डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप

एक डिजिटल संचयन आस्टसीलस्कप (डीएसओ) एक ऑसिलोस्कोप है जो एनालॉग संकेत विधियों का उपयोग करने के अतिरिक्त इनपुट संकेत डिजिटल डेटा को संचयन और विश्लेषण करता है। उन्नत ट्रिगर, संचयन, प्रदर्शन और माप सुविधाओं के कारण यह अब उपयोग में आने वाला सबसे सामान्य प्रकार का ऑसिलोस्कोप है जो इसे सामान्यतः प्रदान करता है। इनपुट एनालॉग संकेत का नमूना लिया जाता है और फिर प्रत्येक नमूना समय पर संकेत के आयाम के डिजिटल सूची में परिवर्तित हो जाता है। अलियासिंग से बचने के लिए नमूनाचयन आवृत्ति निक्विस्ट मान से कम नहीं होनी चाहिए। फिर इन डिजिटल मानो कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी) पर प्रदर्शित करने के लिए एक एनालॉग संकेत में बदल दिया जाता है, या विभिन्न संभावित प्रकार के आउटपुट-लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सूची अभिलेखी, आलेखक या नेटवर्क सॉकेट के लिए आवश्यकतानुसार रूपांतरित किया जाता है।

डिजिटल संचयन ऑसिलोस्कोप की लागत व्यापक रूप से भिन्न होती है; बेंच-टॉप स्व-निहित उपकरण (डिस्प्ले के साथ पूर्ण) से प्रारंभ होते हैं US$300 या इससे भी कम, उच्च-निष्पादन वाले मॉडल दसियों हज़ार डॉलर में बिकते हैं। छोटे, पॉकेट-आकार वाले मॉडल, सीमित कार्यक्षमता वाले, कम से कम US$50 में खुदरा बिक्री कर सकते हैं।

एनालॉग संचयन के साथ तुलना
एनालॉग संचयन पर मुख्य लाभ यह है कि संग्रहीत अंश उतने ही चमकीले होते हैं, जितने स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, और गैर-संग्रहीत निशान के रूप में जल्दी से लिखे जाते हैं। अंशों को अनिश्चित काल तक संग्रहीत किया जा सकता है या कुछ बाहरी डेटा संचयन उपकरण पर लिखा जा सकता है और पुनः लोड किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ज्ञात-अच्छे प्रणाली से प्राप्त मानक ट्रेस के साथ परीक्षण के तहत प्रणाली से प्राप्त ट्रेस की तुलना करने की अनुमति देता है। । कई मॉडल ट्रिगर संकेत से पहले तरंग प्रदर्शित कर सकते हैं।

डिजिटल ऑसिलोस्कोप सामान्यतः तरंगों का विश्लेषण करते हैं और संख्यात्मक मानो के साथ-साथ दृश्य प्रदर्शन भी प्रदान करते हैं। इन मानो में सामान्यतः औसत, मैक्सिमा और मिनिमा, वर्गमूल औसत का वर्ग (आरएमएस) और आवृत्तियों सम्मिलित होती हैं। एक कैथोड रे ट्यूब या ऑसिलोस्कोप सीआरटी की चमक और लेखन गति सीमाओं के बिना, एकल स्वीप मोड में संचालित होने पर उनका उपयोग क्षणिक (दोलन) को पकड़ने के लिए किया जा सकता है।

अधिग्रहण के बाद प्रदर्शित ट्रेस में हेरफेर किया जा सकता है; सूक्ष्म विवरण को और अधिक दृश्यमान बनाने के लिए डिस्प्ले के एक भाग को बड़ा किया जा सकता है, या रुचि के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक ही डिस्प्ले में एक लंबे ट्रेस की जांच की जा सकती है। कई उपकरण उपयोगकर्ता द्वारा संग्रहीत ट्रेस को एनोटेट करने की अनुमति देते हैं।

कई डिजिटल ऑसिलोस्कोप कंप्यूटर और टेलीविजन डिस्प्ले के लिए उच्च मात्रा में बनाए गए फ्लैट पैनल डिस्प्ले का उपयोग करते हैं।

डिजिटल संचयन ऑसिलोस्कोप में समानांतर प्रिंटर पोर्ट, आर एस-232 क्रमिक पोर्ट, आईईईई-488 बस, यूएसबी पोर्ट, या ईथरनेट जैसे इंटरफ़ेस  सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे रिमोट या ऑटोमैटिक कंट्रोल और कैप्चर किए गए वेवफॉर्म को बाहरी डिस्प्ले या संचयन में स्थानांतरण किया जा सकता है।

पीसी पर आधारित
एक व्यक्तिगत कंप्यूटर-आधारित डिजिटल ऑसिलोस्कोप प्रयोक्ता इंटरफ़ेस  और डिस्प्ले के लिए एक पीसी पर निर्भर करता है। फ्रंट एंड सर्किट, जिसमें इनपुट एम्पलीफायर और डिजिटल परिवर्तक के एनालॉग सम्मिलित हैं, अलग से पैक किए जाते हैं और यूएसबी, ईथरनेट या अन्य  इंटरफ़ेस  पर पीसी के साथ संचार करते हैं। एक प्रारूप में, फ्रंट एंड को प्लग-इन विस्तार कार्ड पर संकलित किया जाता है जो कंप्यूटर बैकप्लेन में प्लग करता है। पीसी आधारित ऑसिलोस्कोप एक समान स्व-निहित उपकरण की तुलना में कम खर्चीला हो सकता है क्योंकि वे संलग्न पीसी की मेमोरी, डिस्प्ले और कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। प्रदर्शन बड़े हो सकते हैं, और अधिग्रहीत डेटा को आसानी से पीसी होस्टेड एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर जैसे स्प्रेड शीट में स्थानांतरित किया जा सकता है। चूंकि, होस्ट पीसी का इंटरफ़ेस अधिग्रहण के लिए अधिकतम डेटा दर को सीमित कर सकता है, और होस्ट पीसी माप में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त विद्युत चुम्बकीय शोर उत्पन्न कर सकता है।

बाहरी संबंध

 * Digital Storage Oscilloscope Measurement Basics
 * The Effective Number of Bits (ENOB)
 * The Impact of Digital Oscilloscope Blind Time on Your Measurements
 * Benefits of a Digital Trigger System