मल्टीमीटर

एक मल्टीमीटर एक मापने वाला उपकरण है जो कई विद्युत गुणों को माप सकता है।एक विशिष्ट मल्टीमीटर वोल्टेज, विद्युत प्रतिरोध और  विद्युत प्रवाह  को माप सकता है, जिस स्थिति में इसे वोल्ट-ओम-मिलियममेटर (VOM) के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यूनिट  वाल्टमीटर ,  एम्मिटर‎  और  ओमम्मेटर  कार्यक्षमता से लैस है।कुछ में तापमान और  समाई  जैसे #additional_scales के माप की सुविधा होती है।

एनालॉग मल्टीमीटर रीडिंग प्रदर्शित करने के लिए एक मूविंग पॉइंटर के साथ एक माइक्रोमीटर  का उपयोग करते हैं।डिजिटल मल्टीमीटर (DMM, DVOM) में न्यूमेरिक डिस्प्ले होते हैं और उन्होंने एनालॉग मल्टीमीटर को लगभग अप्रचलित कर दिया है क्योंकि वे एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में सस्ते, अधिक सटीक और अधिक शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं।

मल्टीमीटर आकार, सुविधाओं और मूल्य में भिन्न होते हैं।वे पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस या अत्यधिक-सटीक उपकरण को मापना  हो सकते हैं।सस्ते मल्टीमीटर के तहत लागत हो सकती है US$10, जबकि प्रमाणित  अंशांकन  के साथ प्रयोगशाला-ग्रेड मॉडल खर्च कर सकते हैं US$5,000।

इतिहास
पहला मूविंग-पॉइंटर करंट-डिटेक्टिंग डिवाइस 1820 में बिजली की शक्ति नापने का यंत्र  था। इनका उपयोग एक  व्हीटस्टोन पुल  का उपयोग करके प्रतिरोध और वोल्टेज को मापने के लिए किया गया था, और अज्ञात मात्रा की तुलना एक संदर्भ वोल्टेज या प्रतिरोध से किया गया था। प्रयोगशाला में उपयोगी होने के दौरान, डिवाइस क्षेत्र में बहुत धीमे और अव्यवहारिक थे। ये गैल्वेनोमीटर भारी और नाजुक थे।

D'Arsonval galvanometer | D'Arsonval -Weston मीटर आंदोलन एक चलती कॉइल का उपयोग करता है जो एक सूचक को वहन करता है और पिवोट्स या एक टॉट बैंड लिगामेंट पर घूमता है। कॉइल एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और ठीक सर्पिल स्प्रिंग्स द्वारा संयमित होता है जो चलती कुंडल में वर्तमान को ले जाने के लिए भी काम करता है। यह केवल पता लगाने के बजाय आनुपातिक माप देता है, और विक्षेपण मीटर के उन्मुखीकरण से स्वतंत्र है। एक पुल को संतुलित करने के बजाय, मूल्यों को सीधे उपकरण के पैमाने से पढ़ा जा सकता है, जिसने माप को त्वरित और आसान बना दिया।

मूल चलती कॉइल मीटर केवल प्रत्यक्ष वर्तमान माप के लिए उपयुक्त है, आमतौर पर 10 & nbsp की सीमा में; μA से 100 & nbsp; ma। यह आसानी से शंट (बुनियादी आंदोलन के समानांतर में प्रतिरोध) का उपयोग करके या गुणकों के रूप में ज्ञात श्रृंखला प्रतिरोधों का उपयोग करके वोल्टेज पढ़ने के लिए भारी धाराओं को पढ़ने के लिए अनुकूलित किया जाता है। वैकल्पिक धाराओं या वोल्टेज को पढ़ने के लिए, एक रेक्टिफायर की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उपयुक्त रेक्टिफायर में से एक कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर था, जो यूनियन स्विच एंड सिग्नल कंपनी, स्विसवेल, पेंसिल्वेनिया द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था, जो बाद में 1927 से वेस्टिंगहाउस ब्रेक एंड सिग्नल कंपनी का हिस्सा था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा सूचीबद्ध मल्टीमीटर शब्द का पहला सत्यापित उपयोग 1907 से है। पहले मल्टीमीटर के आविष्कार  को ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस इंजीनियर, डोनाल्ड मैकाडी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो  दूरसंचार  सर्किट के रखरखाव के लिए आवश्यक कई अलग -अलग उपकरणों को ले जाने की आवश्यकता से असंतुष्ट हो गए। मैकाडी ने एक उपकरण का आविष्कार किया, जो  एम्पीयर  (एएमपीएस), वोल्ट और  ओम  को माप सकता था, इसलिए मल्टीफंक्शनल मीटर को तब एवोमीटर नाम दिया गया था। मीटर में रेंज का चयन करने के लिए एक मूविंग कॉइल मीटर, वोल्टेज और सटीक प्रतिरोध, और स्विच और सॉकेट शामिल थे।

