विरूपण मीटर

विरूपण मीटर (या अधिक सटीक विरूपण कारक मीटर) एक इलेक्ट्रॉनिक माप उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट द्वारा मूल सिग्नल में जोड़े गए विरूपण की मात्रा को प्रदर्शित करता है।

हार्मोनिक विरूपण
विरूपण सिग्नल में हार्मोनिक्स जोड़ने के बराबर है। जब विशुद्ध रूप से साइनसोइडल सिग्नल इस तरह से होता है, तो हार्मोनिक्स की एक श्रृंखला मूल सिग्नल पर आरोपित होती है, और उपयुक्त उपकरण के साथ इसका पता लगाया जा सकता है। अगर इनपुट है


 * $$ {f_i}=a_1 \cdot sin(\omega t)$$

सामान्यीकृत आउटपुट है


 * $$ {f_o}=a_1 \cdot sin(\omega t)+a_2 \cdot sin(2 \omega t)+a_3 \cdot sin(3 \omega t)+..$$ टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन (THD) के मान को हार्मोनिक्स के फंडामेंटल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है;

अर्थात।,


 * $$ THD = \frac{\sqrt{{a_2}^2+{a_3}^2+..}}{a_1}$$

यह अनुपात डेसिबल या प्रतिशत में दिया जा सकता है।

साधन
एक डिस्टॉर्शनमीटर वास्तव में इनपुट पर दो स्विचेबल समानांतर सर्किट वाला एक लेवलमीटर होता है। पहला सर्किट सिस्टम के आउटपुट पर कुल सिग्नल को मापता है। (कम विकृति स्तरों के लिए यह लगभग मौलिक के बराबर होगा)। उस मान को 100% या समकक्ष रूप से 0 dB पढ़ने के लिए समायोजित किया जाता है। दूसरा सर्किट एक उच्च पास फिल्टर है जो मौलिक आवृत्ति को (जितना व्यावहारिक हो) हटा देता है। यह एक पायदान फिल्टर हो सकता है, जो अन्य आवृत्तियों पर नगण्य क्षीणन के साथ मौलिक के अलावा सभी को पास करता है (जो भी हार्मोनिक्स मौजूद हो सकता है)। वैकल्पिक रूप से, यदि विरूपण उत्पाद उच्च आवृत्तियों पर हैं, तो एक हाईपास फ़िल्टर का उपयोग किया जा सकता है यदि इसकी कटऑफ़ दर अपेक्षित विकृति उत्पादों को प्रभावित न करने के लिए पर्याप्त रूप से खड़ी है। फ़िल्टर का आउटपुट मौलिक के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, और रिपोर्ट किया गया मान विरूपण मान होगा।

यह भी देखें

 * ऑडियो विश्लेषक