तापयुग्म



एक थर्मोकपल एक विद्युत उपकरण है जिसमें एक विद्युत जंक्शन  बनाने वाले दो असमान  विद्युत कंडक्टर  होते हैं।एक थर्मोकपल  सीबेक प्रभाव  के परिणामस्वरूप  तापमान -निर्भर  वोल्टेज  का उत्पादन करता है, और तापमान को मापने के लिए इस वोल्टेज की व्याख्या की जा सकती है। तापमान सेंसर की सूची  के रूप में थर्मोकॉल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

वाणिज्यिक थर्मोकॉल्स सस्ते हैं, REF नाम = RAMSDEN2000> विनिमेय, मानक विद्युत कनेक्टर ्स के साथ आपूर्ति की जाती है, और तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को माप सकते हैं।तापमान माप के अधिकांश अन्य तरीकों के विपरीत, थर्मोक्यूलेस स्वयं संचालित होते हैं और उत्तेजना के बाहरी रूप की आवश्यकता नहीं होती है।थर्मोकॉल्स के साथ मुख्य सीमा सटीकता है;एक डिग्री  सेल्सीयस  (° C) से कम की सिस्टम त्रुटियां प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। REF नाम = tctable.html>

थर्मोकॉल्स का व्यापक रूप से विज्ञान और उद्योग में उपयोग किया जाता है।अनुप्रयोगों में भट्टों, गैस टर्बाइन  निकास,  डीजल इंजन  और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए तापमान माप शामिल हैं।थर्मोकॉउल का उपयोग घरों, कार्यालयों और व्यवसायों में  थर्मोस्टेट  में तापमान सेंसर के रूप में भी किया जाता है, और गैस-संचालित उपकरणों के लिए पायलट लाइट#सुरक्षा सुरक्षा में लौ सेंसर के रूप में भी।

ऑपरेशन का सिद्धांत
1821 में, जर्मनी  के भौतिक विज्ञानी  थॉमस जोहान सीबेक  ने पाया कि दो असमान धातुओं से बने एक सर्किट के पास आयोजित एक चुंबकीय सुई को तब हटा दिया गया जब एक असमान धातु जंक्शनों में से एक को गर्म किया गया था।उस समय, सीबेक ने इस परिणाम को थर्मो-मैग्नेटिज्म के रूप में संदर्भित किया।उनके द्वारा देखे गए चुंबकीय क्षेत्र को बाद में थर्मो-इलेक्ट्रिक करंट के कारण दिखाया गया था।व्यावहारिक उपयोग में, दो अलग -अलग प्रकार के तार के एकल जंक्शन पर उत्पन्न वोल्टेज वह है जो ब्याज का है क्योंकि इसका उपयोग बहुत अधिक और कम तापमान पर तापमान को मापने के लिए किया जा सकता है।वोल्टेज की भयावहता का उपयोग किए जा रहे तार के प्रकारों पर निर्भर करता है।आम तौर पर, वोल्टेज माइक्रोवोल्ट रेंज में होता है और एक प्रयोग करने योग्य माप प्राप्त करने के लिए देखभाल की जानी चाहिए।हालांकि बहुत कम वर्तमान प्रवाह, बिजली एक एकल थर्मोकपल जंक्शन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है।कई थर्मोकॉल्स का उपयोग करके बिजली उत्पादन, जैसा कि एक  थर्मापाइल  में है, आम है।

थर्मोकपल उपयोग के लिए मानक कॉन्फ़िगरेशन चित्र में दिखाया गया है। संक्षेप में, वांछित तापमान टीsense तीन इनपुटों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है - थर्मोकपल की विशेषता फ़ंक्शन ई (टी), मापा वोल्टेज वी, और संदर्भ जंक्शनों का तापमान टीref। समीकरण ई (टी) का समाधानsense) = वी + ई (टीref) पैदावार टीsense। ये विवरण अक्सर संदर्भ जंक्शन ब्लॉक (टी के साथ) के बाद से उपयोगकर्ता से छिपे होते हैंref थर्मामीटर), वोल्टमीटर, और समीकरण सॉल्वर को एक ही उत्पाद में जोड़ा जाता है।

Seebeck प्रभाव
सीबेक प्रभाव उन दो बिंदुओं के बीच तापमान अंतर होने पर एक विद्युत संचालन सामग्री के दो बिंदुओं पर एक विद्युत प्रभावन बल  के विकास को संदर्भित करता है। खुले-सर्किट स्थितियों के तहत जहां कोई आंतरिक वर्तमान प्रवाह नहीं है, वोल्टेज का ढाल  ($$\scriptstyle \boldsymbol \nabla V$$) तापमान में ढाल के लिए सीधे आनुपातिक है ($$\scriptstyle \boldsymbol \nabla T$$):
 * $$\boldsymbol \nabla V =  -S(T) \boldsymbol \nabla T,$$

कहाँ पे $$S(T)$$ एक तापमान-निर्भर भौतिक संपत्ति  है जिसे  सीबेक गुणांक  के रूप में जाना जाता है।

चित्रा में दिखाए गए मानक माप कॉन्फ़िगरेशन में चार तापमान क्षेत्रों को दिखाया गया है और इस प्रकार चार वोल्टेज योगदान:
 * 1) से बदलें $$\scriptstyle T_\mathrm{meter}$$ प्रति $$\scriptstyle T_\mathrm{ref}$$, निचले तांबे के तार में।
 * 2) से बदलें $$\scriptstyle T_\mathrm{ref}$$ प्रति $$\scriptstyle T_\mathrm{sense}$$, एलुमेल तार में।
 * 3) से बदलें $$\scriptstyle T_\mathrm{sense}$$ प्रति $$\scriptstyle T_\mathrm{ref}$$, क्रोमल तार में।
 * 4) से बदलें $$\scriptstyle T_\mathrm{ref}$$ प्रति $$\scriptstyle T_\mathrm{meter}$$, ऊपरी तांबे के तार में।

पहला और चौथा योगदान बिल्कुल रद्द कर देता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में समान तापमान परिवर्तन और एक समान सामग्री शामिल है। नतीजतन, $$\scriptstyle T_\mathrm{meter}$$ मापा वोल्टेज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा और तीसरा योगदान रद्द नहीं करता है, क्योंकि वे विभिन्न सामग्रियों को शामिल करते हैं।

मापा वोल्टेज निकला
 * $$V = \int_{T_\mathrm{ref}}^{T_\mathrm{sense}} \left( S_{+}(T) - S_{-}(T) \right) \, dT,$$

कहाँ पे $$\scriptstyle S_{+}$$ तथा $$\scriptstyle S_{-}$$ वोल्टमीटर के सकारात्मक और नकारात्मक टर्मिनलों से जुड़े कंडक्टरों के सीबेक गुणांक हैं, क्रमशः (आकृति में क्रोमेल और एल्यूमेल)।

विशेषता कार्य
थर्मोकपल के व्यवहार को एक विशेषता फ़ंक्शन द्वारा कैप्चर किया जाता है $$\scriptstyle E(T)$$, जिसे केवल दो तर्कों पर परामर्श करने की आवश्यकता है:
 * $$V = E(T_\mathrm{sense}) - E(T_\mathrm{ref}).$$

Seebeck गुणांक के संदर्भ में, विशेषता फ़ंक्शन द्वारा परिभाषित किया गया है
 * $$E(T) = \int^T S_{+}(T') - S_{-}(T') dT' + \mathrm{const} $$

इस अनिश्चित अभिन्न में एकीकरण की निरंतरता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन पारंपरिक रूप से चुना जाता है $$\scriptstyle E(0\,{}^{\circ}{\rm C}) = 0$$।

थर्मोकपल निर्माता और मेट्रोलॉजी मानक संगठन जैसे NIST  फ़ंक्शन की तालिकाएँ प्रदान करते हैं $$\scriptstyle E(T)$$ विशेष रूप से थर्मोकपल प्रकारों के लिए, तापमान की एक सीमा पर मापा और प्रक्षेपित किया गया है (इन तालिकाओं तक पहुंच के लिए बाहरी लिंक अनुभाग देखें)।

