पारा कलोमीटर

एक मरकरी कलोमीटर एक कूलोमेट्री है जो पारा (तत्व) का उपयोग करके निम्नलिखित प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तित पदार्थ (कूलम्ब में) की मात्रा निर्धारित करता है: <रेफरी नाम = पैट्रिक/फ़ार्डो2000 >

इन ऑक्सीकरण/कमी प्रक्रियाओं में वर्तमान घनत्व की विस्तृत श्रृंखला के साथ 100% दक्षता है। बिजली की मात्रा (कूलम्ब) का मापन बुध (तत्व) के द्रव्यमान में परिवर्तन पर आधारित है। पारा आयनों के कैथोड जमाव के दौरान इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता है या धातु के एनोड विघटन के दौरान घटाया जा सकता है।

कहाँ
 * $$Q$$, बिजली की मात्रा;
 * $$\Delta\ m$$बड़े पैमाने पर परिवर्तन;
 * $$F$$, फैराडे स्थिरांक
 * M_\ce{Hg}, पारा का दाढ़ द्रव्यमान (तत्व)

निर्माण
इस कूलोमीटर के अलग-अलग निर्माण हैं लेकिन ये सभी बड़े पैमाने पर माप पर आधारित हैं। डिवाइस में पारा (II) -आयनों के समाधान वाले पतले अंशांकित केशिका ट्यूब से जुड़े दो जलाशय होते हैं। प्रत्येक जलाशय में पारे की एक बूंद में डूबा हुआ एक इलेक्ट्रोड होता है। पारा की एक और छोटी बूंद केशिका में डाली जाती है। जब करंट चालू किया जाता है, तो यह केशिका में बूंद के एक तरफ धात्विक पारा के विघटन और उसी बूंद के दूसरी तरफ जमा होने की शुरुआत करता है। यह बूंद हिलने लगती है। वर्तमान प्रभाव के तहत पारे के जमाव/विघटन की उच्च दक्षता के कारण, इस छोटी बूंद का द्रव्यमान या आयतन स्थिर होता है और इसका संचलन पारित विद्युत आवेश के साथ रैखिक रूप से सहसंबद्ध होता है। यदि धारा (बिजली) की दिशा बदल दी जाए, तो बूंद विपरीत दिशा में गति करती है। इस प्रकार की कूलोमेट्री की संवेदनशीलता केशिका के व्यास पर निर्भर करती है।

यह भी देखें

 * कॉपर कलोमीटर

टिप्पणियाँ
[Category:Coulomete