एंटीना विश्लेषक

एक एंटीना विश्लेषक या ब्रिटिश हवाई विश्लेषक (जिसे शोर ब्रिज, आरएक्स ब्रिज, एसडब्ल्यूआर विश्लेषक या आरएफ विश्लेषक के रूप में भी जाना जाता है) एक उपकरण है जिसका उपयोग रेडियो इलेक्ट्रानिक्स  अनुप्रयोगों में एंटीना (रेडियो) सिस्टम के इनपुट प्रतिबाधा को मापने के लिए किया जाता है।

शौकिया रेडियो सहित रेडियो संचार प्रणालियों में, एंटीना विश्लेषक एक सामान्य उपकरण है जिसका उपयोग एंटीना और फीडलाइन प्रदर्शन को ठीक करने के साथ-साथ उनके समस्या निवारण के लिए किया जाता है। एंटेना ब्रिज का उपयोग लंबे समय से प्रसारण उद्योग में एंटेना को ट्यून करने के लिए किया जाता रहा है। एक पुल उपलब्ध है जो ट्रांसमीटर के संचालन के दौरान जटिल प्रतिबाधा को मापता है, जो मल्टी-टावर एंटीना सिस्टम को ट्यून करते समय व्यावहारिक रूप से एक आवश्यकता है। हाल के दिनों में डायरेक्ट-रीडिंग नेटवर्क विश्लेषक अधिक आम हो गए हैं।

विश्लेषकों के प्रकार
एंटेना और उनकी फ़ीड लाइनों के परीक्षण के लिए अलग-अलग जटिलता और सटीकता के कई अलग-अलग उपकरण हैं। सभी का उपयोग अन्य विद्युत सर्किट और घटकों को मापने के लिए भी किया जा सकता है (कम से कम, सिद्धांत रूप में)।
 * सबसे सरल एक एसडब्ल्यूआर मीटर है, जो केवल बेमेल की डिग्री को इंगित करता है; वास्तविक बेमेल प्रतिबाधा का अनुमान कई निकटवर्ती आवृत्तियों को मापकर और कुछ सरल गणनाएँ करके लगाया जाना चाहिए। एसडब्ल्यूआर मीटर को कुछ वाट पावर परीक्षण सिग्नल प्रदान करने के लिए एक ट्रांसमीटर या सिग्नल जनरेटर की आवश्यकता होती है।
 * एक एंटीना ब्रिज कम शक्ति पर मापने में सक्षम है, लेकिन इसके लिए एक आपूर्ति किए गए परीक्षण सिग्नल की भी आवश्यकता होती है; ब्रिज सर्किट के आधार पर, इसका उपयोग मैच के लिए समायोजित किए गए नॉब पर अंकित मूल्यों को पढ़कर प्रतिक्रिया और प्रतिरोध दोनों को मापने के लिए किया जा सकता है।
 * शोर ब्रिज और नेटवर्क विश्लेषक दोनों अपने स्वयं के बहुत कम-शक्ति परीक्षण सिग्नल प्रदान करते हैं; दोनों प्रतिरोध और प्रतिक्रिया दोनों को मापने में सक्षम हैं, या तो गणना द्वारा या मैच के लिए समायोजित नॉब को पढ़कर। आधुनिक विश्लेषक माइक्रोप्रोसेसर द्वारा आंतरिक रूप से की गई गणना के साथ सीधे प्रतिरोध और प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं।

एंटीना ब्रिज
ब्रिज सर्किट में दो पैर होते हैं जो आवृत्ति-निर्भर जटिल संख्या-मूल्यवान विद्युत प्रतिबाधा होते हैं। एक पैर कैलिब्रेटेड घटकों के साथ विश्लेषक में एक सर्किट है जिसकी संयुक्त प्रतिबाधा को पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। दूसरा पैर अज्ञात है - या तो एक एंटीना या एक विद्युत प्रतिक्रिया घटक।