संदर्भ जंक्शन
के वांछित माप प्राप्त करने के लिए $$\scriptstyle T_\mathrm{sense}$$, यह सिर्फ मापने के लिए पर्याप्त नहीं है $$\scriptstyle V$$। संदर्भ जंक्शनों पर तापमान $$\scriptstyle T_\mathrm{ref}$$ पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। दो रणनीतियों का उपयोग अक्सर यहां किया जाता है:
 * आइस बाथ विधि: संदर्भ जंक्शन ब्लॉक वायुमंडलीय दबाव में आसुत जल के एक अर्ध-जमे हुए स्नान में डूब जाता है।पिघलने बिंदु चरण संक्रमण  का सटीक तापमान एक प्राकृतिक थर्मोस्टेट, फिक्सिंग के रूप में कार्य करता है $$\scriptstyle T_\mathrm{ref}$$ 0 & nbsp; ° C।
 * संदर्भ जंक्शन सेंसर (के रूप में जाना जाता है)): संदर्भ जंक्शन ब्लॉक को तापमान में भिन्न होने की अनुमति है, लेकिन एक अलग तापमान सेंसर का उपयोग करके तापमान को इस ब्लॉक पर मापा जाता है।इस द्वितीयक माप का उपयोग जंक्शन ब्लॉक पर तापमान भिन्नता की भरपाई के लिए किया जाता है।थर्मोकपल जंक्शन अक्सर चरम वातावरण के संपर्क में आता है, जबकि संदर्भ जंक्शन अक्सर साधन के स्थान के पास लगाया जाता सिलिकॉन बैंडगैप तापमान संवेदक  उपकरणों का उपयोग अक्सर आधुनिक थर्मोकपल उपकरणों में किया जाता है।

दोनों मामलों में मूल्य $$\scriptstyle V + E(T_\mathrm{ref})$$ गणना की जाती है, फिर फ़ंक्शन $$\scriptstyle E(T)$$ एक मिलान मूल्य के लिए जड़-प्राप्त एल्गोरिथ्म  है।यह मैच जहां होता है, वह मूल्य है $$\scriptstyle T_\mathrm{sense}$$:
 * $$E(T_\mathrm{sense}) = V + E(T_\mathrm{ref})$$।

व्यावहारिक चिंताएं
थर्मोकॉल्स आदर्श रूप से बहुत सरल माप उपकरण होना चाहिए, प्रत्येक प्रकार के साथ एक सटीक द्वारा विशेषता $$\scriptstyle E(T)$$ वक्र, किसी भी अन्य विवरण से स्वतंत्र। वास्तव में, थर्मोकॉल्स मिश्र धातु निर्माण अनिश्चितताओं, उम्र बढ़ने के प्रभाव और सर्किट डिजाइन गलतियों/गलतफहमी जैसे मुद्दों से प्रभावित होते हैं।

सर्किट निर्माण
थर्मोकपल निर्माण में एक सामान्य त्रुटि कोल्ड जंक्शन मुआवजे से संबंधित है।यदि कोई त्रुटि के अनुमान पर की जाती है $$T_\mathrm{ref}$$, तापमान माप में एक त्रुटि दिखाई देगी।सबसे सरल माप के लिए, थर्मोकपल तारों को गर्म या ठंडे बिंदु से दूर तांबे से जुड़ा होता है जिसका तापमान मापा जाता है;इस संदर्भ जंक्शन को तब कमरे के तापमान पर माना जाता है, लेकिन यह तापमान भिन्न हो सकता है। थर्मोकपल वोल्टेज वक्र में nonlinearity के कारण, त्रुटियों में $$T_\mathrm{ref}$$ तथा $$T_\mathrm{sense}$$ आम तौर पर असमान मूल्य हैं।कुछ थर्मोकॉउल, जैसे कि टाइप बी, में कमरे के तापमान के पास अपेक्षाकृत सपाट वोल्टेज वक्र होता है, जिसका अर्थ है कि एक कमरे में एक बड़ी अनिश्चितता में एक बड़ी अनिश्चितता है $$T_\mathrm{ref}$$ में केवल एक छोटी सी त्रुटि का अनुवाद करता है $$T_\mathrm{sense}$$।

जंक्शनों को एक विश्वसनीय तरीके से बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे पूरा करने के लिए कई संभावित दृष्टिकोण हैं। कम तापमान के लिए, जंक्शनों को चकित या मिलाप किया जा सकता है;हालांकि, एक उपयुक्त प्रवाह (धातुकर्म) को खोजना मुश्किल हो सकता है और यह सोल्डर के कम पिघलने बिंदु के कारण सेंसिंग जंक्शन पर उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए संदर्भ और विस्तार जंक्शन आमतौर पर स्क्रू टर्मिनल ब्लॉक ों के साथ बनाए जाते हैं। उच्च तापमान के लिए, सबसे आम दृष्टिकोण एक टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके स्पॉट वेल्ड  या  समापक संबंध  है।

थर्मोकॉल्स के बारे में एक सामान्य मिथक यह है कि अवांछित जोड़े गए ईएमएफ से बचने के लिए, तीसरी धातु को शामिल किए बिना जंक्शनों को साफ -सफाई से बनाया जाना चाहिए। यह एक और सामान्य गलतफहमी के परिणामस्वरूप हो सकता है कि वोल्टेज जंक्शन पर उत्पन्न होता है। वास्तव में, जंक्शनों को सिद्धांत रूप में समान आंतरिक तापमान होना चाहिए;इसलिए, जंक्शन पर कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होता है।वोल्टेज तार के साथ थर्मल ढाल में उत्पन्न होता है।

एक थर्मोकपल छोटे संकेतों का उत्पादन करता है, अक्सर परिमाण में microvolts।इस सिग्नल के सटीक माप को कम निवेश समायोजन विद्युत संचालन शक्ति  के साथ एक एम्पलीफायर की आवश्यकता होती है और वोल्टमीटर के भीतर स्वयं-हीटिंग से थर्मल ईएमएफ से बचने के लिए देखभाल की जाती है।यदि थर्मोकपल तार में किसी कारण के लिए एक उच्च प्रतिरोध होता है (जंक्शनों पर खराब संपर्क, या तेजी से थर्मल प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले बहुत पतले तारों), मापने वाले उपकरण में मापा वोल्टेज में ऑफसेट को रोकने के लिए उच्च इनपुट प्रतिबाधा होना चाहिए।थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंटेशन में एक उपयोगी विशेषता एक साथ प्रतिरोध को मापेगा और वायरिंग में या थर्मोकपल जंक्शनों पर दोषपूर्ण कनेक्शन का पता लगाएगा।

मेटालर्जिकल ग्रेड
जबकि एक थर्मोकपल तार प्रकार को अक्सर इसकी रासायनिक संरचना द्वारा वर्णित किया जाता है, वास्तविक उद्देश्य एक जोड़ी तारों का उत्पादन करना है जो एक मानकीकृत का पालन करता है $$\scriptstyle E(T)$$ वक्र।

अशुद्धियां धातु के प्रत्येक बैच को अलग -अलग प्रभावित करती हैं, जिससे चर सीबेक गुणांक का उत्पादन होता है। मानक व्यवहार से मेल खाने के लिए, थर्मोकपल वायर निर्माताओं ने जानबूझकर मिश्र धातु को डोप करने के लिए अतिरिक्त अशुद्धियों में मिश्रण किया, स्रोत सामग्री में अनियंत्रित विविधताओं की भरपाई की। नतीजतन, थर्मोकपल तार के मानक और विशेष ग्रेड हैं, जो थर्मोकपल व्यवहार में मांग की गई सटीकता के स्तर पर निर्भर करता है। प्रिसिजन ग्रेड केवल मिलान किए गए जोड़े में उपलब्ध हो सकते हैं, जहां एक तार को दूसरे तार में कमियों की भरपाई के लिए संशोधित किया जाता है।