1923 में स्थापित स्वचालित कॉइल विंडर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी (ACWEECO) को एवोमीटर और एक कॉइल वाइंडिंग मशीन के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था, जिसे मैकाडी द्वारा डिज़ाइन और पेटेंट भी किया गया था।हालांकि Acweeco के एक शेयरधारक, श्री मैकाडी ने 1933 में अपनी सेवानिवृत्ति तक डाकघर के लिए काम करना जारी रखा। उनके बेटे, ह्यूग एस। मैकाडी, 1927 में Acweeco में शामिल हुए और तकनीकी निदेशक बने। Ref> इंपीरियल कॉलेज लाइब्रेरी अभिलेखागार - डोनाल्ड मैकाडी के कागजात 1871-1956 MS2015/21 पहला AVO 1923 में बिक्री पर रखा गया था, और इसकी कई विशेषताएं पिछले मॉडल 8 के माध्यम से लगभग अनछुए रहीं।

मल्टीमीटर के सामान्य गुण
कोई भी मीटर कुछ हद तक परीक्षण के तहत सर्किट को लोड करेगा। उदाहरण के लिए, 50 ampere  (μA) के पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण वर्तमान के साथ एक चलती कुंडल आंदोलन का उपयोग करते हुए एक मल्टीमीटर, आमतौर पर उपलब्ध उच्चतम संवेदनशीलता, कम से कम 50 & nbsp; मीटर के लिए सर्किट के लिए सर्किट से μA को आकर्षित करना चाहिए। इसका पैमाना। यह सर्किट को प्रभावित करने के लिए एक उच्च-प्रतिबाधा सर्किट को इतना लोड कर सकता है, जिससे कम पढ़ना कम हो सकता है। पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण वर्तमान भी प्रति वोल्ट (ω/v) ओम के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। प्रति वोल्ट आंकड़ा ओम को अक्सर उपकरण की संवेदनशीलता कहा जाता है। इस प्रकार 50 & nbsp के साथ एक मीटर; μA आंदोलन में 20,000 & nbsp; v/v की संवेदनशीलता होगी। प्रति वोल्ट इस तथ्य को संदर्भित करता है कि परीक्षण के तहत सर्किट के लिए मीटर प्रस्तुत करने वाला प्रतिबाधा 20,000 & nbsp होगा; पूर्ण पैमाने पर वोल्टेज द्वारा गुणा किया जाता है जिससे मीटर सेट होता है। उदाहरण के लिए, यदि मीटर 300 & nbsp; v पूर्ण पैमाने पर सेट किया गया है, तो मीटर का प्रतिबाधा 6 & nbsp; m। होगा। 20,000 & nbsp; ω/v सबसे अच्छी (उच्चतम) संवेदनशीलता है जो विशिष्ट एनालॉग मल्टीमीटर के लिए उपलब्ध है जिसमें आंतरिक एम्पलीफायरों की कमी होती है। आंतरिक एम्पलीफायरों (VTVMS, FETVMs, आदि) में मीटर के लिए, इनपुट प्रतिबाधा एम्पलीफायर सर्किट द्वारा तय किया जाता है।

