबीनों में | समझदार और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
 * मोटर वाहन रात की दृष्टि
 * ध्वनि में कमी के लिए ध्वनिक इन्सुलेशन का ऑडिटिंग
 * बेबी मॉनिटरिंग सिस्टम
 * रासायनिक इमेजिंग
 * डेटा सेंटर मॉनिटरिंग
 * विद्युत वितरण उपकरण निदान और रखरखाव, जैसे ट्रांसफार्मर यार्ड और वितरण पैनल
 * गैर विनाशकारी परीक्षण
 * नए उत्पादों का अनुसंधान और विकास
 * प्रदूषण का पता लगाना
 * कीट संक्रमणों का पता लगाना
 * हवाई पुरातत्व
 * लौ निर्देशक
 * मौसम विज्ञान (मौसम के उपग्रहों से थर्मल छवियों का उपयोग बादल तापमान/ऊंचाई और जल वाष्प सांद्रता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है)
 * क्रिकेट अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली।बल्ले के साथ गेंद के बेहोश संपर्क का पता लगाने के लिए (और इसलिए संपर्क के बाद बल्ले पर एक गर्मी पैच हस्ताक्षर)।
 * स्वायत्त नेविगेशन
 * दुर्भावनापूर्ण अनुप्रयोग
 * थर्मल अटैक एक दृष्टिकोण है जो उपयोगकर्ता के इनपुट को उजागर करने के लिए टचस्क्रीन या कीबोर्ड जैसे इंटरफेस के साथ बातचीत करने के बाद छोड़े गए गर्मी के निशान का शोषण करता है ।
 * रात के वन्यजीव फोटोग्राफी
 * फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का निरीक्षण करना

विनिर्देश
एक इन्फ्रारेड कैमरा सिस्टम के कुछ विशिष्टता पैरामीटर पिक्सेल, फ्रेम दर, जवाबदेही, शोर-समतुल्य शक्ति, शोर-समतुल्य तापमान अंतर (NETD), वर्णक्रमीय बैंड, दूरी-से-स्पॉट अनुपात (D: S), न्यूनतम फोकस दूरी की संख्या हैं।, सेंसर लाइफटाइम, न्यूनतम resolvable तापमान अंतर (MRTD), दृश्य क्षेत्र, गतिशील रेंज, इनपुट शक्ति और द्रव्यमान और मात्रा।

यह भी देखें

 * स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग
 * हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग
 * सामग्री का अवरक्त गैर-विनाशकारी परीक्षण
 * इन्फ्रारेड फोटोग्राफी
 * ओरा, एचडी थर्मोग्राफी में 2011 की 3 डी फिल्म की शूटिंग
 * निष्क्रिय अवरक्त सेंसर
 * थर्मल इमेजिंग कैमरा (अग्निशमन)
 * थर्मल हथियार दृष्टि
 * थर्मोग्राफी