थर्मोकपल वायर के एक विशेष मामले को एक्सटेंशन ग्रेड के रूप में जाना जाता है, जिसे लंबी दूरी पर थर्मोइलेक्ट्रिक सर्किट को ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विस्तार तार बताए गए तारों का अनुसरण करते हैं $$\scriptstyle E(T)$$ वक्र लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें चरम वातावरण में उपयोग करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है और इसलिए उन्हें कुछ अनुप्रयोगों में सेंसिंग जंक्शन पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक एक्सटेंशन वायर एक अलग रूप में हो सकता है, जैसे कि फंसे हुए निर्माण और प्लास्टिक इन्सुलेशन के साथ अत्यधिक लचीला, या कई थर्मोकपल सर्किट ले जाने के लिए एक बहु-तार केबल का हिस्सा हो सकता है। महंगे नोबल मेटल थर्मोकेल के साथ, एक्सटेंशन तारों को भी पूरी तरह से अलग, सस्ती सामग्री से बनाया जा सकता है जो कम तापमान सीमा पर मानक प्रकार की नकल करता है।

उम्र बढ़ने
थर्मोकॉल्स का उपयोग अक्सर उच्च तापमान पर और प्रतिक्रियाशील भट्ठी वातावरण में किया जाता है। इस मामले में, व्यावहारिक जीवनकाल थर्मोकपल उम्र बढ़ने से सीमित है। एक थर्मोकपल में तारों के थर्मोइलेक्ट्रिक गुणांक जो बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, समय के साथ बदल सकता है, और माप वोल्टेज तदनुसार बूंद करता है। जंक्शनों के तापमान अंतर और माप वोल्टेज के बीच सरल संबंध केवल तभी सही होता है जब प्रत्येक तार सजातीय (रचना में समान) हो। एक प्रक्रिया में थर्मोकॉल्स की उम्र के रूप में, उनके कंडक्टर उच्च तापमान के लिए चरम या लंबे समय तक संपर्क के कारण रासायनिक और धातुकर्म परिवर्तनों के कारण समरूपता खो सकते हैं। यदि थर्मोकपल सर्किट का वृद्ध खंड एक तापमान ढाल के संपर्क में है, तो मापा वोल्टेज भिन्न होगा, जिसके परिणामस्वरूप त्रुटि होगी।

वृद्ध थर्मोकॉल्स केवल आंशिक रूप से संशोधित होते हैं; उदाहरण के लिए, भट्ठी के बाहर के हिस्सों में अप्रभावित होना। इस कारण से, वृद्ध थर्मोकॉल्स को उनके स्थापित स्थान से बाहर नहीं निकाला जा सकता है और त्रुटि का निर्धारण करने के लिए स्नान या परीक्षण भट्ठी में पुनर्गणना किया जा सकता है। यह भी बताता है कि कभी -कभी त्रुटि क्यों देखी जा सकती है जब एक वृद्ध थर्मोकपल को आंशिक रूप से एक भट्ठी से बाहर निकाला जाता है - जैसा कि सेंसर को वापस खींच लिया जाता है, वृद्ध वर्गों को गर्म से ठंड में वृद्धि के तापमान ग्रेडिएंट के संपर्क में देखा जा सकता है क्योंकि वृद्ध खंड अब कूलर से गुजरता है। दुर्दम्य क्षेत्र, माप में महत्वपूर्ण त्रुटि का योगदान। इसी तरह, एक वृद्ध थर्मोकपल जो भट्ठी में गहराई से धकेल दिया जाता है, कभी -कभी एक अधिक सटीक पढ़ने प्रदान कर सकता है यदि भट्ठी में आगे धकेल दिया जाता है, तो तापमान ढाल केवल एक नए खंड में होता है।

प्रकार
मिश्र धातुओं के कुछ संयोजन उद्योग के मानकों के रूप में लोकप्रिय हो गए हैं।संयोजन का चयन लागत, उपलब्धता, सुविधा, पिघलने बिंदु, रासायनिक गुण, स्थिरता और आउटपुट द्वारा संचालित होता है।विभिन्न प्रकार विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त हैं।वे आमतौर पर तापमान सीमा और संवेदनशीलता के आधार पर चुने जाते हैं।कम संवेदनशीलता (बी, आर, और एस प्रकार) के साथ थर्मोकॉल्स में समान रूप से कम संकल्प होते हैं।अन्य चयन मानदंडों में थर्मोकपल सामग्री का रासायनिक रासायनिक रूप से निष्क्रिय  निष्क्रियता शामिल है और यह  चुंबकीय  है या नहीं।मानक थर्मोकपल प्रकारों को सकारात्मक  इलेक्ट्रोड  के साथ नीचे सूचीबद्ध किया गया है) $$T_\text{sense} > T_\text{ref}$$) सबसे पहले, नकारात्मक इलेक्ट्रोड के बाद।

टाइप ई
टाइप ई (क्रोमल -कंसेंटेंटन) में एक उच्च आउटपुट (68 & nbsp; ° V/° C) होता है, जो इसे क्रायोजेनिक  उपयोग के लिए अच्छी तरह से अनुकूल बनाता है।इसके अतिरिक्त, यह गैर-चुंबकीय है। वाइड रेंज and270 & nbsp; ° C से +740 & nbsp; ° C है और संकीर्ण सीमा and110 & nbsp; ° C से +140 & nbsp; ° C है।

टाइप j
टाइप J ( लोहा -कंसेंटेंटन) में अधिक प्रतिबंधित रेंज (and40 & nbsp; ° C से +750 & nbsp; ° C) टाइप k की तुलना में लेकिन लगभग 50 & nbsp; ° v/° C की उच्च संवेदनशीलता है। लोहे का  क्यूरी प्वाइंट  (770 & nbsp; ° C) विशेषता में एक चिकनी परिवर्तन का कारण बनता है, जो ऊपरी तापमान सीमा को निर्धारित करता है।ध्यान दें, यूरोपीय/जर्मन टाइप एल टाइप जे का एक प्रकार है, ईएमएफ आउटपुट के लिए एक अलग विनिर्देश (संदर्भ डीआईएन 43712: 1985-01 )।

टाइप k
टाइप K (क्रोमल-अलुमेल) लगभग 41 & nbsp; ° V/° C की संवेदनशीलता के साथ सबसे सामान्य सामान्य-उद्देश्य थर्मोकपल है। यह सस्ती है, और इसकी एक विस्तृत विविधता इसके and200 & nbsp; ° C से +1350 & nbsp; ° C (−330 & nbsp; ° F से +2460 & nbsp; ° F) रेंज में उपलब्ध है।टाइप K को ऐसे समय में निर्दिष्ट किया गया था जब धातुकर्म  आज की तुलना में कम उन्नत थी, और परिणामस्वरूप विशेषताओं के बीच विशेषताओं में काफी भिन्नता हो सकती है।घटक धातुओं में से एक,  निकल, चुंबकीय है;चुंबकीय सामग्री के साथ किए गए थर्मोकॉल्स की एक विशेषता यह है कि वे आउटपुट में एक विचलन से गुजरते हैं जब सामग्री अपने  क्यूरी तापमान  तक पहुंचती है, जो कि लगभग 185 & nbsp; ° C पर टाइप k थर्मोक्यूलेस के लिए होती है। वे वातावरण को ऑक्सीकरण करने में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं।यदि, हालांकि, ज्यादातर कम करने वाला वातावरण (जैसे कि ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा के साथ हाइड्रोजन) तारों के संपर्क में आता है, तो क्रोमल मिश्र धातु में क्रोमियम ऑक्सीकरण करता है।यह EMF आउटपुट को कम करता है, और थर्मोकपल कम पढ़ता है।इस घटना को प्रभावित मिश्र धातु के रंग के कारण, हरे रंग की सड़ांध के रूप में जाना जाता है।यद्यपि हमेशा अलग -अलग हरे नहीं होते हैं, क्रोमल वायर एक मटमैले चांदी की त्वचा को विकसित करेगा और चुंबकीय हो जाएगा।इस समस्या की जांच करने का एक आसान तरीका यह है कि क्या दो तार चुंबकीय हैं (सामान्य रूप से, क्रोमल गैर-चुंबकीय है)।