एवोमीटर
पहले एवोमीटर में 60 & nbsp; v/v, तीन प्रत्यक्ष वर्तमान श्रेणियों (12 & nbsp; ma, 1.2 & nbsp; a, और 12 & nbsp; a) की संवेदनशीलता  (इलेक्ट्रॉनिक्स) थी, तीन प्रत्यक्ष वोल्टेज सीमा (12, 120, और 600 & nbsp; v यावैकल्पिक रूप से 1,200 & nbsp; v), और एक 10,000 & nbsp; of प्रतिरोध रेंज।1927 के एक बेहतर संस्करण ने इसे 13 रेंज और 166.6 & nbsp; v/v (6 & nbsp; ma) आंदोलन तक बढ़ा दिया।एक सार्वभौमिक संस्करण जिसमें अतिरिक्त वैकल्पिक वर्तमान और वैकल्पिक वोल्टेज रेंज शामिल थे, 1933 से और 1936 में दोहरी-संवेदनशीलता एवोमीटर मॉडल 7 ने 500 और 100 & nbsp; ω/v की पेशकश की। 1930 के दशक के मध्य तक 1950 के दशक तक, 1,000 & nbsp; v/v रेडियो काम के लिए संवेदनशीलता का एक वास्तविक मानक बन गया और यह आंकड़ा अक्सर सर्विस शीट पर उद्धृत किया गया था।हालांकि, कुछ निर्माता जैसे कि सिम्पसन, ट्रिपलट और वेस्टन, सभी यूएसए में, दूसरे विश्व युद्ध से पहले 20,000 & nbsp; vor/v voms का उत्पादन किया और इनमें से कुछ निर्यात किए गए थे।1945-46 के बाद, 20,000 & nbsp; v/v इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपेक्षित मानक बन गया, लेकिन कुछ निर्माताओं ने और भी अधिक संवेदनशील उपकरणों की पेशकश की।औद्योगिक और अन्य भारी-वर्तमान उपयोग के लिए कम संवेदनशीलता मल्टीमीटर का उत्पादन जारी रहा और इन्हें अधिक संवेदनशील प्रकारों की तुलना में अधिक मजबूत माना जाता था।

उच्च गुणवत्ता वाले एनालॉग (एनालॉग) मल्टीमीटर को कई निर्माताओं द्वारा बनाया जाता है, जिसमें चाउविन अर्नौक्स  (फ्रांस),  गोसेन मेट्रावेट्स  (जर्मनी), और  सिम्पसन और ट्रिपलट  (यूएसए) शामिल हैं।

पॉकेट वॉच मीटर
1920 के दशक में पॉकेट-वॉच-स्टाइल मीटर व्यापक उपयोग में थे।धातु का मामला आमतौर पर नकारात्मक कनेक्शन से जुड़ा होता था, एक ऐसी व्यवस्था जो कई बिजली के झटके पैदा करती थी।इन उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश अक्सर कच्चे होते थे, उदाहरण के लिए एक सचित्र में सिर्फ 25 & nbsp; v/v, एक गैर-रैखिक पैमाने और दोनों रेंजों पर कोई शून्य समायोजन नहीं होता है।

वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर
वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर या वाल्व वोल्टमीटर (वीटीवीएम, वीवीएम) का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज माप के लिए किया गया था जहां उच्च विद्युत प्रतिबाधा  आवश्यक था।VTVM में आमतौर पर 1 & nbsp; m or या अधिक का एक निश्चित इनपुट प्रतिबाधा था, आमतौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर#कॉमन टर्मिनल इनपुट सर्किट के उपयोग के माध्यम से, और इस प्रकार सर्किट को परीक्षण किए जा रहे सर्किट को महत्वपूर्ण रूप से लोड नहीं किया।वीटीवीएम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उच्च-प्रतिबाधा एनालॉग  ट्रांजिस्टर  और  फील्ड इफ़ेक्ट ट्रांजिस्टर  वोल्टमीटर (FETVOMS) की शुरूआत से पहले किया गया था।आधुनिक डिजिटल मीटर (डीवीएम) और कुछ आधुनिक एनालॉग मीटर भी उच्च इनपुट प्रतिबाधा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनपुट सर्किटरी का उपयोग करते हैं - उनकी वोल्टेज रेंज कार्यात्मक रूप से वीटीवीएम के बराबर हैं।कुछ खराब डिज़ाइन किए गए डीवीएम (विशेष रूप से कुछ शुरुआती डिजाइन) का इनपुट प्रतिबाधा एक नमूना-और-होल्ड आंतरिक माप चक्र के दौरान अलग-अलग होगा, जिससे परीक्षण के तहत कुछ संवेदनशील सर्किटों में गड़बड़ी हो सकती है।

