ज़हान कप

ज़हान कप एक द्रव्यता मापन उपकरण है जो चित्रकला उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह सामान्यतः एक स्टेनलेस स्टील का कप होता है जिसमें कप के तल के केंद्र में एक छोटा सा छेद होता है। पक्षों से जुड़ा एक लंबा हैंडल भी लगाए जाते है। ज़हान कप #x लेबल वाले पाँच कप विनिर्देश हैं, जहाँ x एक से पाँच तक की संख्या है (नीचे दी गई तालिका देखें)। द्रव्यता अधिक होने पर बड़ी संख्या में कप आकार का उपयोग किया जाता है, चूँकि द्रव्यता कम होने पर कम संख्या वाले कप आकार का उपयोग किया जाता है। ये ASTM D 4212, ASTM D1084 और ASTM D816 के अनुसार निर्मित होते हैं तरल की द्रव्यता को निर्धारित करने के लिए, कप को डुबोया जाता है और पदार्थ से पूरी तरह भर दिया जाता है। कप को पदार्थ से बाहर निकालने के बाद उपयोगकर्ता वह समय मापन करना होता है जब तक कि उसके द्वारा बह रहे तरल पदार्थ का धारण होना बंध नहीं हो जाता है, यह उसका "छानन समय" होता है।

पेंट मानक विनिर्देशों में, एक इस तरह से द्रव्यता को दर्शाता है: छानन समय, ज़हान कप नंबर।



रूपांतरण
प्रत्येक कप विनिर्देश संख्या के लिए एक समीकरण का उपयोग करके प्रवाह समय को कीनेमेटिक द्रव्यता में परिवर्तित किया जा सकता है, जहां t प्रवाह समय है और ν कशीदाकारी में गतिज द्रव्यता है।


 * जहान कप #1: ν = 1.1(t − 29)
 * जहान कप #2: ν = 3.5(t − 14)
 * जहान कप #3: ν = 11.7(t − 7.5)
 * जहान कप #4: ν = 14.8(t − 5)
 * जहान कप #5: ν = 23t

ध्यान दें कि उपरोक्त समीकरण जाह्न कप की ब्रुकफील्ड श्रृंखला के लिए हैं।

गार्डको के हस्ताक्षर वाले ज़हन कप और गार्डको EZ ज़हान कप विभिन्न रूपांतरणों का उपयोग करते हैं।

एस्कॉट ज़ान कप सेकंड में तरल के प्रवाह को मापने पर आधारित हैं। परिणाम एक विशेष कप के लिए निर्दिष्ट तापमान पर ज़हान-सेकेंड में रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

ज़हान-सेकंड को सेंटीस्टोक में बदलने के लिए, ASTM D4212, D816 और D1084 देखें

सेंटीस्टोक × विशिष्ट गुरुत्व = सेंटीपोईस

यह भी देखें

 * विस्कोमीटर
 * फोर्ड चिपचिपापन कप
 * प्रवाह कप