वातावरण में हाइड्रोजन हरे रंग की सड़ांध का सामान्य कारण है।उच्च तापमान पर, यह ठोस धातुओं या एक बरकरार धातु थर्मोवेल के माध्यम से फैल सकता है।यहां तक कि थर्मोकपल को इंसुलेट करने वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक म्यान हाइड्रोजन को बाहर नहीं रखेगा। हरी सड़ांध वायुमंडल में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन मुक्त में समृद्ध नहीं होती है।एक सील थर्मोवे को अक्रिय गैस से भरा जा सकता है, या एक ऑक्सीजन मेहतर (जैसे कि एक बलि टाइटेनियम तार) जोड़ा जा सकता है।वैकल्पिक रूप से, अतिरिक्त ऑक्सीजन को थर्मोवेल में पेश किया जा सकता है।एक अन्य विकल्प कम-ऑक्सीजन वायुमंडल के लिए एक अलग थर्मोकपल प्रकार का उपयोग कर रहा है जहां हरे रंग की सड़ांध हो सकती है;एक प्रकार एन थर्मोकपल एक उपयुक्त विकल्प है।

टाइप एम
टाइप एम (82%नी/18% मोलिब्डेनम -99.2%नी/0.8% कोबाल्ट, वजन से) का उपयोग वैक्यूम भट्टियों में उसी कारणों से किया जाता है जैसे कि टाइप सी (नीचे वर्णित)।ऊपरी तापमान 1400 & nbsp; ° C तक सीमित है।यह अन्य प्रकारों की तुलना में कम आमतौर पर उपयोग किया जाता है।

टाइप n
टाइप एन ( निकरोसेल -एनआईएसआईएल) थर्मोकॉल्स, 270 & nbsp; ° C और +1300 & nbsp; ° C के बीच उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, इसकी स्थिरता और ऑक्सीकरण प्रतिरोध के कारण।संवेदनशीलता लगभग 39 & nbsp; 900 & ° C पर 900 & nbsp; ° C, टाइप K की तुलना में थोड़ा कम है।

नोएल ए। बर्ली द्वारा ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन  (DSTO) में डिज़ाइन किया गया, टाइप-एन थर्मोकॉल्स ने मानक बेस-मेटल थर्मोलेमेंट सामग्री में थर्मोइलेक्ट्रिक अस्थिरता के तीन प्रमुख विशिष्ट प्रकारों और कारणों को पार कर लिया:
 * 1) एक क्रमिक और आम तौर पर थर्मल ईएमएफ में संचयी बहाव ऊंचे तापमान पर लंबे समय तक एक्सपोज़र पर। यह सभी बेस-मेटल थर्मोलेमेंट सामग्रियों में मनाया जाता है और मुख्य रूप से ऑक्सीकरण,  कार्बोबराइजेशन कार्बोबराइजेशन  या  न्यूट्रॉन विकिरण  के कारण होने वाले रचनात्मक परिवर्तनों के कारण होता है जो परमाणु रिएक्टर वातावरण में  परमाणु प्रसारण  का उत्पादन कर सकता है। टाइप-के थर्मोकॉल्स के मामले में, केएन (नकारात्मक) तार से मैंगनीज और एल्यूमीनियम परमाणुओं को केपी (सकारात्मक) तार पर पलायन किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रासायनिक संदूषण के कारण डाउन-स्केल बहाव होता है। यह प्रभाव संचयी और अपरिवर्तनीय है।
 * 2) A तापमान रेंज में हीटिंग पर थर्मल EMF में #A अल्पकालिक चक्रीय परिवर्तन लगभग 250-650 & nbsp; ° C, जो कि k, j, t, और E. के थर्मोकॉल्स में होता है। इस तरह की EMF अस्थिरता संरचनात्मक परिवर्तनों से जुड़ी है धातुकर्म रचना में चुंबकीय लघु-श्रेणी के क्रम के रूप में।
 * 3) विशिष्ट तापमान रेंज में थर्मल ईएमएफ में समय-स्वतंत्र गड़बड़ी। यह रचना-निर्भर चुंबकीय परिवर्तनों के कारण है जो टाइप-के थर्मोकॉउल में थर्मल ईएमएफ को लगभग 25-225 & nbsp; ° C में, और 730 & nbsp; ° C से ऊपर के प्रकार J में।

निक्रोसेल और निसिल थर्मोकपल मिश्र धातुएं अन्य मानक बेस-मेटल थर्मोकपल मिश्र धातुओं के सापेक्ष थर्मोइलेक्ट्रिक स्थिरता को बहुत बढ़ाती हैं क्योंकि उनकी रचनाएं ऊपर वर्णित थर्मोइलेक्ट्रिक अस्थिरता को काफी हद तक कम करती हैं। यह मुख्य रूप से निकेल के एक आधार में घटक विलेय सांद्रता (क्रोमियम और सिलिकॉन) को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है, जो ऑक्सीकरण के आंतरिक से बाहरी मोड में एक संक्रमण का कारण बनने के लिए आवश्यक है, और विलेय (सिलिकॉन और मैग्नीशियम) का चयन करके जो अधिमानतः एक प्रसार के लिए ऑक्सीकरण करते हैं। -बारियर, और इसलिए ऑक्सीकरण-अवरोधक फिल्में। टाइप एन थर्मोकॉल्स कम-ऑक्सीजन स्थितियों के लिए टाइप K के लिए उपयुक्त विकल्प हैं जहां टाइप k हरी सड़ांध के लिए प्रवण है।वे वैक्यूम, अक्रिय वायुमंडल में उपयोग करने, वायुमंडल को ऑक्सीकरण करने या वातावरण को कम करने के लिए उपयुक्त हैं।वे सल्फर की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करते हैं।

टाइप टी
टाइप टी ( ताँबा -कंसेंटेंटन) थर्मोकॉल्स −200 से 350 & nbsp; ° C रेंज में माप के लिए अनुकूल हैं।अक्सर एक अंतर माप के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि केवल तांबे के तार जांच को छूता है।चूंकि दोनों कंडक्टर गैर-चुंबकीय हैं, इसलिए कोई क्यूरी पॉइंट नहीं है और इस प्रकार विशेषताओं में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है।टाइप-टी थर्मोकॉल्स में लगभग 43 & nbsp; ° V/° C की संवेदनशीलता होती है।ध्यान दें कि कॉपर में आमतौर पर थर्मोकपल निर्माणों में उपयोग किए जाने वाले मिश्र धातुओं की तुलना में बहुत अधिक तापीय चालकता होती है, और इसलिए थर्मल एंकरिंग टाइप-टी थर्मोकॉल्स के साथ अतिरिक्त देखभाल का उपयोग करना आवश्यक है।जर्मन विनिर्देश DIN 43712: 1985-01 में अप्रचलित प्रकार U में एक समान रचना पाई जाती है।

प्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु थर्मोक्यूलेस
टाइप्स बी, आर, और एस थर्मोकॉल्स प्रत्येक कंडक्टर के लिए प्लैटिनम  या एक प्लैटिनम/ रोडियम  मिश्र धातु का उपयोग करते हैं।ये सबसे स्थिर थर्मोकॉल्स में से हैं, लेकिन अन्य प्रकारों की तुलना में कम संवेदनशीलता होती है, लगभग 10 & nbsp; kv/° C।टाइप बी, आर, और एस थर्मोकॉल्स का उपयोग आमतौर पर उनकी उच्च लागत और कम संवेदनशीलता के कारण केवल उच्च तापमान माप के लिए किया जाता है।टाइप आर और एस थर्मोकॉल्स के लिए, एचटीएक्स प्लैटिनम तार का उपयोग शुद्ध प्लैटिनम लेग के स्थान पर थर्मोकपल को मजबूत करने और अनाज के विकास से विफलताओं को रोकने के लिए किया जा सकता है जो उच्च तापमान और कठोर परिस्थितियों में हो सकता है।

टाइप बी
टाइप बी (70%पीटी/30%आरएच -94%पीटी/6%आरएच, वजन द्वारा) थर्मोक्यूलेस 1800 और एनबीएसपी तक उपयोग के लिए अनुकूल हैं; ° C।टाइप-बी थर्मोक्यूल्स 0 & nbsp; ° C और 42 & nbsp; ° C पर समान आउटपुट का उत्पादन करते हैं, उनके उपयोग को लगभग 50 & nbsp; ° C से नीचे सीमित करते हैं।EMF फ़ंक्शन का न्यूनतम 21 & nbsp; ° C है, जिसका अर्थ है कि कोल्ड-जंक्शन मुआवजा आसानी से किया जाता है, क्योंकि मुआवजा वोल्टेज अनिवार्य रूप से ठेठ कमरे के तापमान पर एक संदर्भ के लिए एक स्थिर है।