अतिरिक्त तराजू
अतिरिक्त तराजू जैसे डेसिबल, और माप कार्यों जैसे कि कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर#सरलीकृत ऑपरेशन,  आवृत्ति ,  साइकिल शुल्क , डिस्प्ले होल्ड, और निरंतरता जो एक  बजर  लगता है जब मापा प्रतिरोध छोटा होता है तो कई मल्टीमीटर पर शामिल किया गया है।जबकि मल्टीमीटर को एक तकनीशियन के टूलकिट में अधिक विशिष्ट उपकरणों द्वारा पूरक किया जा सकता है, कुछ मल्टीमीटर में विशेष अनुप्रयोगों के लिए अतिरिक्त कार्य शामिल हैं (एक  थर्मोकपल  जांच के साथ तापमान, एक  संगणक  के लिए कनेक्टिविटी, मापा मान, बोलने वाले मूल्य, आदि)।

ऑपरेशन
एक मल्टीमीटर एक डीसी वोल्टमीटर, एसी वोल्टमीटर, एमीटर और ओममीटर का संयोजन है।एक संयुक्त राष्ट्र-प्रवर्धित एनालॉग मल्टीमीटर एक मीटर आंदोलन, रेंज प्रतिरोधों और स्विच को जोड़ती है;VTVMs को एनालॉग मीटर प्रवर्धित किया जाता है और इसमें सक्रिय सर्किटरी होती है।

एक एनालॉग मीटर आंदोलन के लिए, डीसी वोल्टेज को परीक्षण के तहत मीटर आंदोलन और सर्किट के बीच जुड़े एक श्रृंखला अवरोधक के साथ मापा जाता है।एक स्विच (आमतौर पर रोटरी) उच्च वोल्टेज को पढ़ने के लिए मीटर आंदोलन के साथ श्रृंखला में अधिक प्रतिरोध डालने की अनुमति देता है।आंदोलन के मूल पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण वर्तमान का उत्पाद, और श्रृंखला प्रतिरोध और आंदोलन के स्वयं के प्रतिरोध का योग, सीमा के पूर्ण पैमाने पर वोल्टेज देता है। एक उदाहरण के रूप में, एक मीटर आंदोलन जिसमें 1 & nbsp की आवश्यकता होती है; पूर्ण-पैमाने पर विक्षेपण के लिए MA, 500 & nbsp; ω, ω, 10 & nbsp पर, मल्टीमीटर की रेंज पर, 9,500 & nbsp; ω श्रृंखला प्रतिरोध के साथ। एनालॉग करंट रेंज के लिए, कॉइल के चारों ओर करंट के अधिकांश को डायवर्ट करने के लिए मीटर आंदोलन के समानांतर कम प्रतिरोध शंट (विद्युत)  मिलान किया जाता है। फिर से एक काल्पनिक 1 & nbsp; ma, 500 & nbsp; a 1 & nbsp पर आंदोलन के मामले के लिए, एक सीमा, शंट प्रतिरोध सिर्फ 0.5 & nbsp; ω से अधिक होगा।

