बेकमैन थर्मामीटर

बेकमैन थर्मामीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तापमान के छोटे अंतर को मापने लेकिन पूर्ण तापमान को मापने के लिए नहीं किया जाता है। इसका आविष्कार एक जर्मन रसायनज्ञ अर्न्स्ट ओटो बेकमैन (1853 - 1923) ने 1905 में सहसंयोजक गुणों के मापन के लिए किया था।[1] आज इसका उपयोग बड़े पैमाने पर प्लैटिनम PT100 प्रतिरोध थर्मामीटर और तापसंयुग्म द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

बेकमैन थर्मामीटर की लंबाई प्रायः 40 - 50 सेमी होती है। तापमान का पैमाना प्रायः लगभग 5 डिग्री सेल्सियस को घेरता है और यह इसे डिग्री के सौवें हिस्से में विभाजित करता जाता है। एक आवर्धक की सहायता से 0.001 डिग्री सेल्सियस तक तापमान परिवर्तन का अनुमान लगाना संभव है। बेकमैन के थर्मामीटर आकार की ख़ासियत नली के ऊपरी सिरे पर स्थित एक जलाशय (आरेख पर R) से है, जिसके माध्यम से बल्ब में पारे की मात्रा को उच्च या निम्न तापमान मूल्यों पर बढ़ाया या घटाया जा सकता है ताकि उपकरण को तापमान के अंतर को मापने के लिए निश्चित किया जा सके। पारा बल्ब को  तने से इस तरह से जोड़ा जाता है कि  एक विशेष 5° रेंज प्राप्त होने पर पारे के बड़े हिस्से को  तने से  अलग किया जा सकता है। इस प्रकार थर्मामीटर को  कार्यशील तापमान की किसी विशेष सीमा के लिए सेट किया जा  सकता है। इसका नाम  जर्मन रसायनज्ञ अर्न्स्ट ओटो बेकमैन  (1853-1923) के नाम पर रखा गया है।इसके विपरीत, एक सामान्य पारे में -इन-कांच के थर्मामीटर की सीमा निश्चित होती है, जिसे कांच पर उकेरे गए अंशांकन चिह्नों या मुद्रित पैमाने पर चिह्नों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अंशांकन
थर्मामीटर सेट करते समय, आवश्यक तापमान के बीच पाठ्यांक प्राप्त करने के लिए बल्ब और प्रातिपदिका में पर्याप्त मात्रा में पारा निष्कासित किया जाना चाहिए। सबसे पहले, थर्मामीटर को उल्टा कर दिया जाता है और धीरे से थपथपाया जाता है ताकि जलाशय में पारा तने के अंत में मोड़ (B) में स्थिर हो जाए। इसके बाद, बल्ब को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि तने का पारा जलाशय में उपस्थित  पारे से न मिल जाए। फिर थर्मामीटर को मापे जाने वाले तापमान की ऊपरी सीमा से एक या दो डिग्री ऊपर स्थापित किया जाता है।

नली के ऊपरी सिरे को उंगली से धीरे से थपथपाया जाता है, और इसके कारण जलाशय के ऊपरी हिस्से में निलंबित पारा नीचे की ओर खिसक जाएगा, इस प्रकार इसे मोड़ (B)पर धागे से अलग कर दिया जाएगा। फिर थर्मामीटर को आवश्यक तापमान के बीच पाठ्यांक के लिए सेट किया जाएगा।

यह भी देखें

 * थर्मामीटर

अग्रिम पठन

 * - From which much of this article was taken
 * - From which much of this article was taken
 * - From which much of this article was taken