टाइप आर
टाइप आर (87%पीटी/13%आरएच -पीटी, वजन से) थर्मोक्यूलेस का उपयोग 0 से 1600 & nbsp; ° C का उपयोग किया जाता है।टाइप आर थर्मोकॉल्स काफी स्थिर हैं और स्वच्छ, अनुकूल परिस्थितियों में उपयोग किए जाने पर लंबे संचालन जीवन के लिए सक्षम हैं।जब 1100 & nbsp; ° C (2000 & nbsp; ° F) से ऊपर का उपयोग किया जाता है, तो इन थर्मोक्यूल्स को धातु और गैर-धातु वाष्प के संपर्क से बचाया जाना चाहिए।टाइप आर मेटालिक प्रोटेक्टिंग ट्यूब में प्रत्यक्ष सम्मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है।दीर्घकालिक उच्च तापमान जोखिम अनाज की वृद्धि का कारण बनता है जिससे यांत्रिक विफलता हो सकती है और एक नकारात्मक अंशांकन बहाव है जो रोडियम प्रसार के कारण शुद्ध प्लैटिनम पैर के साथ -साथ रोडियम वाष्पीकरण से भी हो सकता है।इस प्रकार का टाइप एस के समान उपयोग है, लेकिन इसके साथ विनिमेय नहीं है।

प्रकार s
टाइप एस (90%पीटी/10%आरएच -पीटी, वजन द्वारा) थर्मोकॉल्स, टाइप आर के समान, 1600 और एनबीएसपी तक उपयोग किया जाता है; ° C।1990 के अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाने (ITS-90) की शुरुआत से पहले, सटीक टाइप-एस थर्मोक्यूल्स का उपयोग 630 & nbsp की सीमा के लिए व्यावहारिक मानक थर्मामीटर के रूप में किया गया था; ° C से 1064 & NBSP; ° C, ठंड के बीच एक प्रक्षेप के आधार पर। सुरमा, चांदी  और सोने की।ITS-90 से शुरू होकर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर ने इस सीमा को मानक थर्मामीटर के रूप में ले लिया है।

टंगस्टन/रेनियम-मिश्र धातु थर्मोक्यूलेस
ये थर्मोकॉल्स अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल हैं।विशिष्ट उपयोग हाइड्रोजन और अक्रिय वायुमंडल, साथ ही वैक्यूम भट्टियों के हैं।वे उत्सव के कारण उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण वातावरण में उपयोग नहीं किए जाते हैं। एक विशिष्ट सीमा 0 से 2315 & nbsp; ° C है, जिसे अक्रिय वातावरण में 2760 & nbsp; ° C तक बढ़ाया जा सकता है और संक्षिप्त माप के लिए 3000 & nbsp; ° C तक।

उच्च तापमान पर शुद्ध टंगस्टन पुनरावर्तन से गुजरता है और भंगुर हो जाता है।इसलिए, कुछ अनुप्रयोगों में टाइप जी और डी को टाइप जी पर पसंद किया जाता है।

उच्च तापमान पर जल वाष्प की उपस्थिति में, टंगस्टन टंगस्टन ऑक्साइड पर प्रतिक्रिया करता है, जो दूर अस्थिर हो जाता है, और हाइड्रोजन।हाइड्रोजन तब टंगस्टन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, पानी फिर से बन जाता है।इस तरह के जल चक्र से थर्मोकपल और अंतिम विफलता का क्षरण हो सकता है।उच्च तापमान वैक्यूम अनुप्रयोगों में इसलिए पानी के निशान की उपस्थिति से बचना वांछनीय है। टंगस्टन/रेनियम का एक विकल्प टंगस्टन/मोलिब्डेनम है, लेकिन वोल्टेज-तापमान प्रतिक्रिया कमजोर है और लगभग 1000 & nbsp; k पर न्यूनतम है।

थर्मोकपल तापमान अन्य सामग्रियों द्वारा भी सीमित है।उदाहरण के लिए, बेरिलियम ऑक्साइड, उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए एक लोकप्रिय सामग्री, तापमान के साथ चालकता प्राप्त करने के लिए जाता है;सेंसर के एक विशेष कॉन्फ़िगरेशन में 1000 & nbsp पर एक मेगोहम से इंसुलेशन प्रतिरोध छोड़ दिया गया था; k से 200 ओम 2200 & nbsp; k पर।उच्च तापमान पर, सामग्री रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरती है।2700 & nbsp पर; के बेरिलियम ऑक्साइड टंगस्टन, टंगस्टन-रेनियम मिश्र धातु और टैंटलम के साथ थोड़ा प्रतिक्रिया करता है;2600 & nbsp; के मोलिब्डेनम ने बीओ के साथ प्रतिक्रिया की, टंगस्टन प्रतिक्रिया नहीं करता है।BEO लगभग 2820 & nbsp; k,  मैग्नीशियम ऑक्साइड  पर लगभग 3020 & nbsp; k पर पिघलना शुरू कर देता है।

टाइप सी
(95%w/5%re -74%w/26%re, वजन से) अधिकतम तापमान टाइप-सी थर्मोकपल द्वारा मापा जाएगा 2329 ℃ है।

टाइप डी
(97%w/3%re -75%w/25%re, वजन से)

टाइप g
(W -74%w/26%re, वजन से)

क्रोमल-गॉल्ड/आयरन-ऑलॉय थर्मोकेल
इन थर्मोकौले (क्रोमल -गॉल्ड/आयरन मिश्र धातु) में, नकारात्मक तार लोहे के एक छोटे अंश (0.03–0.15 परमाणु प्रतिशत) के साथ सोना होता है।अशुद्ध सोने का तार थर्मोकपल को कम तापमान पर एक उच्च संवेदनशीलता देता है (उस तापमान पर अन्य थर्मोकॉल्स की तुलना में), जबकि क्रोमल वायर कमरे के तापमान के पास संवेदनशीलता को बनाए रखता है।इसका उपयोग क्रायोजेनिक्स  अनुप्रयोगों (1.2-300 K और यहां तक कि 600 K तक) के लिए किया जा सकता है।संवेदनशीलता और तापमान सीमा दोनों लोहे की एकाग्रता पर निर्भर करते हैं।संवेदनशीलता आमतौर पर कम तापमान पर लगभग 15 µv/k होती है, और सबसे कम उपयोग करने योग्य तापमान 1.2 और 4.2 K के बीच भिन्न होता है।

टाइप पी (नोबल-मेटल मिश्र धातु) या प्लैटिनल II
टाइप पी (55% दुर्ग /31%पीटी/14%एयू -65%एयू/35%पीडी, वजन से) थर्मोकॉउल एक थर्मोइलेक्ट्रिक वोल्टेज देते हैं जो प्रकार k को 500 & nbsp; ° C से 1400 & nbsp; ° C पर नकल करता है, हालांकि, हालांकि, ° C;वे विशुद्ध रूप से महान धातुओं से निर्मित होते हैं और इसलिए बढ़े हुए जंग प्रतिरोध को दर्शाता है।इस संयोजन को प्लेटिनल II के रूप में भी जाना जाता है।

प्लैटिनम/मोलिब्डेनम-अलॉय थर्मोक्यूलेस
प्लैटिनम/मोलिब्डेनम-अलॉय (95%पीटी/5%एमओ -99.9%पीटी/0.1%मो, वजन से) के थर्मोक्यूलेस का उपयोग कभी-कभी परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है, क्योंकि वे न्यूट्रॉन विकिरण से प्रेरित परमाणु प्रसारण से कम बहाव दिखाते हैं, इसकी तुलना मेंप्लैटिनम/रोडियम-मिश्र धातु प्रकार।

IRIDIUM/RHODIUM मिश्र धातु थर्मोक्यूलेस
इरिडियम /रोडियम मिश्र धातुओं के दो तारों का उपयोग एक थर्मोकपल प्रदान कर सकता है जिसका उपयोग लगभग 2000 & nbsp; ° C अक्रिय वायुमंडल में किया जा सकता है।