प्रतिबाधा मापने के लिए, पुल को समायोजित किया जाता है, ताकि दोनों पैरों की प्रतिबाधा मेल खा सके। जब दो प्रतिबाधाएं समान होती हैं, तो पुल संतुलित होता है। इस सर्किट का उपयोग करके या तो एएनटी और जीएनडी के बीच जुड़े एंटीना की प्रतिबाधा को मापना संभव है, या किसी एंटीना को समायोजित करना संभव है, जब तक कि इसमें नीचे दिए गए चित्र के बाईं ओर नेटवर्क के समान प्रतिबाधा न हो। पुल को या तो सफेद शोर या एक साधारण वाहक (ड्राइव से जुड़ा) के साथ चलाया जा सकता है। सफ़ेद शोर के मामले में रोमांचक सिग्नल का आयाम बहुत कम हो सकता है और डिटेक्टर के रूप में एक रेडियो रिसीवर का उपयोग किया जाता है। ऐसे मामले में जहां एक साधारण वाहक का उपयोग किया जाता है तो स्तर के आधार पर डायोड डिटेक्टर या रिसीवर का उपयोग किया जा सकता है। दोनों मामलों में एक शून्य (गणित) इंगित करेगा कि पुल कब संतुलित है।

जटिल वोल्टेज और वर्तमान मीटर
दूसरे प्रकार का एंटीना विश्लेषक एंटीना में जटिल वोल्टेज और करंट को मापता है। इसके बाद ऑपरेटर जटिल प्रतिबाधा की गणना करने के लिए गणितीय तरीकों का उपयोग करता है, या इसे कैलिब्रेटेड मीटर या डिजिटल डिस्प्ले से पढ़ता है। इस प्रकार के व्यावसायिक उपकरणों को आमतौर पर नेटवर्क विश्लेषक (इलेक्ट्रिकल) कहा जाता है।

आधुनिक विश्लेषकों को ऑपरेटर को किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है $C$ और $R$ ब्रिज-प्रकार के विश्लेषक के समान घुंडी। इनमें से कई उपकरणों में एक विस्तृत श्रृंखला में आवृत्ति को स्वचालित रूप से स्वीप करने और फिर ग्राफिकल डिस्प्ले पर एंटीना विशेषताओं को प्लॉट करने की क्षमता होती है। मैन्युअल रूप से संचालित पुल के साथ ऐसा करना समय लेने वाला होगा, जिसके लिए आवृत्ति को बदलने और मैच के लिए प्रत्येक आवृत्ति पर नॉब को समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

उच्च और निम्न शक्ति विधियाँ
कई ट्रांसमीटरों में आउटपुट सर्किट में एक एसडब्ल्यूआर मीटर शामिल होता है जो एंटीना से वापस ट्रांसमीटर तक परावर्तन (इलेक्ट्रिकल) को मापकर काम करता है, जो एंटीना से मेल खाने पर न्यूनतम होता है। खराब ट्यून किए गए एंटीना से परावर्तित शक्ति ट्रांसमीटर पर अनुचित भार उत्पन्न कर सकती है जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है। एसडब्ल्यूआर मीटर को परावर्तित शक्ति (यदि कोई हो) को पंजीकृत करने के लिए रेडियो से लगभग 5-10 वाट आउटगोइंग सिग्नल की आवश्यकता होती है, और उसके बाद केवल बेमेल की सापेक्ष डिग्री को इंगित करता है, न कि एंटीना की फीडलाइन के अंत में देखी गई प्रतिक्रियाशील और प्रतिरोधी प्रतिबाधा को।

एक जटिल-प्रतिबाधा एंटीना विश्लेषक को आम तौर पर एंटीना पर केवल कुछ मिलीवाट बिजली लगाने की आवश्यकता होती है, और आम तौर पर यह अपना सिग्नल प्रदान करता है, इसके लिए ट्रांसमीटर से किसी भी परीक्षण सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है। खराब-मिलान वाले एंटीना का परीक्षण करते समय कम-शक्ति परीक्षण सिग्नल का उपयोग करने से विश्लेषक को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा, क्योंकि इसकी सिग्नल शक्ति बहुत कम है, विश्लेषक का उपयोग इसके ऑपरेटर को लाइसेंस प्राप्त ट्रांसमिट बैंड के बाहर आवृत्तियों के लिए किया जा सकता है, और इस प्रकार आवृत्तियों की अप्रतिबंधित सीमा पर एंटीना प्रदर्शन को माप सकता है।

यह भी देखें

 * प्रतिबाधा मिलान
 * ट्रांसमीटर