शुद्ध नोबल-मेटल थर्मोकॉल्स एयू-पीटी, पीटी-पीडी
दो अलग-अलग, उच्च-शुद्धता वाले महान धातुओं से बने थर्मोकॉल्स, जब भी अनियंत्रित, साथ ही साथ बहाव के निम्न स्तर पर भी उच्च सटीकता दिखा सकते हैं।उपयोग में दो संयोजन गोल्ड -प्लैटिनम और प्लैटिनम -पुलडियम हैं। उनकी मुख्य सीमाएं शामिल धातुओं के कम पिघलने वाले बिंदु हैं (1064 & nbsp; सोने के लिए ° C और 1555 & nbsp; पैलेडियम के लिए ° C)।ये थर्मोकॉल्स टाइप एस की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था और सादगी के कारण प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर के प्रतिस्पर्धी विकल्प के रूप में भी माना जाता है जो सामान्य रूप से मानक थर्मामीटर के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

HTIR-TC (उच्च तापमान विकिरण प्रतिरोधी) थर्मोक्यूलेस
HTIR-TC उच्च तापमान प्रक्रियाओं को मापने में एक सफलता प्रदान करता है।इसकी विशेषताएं हैं: उच्च तापमान पर टिकाऊ और विश्वसनीय, कम से कम 1700 & nbsp; ° C तक;विकिरण के लिए प्रतिरोधी;सामान्य रूप से मूल्यांकित;विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध - प्रत्येक एप्लिकेशन के अनुकूल;आसानी से स्थापित।मूल रूप से परमाणु परीक्षण रिएक्टरों में उपयोग के लिए विकसित, HTIR-TC भविष्य के रिएक्टरों में संचालन की सुरक्षा को बढ़ा सकता है।यह थर्मोकपल इडाहो नेशनल लेबोरेटरी (INL) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था।

प्रकार की तुलना
नीचे दी गई तालिका कई अलग -अलग थर्मोकपल प्रकारों के गुणों का वर्णन करती है।सहिष्णुता स्तंभों के भीतर, टी डिग्री सेल्सियस में गर्म जंक्शन के तापमान का प्रतिनिधित्व करता है।उदाहरण के लिए, × 0.0025 × T की सहिष्णुता के साथ एक थर्मोकपल में 1000 & nbsp; ° C पर ° 2.5 & nbsp; ° C की सहिष्णुता होगी। रंग कोड कॉलम में प्रत्येक सेल में एक थर्मोकपल केबल के अंत को दर्शाया गया है, जिसमें जैकेट का रंग और व्यक्तिगत लीड का रंग दिखाया गया है।पृष्ठभूमि रंग कनेक्टर शरीर के रंग का प्रतिनिधित्व करता है।

तार इन्सुलेशन
थर्मोकपल बनाने वाले तारों को सेंसिंग जंक्शन को छोड़कर, हर जगह एक -दूसरे से इन्सुलेटर (बिजली)  होना चाहिए। तारों के बीच कोई भी अतिरिक्त विद्युत संपर्क, या अन्य प्रवाहकीय वस्तुओं के लिए एक तार का संपर्क, वोल्टेज को संशोधित कर सकता है और तापमान का गलत पढ़ना दे सकता है।

प्लास्टिक एक थर्मोकपल के कम तापमान भागों के लिए उपयुक्त इंसुलेटर हैं, जबकि सिरेमिक इन्सुलेशन का उपयोग लगभग 1000 & nbsp; ° C तक किया जा सकता है। अन्य चिंताएं (घर्षण और रासायनिक प्रतिरोध) भी सामग्रियों की उपयुक्तता को प्रभावित करती हैं।

जब वायर इन्सुलेशन विघटित हो जाता है, तो यह वांछित संवेदन बिंदु से एक अलग स्थान पर एक अनपेक्षित विद्युत संपर्क में परिणाम कर सकता है। यदि इस तरह के एक क्षतिग्रस्त थर्मोकपल का उपयोग थर्मोस्टैट या अन्य तापमान नियंत्रक के बंद लूप नियंत्रण में किया जाता है, तो इससे एक भगोड़ा ओवरहीटिंग इवेंट और संभवतः गंभीर क्षति हो सकती है, क्योंकि झूठे तापमान रीडिंग आमतौर पर सेंसिंग जंक्शन तापमान से कम होगी। असफल इन्सुलेशन भी आमतौर पर यूटगा  होगा, जिससे संदूषण प्रक्रिया हो सकती है। बहुत अधिक तापमान पर या संदूषण-संवेदनशील अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले थर्मोकॉउल के कुछ हिस्सों के लिए, केवल उपयुक्त इन्सुलेशन  खालीपन  या  अक्रिय गैस  हो सकता है; थर्मोकपल तारों की यांत्रिक कठोरता का उपयोग उन्हें अलग रखने के लिए किया जाता है।

प्रतिक्रिया समय
माप प्रणाली की प्रतिक्रिया की गति न केवल डेटा अधिग्रहण पर बल्कि थर्मोकपल सेंसर के निर्माण पर भी निर्भर करती है।जब तापमान पढ़ने का समय कई एमएस में होता है।थर्मोकपल की माप टिप अछूता है या नहीं।हालांकि, इतने तेजी से तापमान माप में पढ़ने की त्रुटि थर्मोकपल टिप के इन्सुलेशन के कारण होती है।यहां तक कि एक सस्ते अधिग्रहण प्रणाली जैसे कि एक Arduino  और थर्मोकपल  एनॉलॉग से डिजिटल परिवर्तित करने वाला उपकरण  या  एम्पलीफायर  में कई एमएस की प्रतिक्रिया की गति हो सकती है, लेकिन थर्मोकपल का डिजाइन महत्वपूर्ण होगा।

इन्सुलेशन सामग्री की तालिका
इन्सुलेशन के लिए तापमान रेटिंग इस आधार पर भिन्न हो सकती है कि समग्र थर्मोकपल निर्माण केबल में क्या होता है।

नोट: T300 एक नई उच्च तापमान सामग्री है जिसे हाल ही में UL द्वारा 300 & nbsp; ° C ऑपरेटिंग तापमान के लिए अनुमोदित किया गया था।

अनुप्रयोग
थर्मोकॉल्स एक बड़ी तापमान सीमा पर मापने के लिए उपयुक्त हैं, and270 से 3000 & nbsp; ° C (थोड़े समय के लिए, अक्रिय वातावरण में) तक। अनुप्रयोगों में भट्टों, गैस टरबाइन निकास, डीजल इंजन इंजन, अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं और कोहरे मशीनों के लिए तापमान माप शामिल हैं।वे उन अनुप्रयोगों के लिए कम उपयुक्त हैं जहां छोटे तापमान अंतर को उच्च सटीकता के साथ मापा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए 0-100 & nbsp; ° C 0.1 & nbsp; ° C सटीकता के साथ।ऐसे अनुप्रयोगों के लिए थर्मिस्टर्स, सिलिकॉन बैंडगैप तापमान सेंसर और प्रतिरोध थर्मामीटर अधिक उपयुक्त हैं।

इस्पात उद्योग
टाइप बी, एस, आर और के थर्मोकॉल्स का उपयोग स्टील और लोहे के उद्योगों में बड़े पैमाने पर स्टील बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान और रसायन विज्ञान की निगरानी के लिए किया जाता है।डिस्पोजेबल, डिसमर्सिबल, टाइप एस थर्मोकॉल्स का उपयोग नियमित रूप से इलेक्ट्रिक आर्क भट्टी प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है ताकि टैप करने से पहले स्टील के तापमान को सही ढंग से मापा जा सके।एक छोटे स्टील के नमूने के शीतलन वक्र का विश्लेषण किया जा सकता है और इसका उपयोग पिघले हुए स्टील की कार्बन सामग्री का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

गैस उपकरण सुरक्षा
कई प्राकृतिक गैस -खिलाए गए हीटिंग उपकरण जैसे कि  तंदूर  और पानी के हीटिंग को आवश्यक होने पर मुख्य गैस बर्नर को प्रज्वलित करने के लिए  सूचक बत्ती  का उपयोग किया जाता है। यदि पायलट लौ बाहर जाती है, तो असंतुलित गैस जारी की जा सकती है, जो एक विस्फोट जोखिम और एक स्वास्थ्य खतरा है। इसे रोकने के लिए, कुछ उपकरण पायलट प्रकाश जलने पर एक असफल-सुरक्षित सर्किट में एक थर्मोकपल का उपयोग करते हैं। थर्मोकपल की नोक को पायलट लौ में रखा जाता है, जो एक वोल्टेज उत्पन्न करता है जो आपूर्ति वाल्व संचालित करता है जो पायलट को गैस खिलाता है। इसलिए जब तक पायलट की लौ रहती है, थर्मोकपल गर्म रहता है, और पायलट गैस वाल्व खुला रहता है। यदि पायलट प्रकाश बाहर चला जाता है, तो थर्मोकपल तापमान गिर जाता है, जिससे थर्मोकपल के पार वोल्टेज गिर जाता है और वाल्व बंद हो जाता है।

जहां जांच को आसानी से लौ के ऊपर रखा जा सकता है, एक लौ डिटेक्टर#आयनीकरण वर्तमान लौ का पता लगाने के बजाय अक्सर इसका उपयोग किया जा सकता है। भाग सिरेमिक निर्माण के साथ, उन्हें लौ रॉड्स, फ्लेम सेंसर या फ्लेम डिटेक्शन इलेक्ट्रोड के रूप में भी जाना जा सकता है।

। -0.25 एक स्रोत, आमतौर पर) कॉइल को आकार देने के लिए एक हल्के वसंत के खिलाफ वाल्व को खुला रखने में सक्षम होने के लिए, लेकिन प्रारंभिक टर्निंग-ऑन बल के बाद ही उपयोगकर्ता द्वारा दबाए जाने वाले बल प्रदान किया जाता है और प्रकाश के दौरान वसंत को संपीड़ित करने के लिए एक घुंडी को पकड़ता है। चालक। ये सिस्टम पायलट लाइटिंग निर्देशों में एक्स मिनट के लिए प्रेस और होल्ड द्वारा पहचाने जाने योग्य हैं। (इस तरह के वाल्व की वर्तमान आवश्यकता को रोकना एक बड़े सोलनॉइड से बहुत कम है जो एक बंद स्थिति से वाल्व को खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।) वाल्व लेट-गो और होल्डिंग धाराओं की पुष्टि करने के लिए विशेष परीक्षण सेट बनाए जाते हैं, क्योंकि एक साधारण मिलीमीटर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह गैस वाल्व कॉइल की तुलना में अधिक प्रतिरोध का परिचय देता है। थर्मोकपल के खुले सर्किट वोल्टेज का परीक्षण करने के अलावा, और थर्मोकपल गैस वाल्व कॉइल के माध्यम से शॉर्ट-सर्किट डीसी निरंतरता के पास, सबसे आसान गैर-विशेषज्ञ परीक्षण एक ज्ञात अच्छे गैस वाल्व का प्रतिस्थापन है।

कुछ सिस्टम, जिन्हें मिलिवोल्ट कंट्रोल सिस्टम के रूप में जाना जाता है, थर्मोकपल अवधारणा को खुला और मुख्य गैस वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए भी बढ़ाते हैं। न केवल पायलट थर्मोकपल द्वारा बनाई गई वोल्टेज पायलट गैस वाल्व को सक्रिय करता है, यह मुख्य गैस वाल्व को भी बिजली देने के लिए थर्मोस्टैट के माध्यम से भी रूट किया जाता है। यहां, ऊपर वर्णित पायलट फ्लेम सुरक्षा प्रणाली की तुलना में एक बड़े वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और एक थर्मोपाइल का उपयोग एकल थर्मोकपल के बजाय किया जाता है। इस तरह की प्रणाली को इसके संचालन के लिए बिजली के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार बिजली की विफलता के दौरान काम कर सकते हैं, बशर्ते कि अन्य संबंधित सिस्टम घटक इसके लिए अनुमति देते हैं। यह आम मजबूर वायु भट्टियों को बाहर करता है क्योंकि ब्लोअर मोटर को संचालित करने के लिए बाहरी विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सुविधा विशेष रूप से अन-संचालित संवहन हीटर ों के लिए उपयोगी है। थर्मोकपल का उपयोग करके एक समान गैस शट-ऑफ सुरक्षा तंत्र को कभी-कभी यह सुनिश्चित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि मुख्य बर्नर एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रज्वलित करता है, मुख्य बर्नर गैस आपूर्ति वाल्व को बंद करना ऐसा नहीं होना चाहिए।

स्थायी पायलट लौ द्वारा बर्बाद ऊर्जा के बारे में चिंता से बाहर, कई नए उपकरणों के डिजाइनरों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित पायलट-कम इग्निशन पर स्विच किया है, जिसे रुक-रुक कर इग्निशन भी कहा जाता है। कोई स्थायी पायलट लौ के साथ, गैस बिल्डअप का कोई जोखिम नहीं है, लौ बाहर जाना चाहिए, इसलिए इन उपकरणों को थर्मोकपल-आधारित पायलट सुरक्षा स्विच की आवश्यकता नहीं है। चूंकि ये डिज़ाइन बिजली के निरंतर स्रोत के बिना ऑपरेशन का लाभ खो देते हैं, इसलिए कुछ उपकरणों में अभी भी स्थायी पायलटों का उपयोग किया जाता है। अपवाद बाद में मॉडल तात्कालिक (उर्फ टैंकलेस) टंकीलेस वॉटर हीटर  है जो गैस बर्नर को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक वर्तमान उत्पन्न करने के लिए पानी के प्रवाह का उपयोग करता है; ये डिज़ाइन एक थर्मोकपल का भी उपयोग करते हैं, जब गैस को प्रज्वलित करने में विफल रहता है, या यदि लौ बुझ जाती है, तो सुरक्षा कट-ऑफ डिवाइस के रूप में भी एक थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है।

थर्मोपाइल विकिरण सेंसर
थर्मोपाइल्स का उपयोग घटना विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर दृश्यमान या अवरक्त प्रकाश, जो गर्म जंक्शनों को गर्म करता है, जबकि ठंड जंक्शन एक गर्मी सिंक पर होते हैं।केवल कुछ μW/सेमी की विकिरण तीव्रता (भौतिकी)  को मापना संभव है2 व्यावसायिक रूप से उपलब्ध थर्मोपाइल सेंसर के साथ।उदाहरण के लिए, कुछ  लेज़र  पावर (भौतिकी) मीटर ऐसे सेंसर पर आधारित हैं;इन्हें विशेष रूप से  थर्मोपाइल लेजर सेंसर  के रूप में जाना जाता है।

थर्मोपाइल सेंसर के संचालन का सिद्धांत एक बोलेमीटर  से अलग है, क्योंकि उत्तरार्द्ध प्रतिरोध में परिवर्तन पर निर्भर करता है।

विनिर्माण
थर्मोकॉल्स का उपयोग आमतौर पर प्रोटोटाइप विद्युत और यांत्रिक तंत्र के परीक्षण में किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, इसकी वर्तमान वहन क्षमता के लिए परीक्षण के तहत स्विचगियर  एक हीट रन टेस्ट के दौरान थर्मोकेल स्थापित और निगरानी कर सकता है, यह पुष्टि करने के लिए कि रेटेड करंट में तापमान वृद्धि डिज़ाइन की गई सीमाओं से अधिक नहीं है।

पावर प्रोडक्शन
एक थर्मोकपल अतिरिक्त सर्किटरी और बिजली स्रोतों की आवश्यकता के बिना सीधे कुछ प्रक्रियाओं को चलाने के लिए वर्तमान का उत्पादन कर सकता है। उदाहरण के लिए, तापमान अंतर होने पर एक थर्मोकपल से शक्ति एक वाल्व को सक्रिय कर सकती है। थर्मोकपल द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को गर्मी  से परिवर्तित किया जाता है जिसे विद्युत क्षमता को बनाए रखने के लिए गर्म पक्ष को आपूर्ति की जानी चाहिए। गर्मी का एक निरंतर हस्तांतरण आवश्यक है क्योंकि थर्मोकपल के माध्यम से प्रवाहित वर्तमान गर्म पक्ष को ठंडा करने का कारण बनता है और ठंडे पक्ष को गर्म करने के लिए ( पेल्टियर प्रभाव )।

थर्मोकॉल्स को थर्मोपाइल बनाने के लिए श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है, जहां सभी गर्म जंक्शनों को उच्च तापमान और सभी ठंड जंक्शनों को कम तापमान तक उजागर किया जाता है। आउटपुट व्यक्तिगत जंक्शनों में वोल्टेज का योग है, जिससे बड़ा वोल्टेज और पावर आउटपुट मिलता है। एक रेडियोसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर  में, एक गर्मी स्रोत के रूप में  ट्रांस्यूरानिक तत्व ों के  रेडियोधर्मी क्षय  का उपयोग सूर्य से बहुत दूर मिशन पर अंतरिक्ष यान को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किया गया है।

मिट्टी के तेल का दीपक द्वारा गर्म किए गए थर्मोपाइल्स का उपयोग अलग -अलग क्षेत्रों में  बैटरी रहित रेडियो  रिसीवर चलाने के लिए किया गया था। व्यावसायिक रूप से उत्पादित लालटेन हैं जो लकड़ी के स्टोव में वायु परिसंचरण और गर्मी वितरण में सुधार करने के लिए कई हल्के उत्सर्जक डायोड, और थर्मोइलेक्ट्रिक रूप से संचालित प्रशंसकों को चलाने के लिए एक मोमबत्ती से गर्मी का उपयोग करते हैं।

प्रक्रिया पौधे
रासायनिक उत्पादन और पेट्रोलियम रिफाइनरियां आमतौर पर लॉगिंग के लिए कंप्यूटरों को नियुक्त करती हैं और एक प्रक्रिया से जुड़े कई तापमानों का परीक्षण करने के लिए, आमतौर पर सैकड़ों में नंबरिंग करती हैं।ऐसे मामलों के लिए, प्रत्येक सर्किट के दूसरे थर्मोकपल वाले एक सामान्य संदर्भ ब्लॉक (तांबे के एक बड़े ब्लॉक) में कई थर्मोकपल लीड लाया जाएगा।ब्लॉक का तापमान एक थर्मिस्टर द्वारा मापा जाता है।प्रत्येक मापा स्थान पर तापमान निर्धारित करने के लिए सरल संगणना का उपयोग किया जाता है।

थर्मोकपल वैक्यूम गेज के रूप में
एक थर्मोकपल का उपयोग लगभग 0.001 से 1 Torr निरपेक्ष दबाव की सीमा पर एक वैक्यूम गेज  के रूप में किया जा सकता है।इस दबाव रेंज में, गैस का औसत मुक्त पथ  वैक्यूम चैंबर  के आयामों के बराबर है, और प्रवाह शासन न तो विशुद्ध रूप से नवियर -स्टोक्स समीकरण है और न ही विशुद्ध रूप से  नूडसेन प्रवाह  है। इस कॉन्फ़िगरेशन में, थर्मोकपल जंक्शन एक छोटे हीटिंग तार के केंद्र से जुड़ा होता है, जो आमतौर पर लगभग 5 & nbsp; ma के निरंतर वर्तमान द्वारा सक्रिय होता है, और गर्मी को गैस की थर्मल चालकता से संबंधित दर पर हटा दिया जाता है।

थर्मोकपल जंक्शन पर पाया गया तापमान आसपास की गैस की थर्मल चालकता पर निर्भर करता है, जो गैस के दबाव  पर निर्भर करता है।एक थर्मोकपल द्वारा मापा गया संभावित अंतर वैक्यूम#माप पर दबाव की चौकोर संख्या के लिए आनुपातिक है। कम से मध्यम-वैक्यूम रेंज।उच्च (चिपचिपा प्रवाह) और निचले (आणविक प्रवाह) दबावों पर, हवा या किसी अन्य गैस की तापीय चालकता अनिवार्य रूप से दबाव से स्वतंत्र है।थर्मोकपल को पहली बार 1906 में Voege द्वारा एक वैक्यूम गेज के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक वैक्यूम गेज के रूप में थर्मोकपल के लिए गणितीय मॉडल काफी जटिल है, जैसा कि वैन अटा द्वारा विस्तार से बताया गया है, लेकिन इसके लिए सरल किया जा सकता है:
 * $$P = \frac{B (V^2 - V_0^2)}{V_0^2}, $$

जहां पी गैस का दबाव है, बी एक स्थिरांक है जो थर्मोकपल तापमान, गैस संरचना और वैक्यूम-चैम्बर ज्यामिति, वी पर निर्भर करता है0 शून्य दबाव (निरपेक्ष) पर थर्मोकपल वोल्टेज है, और वी थर्मोकपल द्वारा इंगित वोल्टेज है।

विकल्प पिरनि गेज  है, जो लगभग एक ही दबाव रेंज में एक समान तरीके से संचालित होता है, लेकिन केवल एक 2-टर्मिनल डिवाइस है, जो एक थर्मोकपल का उपयोग करने के बजाय एक पतली विद्युत गर्म तार के तापमान के साथ प्रतिरोध में परिवर्तन को महसूस करता है।

यह भी देखें

 * गर्म प्रवाह सेंसर
 * बोलोमीटर
 * Giuseppe Domenico Botto
 * थर्मिस्टर
 * थर्मोपावर
 * सेंसर की सूची
 * 1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान स्केल
 * BIMETAL (यांत्रिक)

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * प्रत्यावर्ती धारा
 * फासोर
 * चरण (तरंगें)
 * विद्युतीय प्रतिरोध
 * और एकजुट
 * ध्रुवीय समन्वय तंत्र
 * प्रतिबाधा पैरामीटर
 * गुणात्मक प्रतिलोम
 * वह
 * बिजली की प्रतिक्रिया
 * अधिष्ठापन
 * धुवीय निर्देशांक
 * काल्पनिक एकक
 * वास्तविक भाग
 * काल्पनिक भाग
 * अधीरता सिद्धांत
 * समय क्षेत्र
 * वर्तमान विभक्त
 * द्विघात चरण
 * चरण बदलाव
 * विद्युतीय इन्सुलेशन
 * संभावना
 * चुंबकीय प्रवाह का घनत्व
 * एकदिश धारा
 * समकक्ष प्रतिबाधा बदल जाता है
 * वैरिकैप
 * दर्वाज़ी की घंटी
 * कंपन
 * कार्यवाही संभावना
 * तंत्रिका परिपथ
 * डेसिबल
 * भट्ठा
 * क्रोमेल
 * एल्यूमेल
 * अनिश्चितकालीन अभिन्न
 * एकीकरण स्थिर
 * प्रवाह (धातु विज्ञान)
 * इनपुट उपस्थिति
 * कॉन्स्टेंटन
 * निसिल
 * परमाणु रिऐक्टर
 * ऊष्मीय चालकता
 * 1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाना
 * प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर
 * सोना
 * वैक्यूम भट्टी
 * गले लगाना
 * तापमान नियंत्रण
 * आंकड़ा अधिग्रहण
 * प्रतिरोधक थर्मामीटर
 * कोहरे की मशीन
 * विद्युत चाप भट्ठी
 * जल तापन
 * दबा कर जमाना
 * सुरक्षा कम होना
 * हनीवेल
 * मजबूर हवाई भट्ठी
 * शक्ति (भौतिकी)
 * विद्युतीय ऊर्जा
 * लकड़ी का चूल्हा
 * टोर
 * मुक्त पथ मतलब
 * वर्ग संख्या
 * द्विधात्वीय

बाहरी संबंध

 * Thermocouple Operating Principle – University Of Cambridge
 * Thermocouple Drift – University Of Cambridge
 * Two Ways to Measure Temperature Using Thermocouples

Thermocouple data tables:
 * Text tables: NIST ITS-90 Thermocouple Database (B,E,J,K,N,R,S,T)
 * PDF tables: J K T E N R S B
 * Python package thermocouples_reference containing characteristic curves of many thermocouple types.
 * R package Temperature Measurement with Thermocouples, RTD and IC Sensors.
 * Data table: Thermocouple wire sizes

]

]