चलती कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स केवल उनके माध्यम से करंट के औसत मूल्य का जवाब दे सकते हैं। वैकल्पिक वर्तमान को मापने के लिए, जो बार -बार ऊपर और नीचे बदलता है, सर्किट में एक सही करनेवाला  डाला जाता है ताकि प्रत्येक नकारात्मक आधा चक्र उलटा हो; परिणाम एक अलग और नॉनज़ेरो डीसी वोल्टेज है जिसका अधिकतम मूल्य एक सममित तरंग को मानते हुए, पीक वोल्टेज के लिए आधा एसी शिखर होगा। चूंकि एक तरंग के रूट औसत मान और रूट माध्य वर्ग (आरएमएस) मान केवल एक वर्ग तरंग के लिए समान हैं, सरल रेक्टिफायर-प्रकार के सर्किट केवल साइनसोइडल तरंगों के लिए कैलिब्रेट किए जा सकते हैं। अन्य तरंग आकृतियों को आरएम और औसत मूल्य से संबंधित एक अलग अंशांकन कारक की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के सर्किट में आमतौर पर काफी सीमित आवृत्ति रेंज होती है। चूंकि व्यावहारिक रेक्टिफायर में गैर-शून्य वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए सटीकता और संवेदनशीलता कम एसी वोल्टेज मूल्यों पर खराब होती है। प्रतिरोध को मापने के लिए, स्विच टेस्ट और मीटर कॉइल के तहत डिवाइस के माध्यम से एक करंट पास करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के भीतर एक छोटी बैटरी की व्यवस्था करता है। चूंकि उपलब्ध वर्तमान बैटरी के चार्ज की स्थिति पर निर्भर करता है जो समय के साथ बदलता है, एक मल्टीमीटर में आमतौर पर ओम स्केल के लिए एक समायोजन होता है। एनालॉग मल्टीमीटर में पाए जाने वाले सामान्य सर्किटों में, मीटर डिफ्लेक्शन प्रतिरोध के विपरीत आनुपातिक है, इसलिए पूर्ण-पैमाने पर 0 & nbsp; ω होगा, और उच्च प्रतिरोध छोटे विक्षेपणों के अनुरूप होगा। ओम स्केल संपीड़ित है, इसलिए संकल्प कम प्रतिरोध मूल्यों पर बेहतर है।

प्रवर्धित उपकरण श्रृंखला और शंट रोकनेवाला नेटवर्क के डिजाइन को सरल बनाते हैं। कॉइल के आंतरिक प्रतिरोध को श्रृंखला और शंट रेंज प्रतिरोधों के चयन से हटा दिया जाता है; श्रृंखला नेटवर्क इस प्रकार एक वोल्टेज विभक्त  बन जाता है। जहां एसी माप की आवश्यकता होती है, रेक्टिफायर को एम्पलीफायर चरण के बाद रखा जा सकता है, कम सीमा पर परिशुद्धता में सुधार किया जा सकता है।

डिजिटल उपकरण, जो आवश्यक रूप से एम्पलीफायरों को शामिल करते हैं, प्रतिरोध रीडिंग के लिए एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के समान सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। प्रतिरोध माप के लिए, आमतौर पर परीक्षण के तहत डिवाइस के माध्यम से एक छोटा स्थिर वर्तमान पारित किया जाता है और डिजिटल मल्टीमीटर परिणामी वोल्टेज ड्रॉप पढ़ता है; यह एनालॉग मीटर में पाए जाने वाले पैमाने के संपीड़न को समाप्त करता है, लेकिन सटीक वर्तमान के स्रोत की आवश्यकता होती है। एक ऑटोरैंगिंग डिजिटल मल्टीमीटर स्वचालित रूप से स्केलिंग नेटवर्क को समायोजित कर सकता है ताकि माप सर्किट ए/डी कनवर्टर की पूर्ण परिशुद्धता का उपयोग करें।

सभी प्रकार के मल्टीमीटर में, स्विचिंग तत्वों की गुणवत्ता स्थिर और सटीक माप के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा DMMs अपने स्विच में गोल्ड प्लेटेड संपर्कों का उपयोग करते हैं; कम महंगे मीटर संपर्कों के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड सोल्डर निशान पर भरोसा करते हुए, निकेल चढ़ाना या कोई भी बिल्कुल भी उपयोग नहीं करते हैं। सटीकता और स्थिरता (जैसे, तापमान भिन्नता, या उम्र बढ़ने, या वोल्टेज/वर्तमान इतिहास) एक मीटर के आंतरिक प्रतिरोधों (और अन्य घटकों) की दीर्घकालिक सटीकता और उपकरण की सटीकता में एक सीमित कारक है।

मापा मान
समकालीन मल्टीमीटर कई मूल्यों को माप सकते हैं। सबसे आम हैं:
 * वाल्ट ेज, वैकल्पिक वर्तमान और प्रत्यक्ष वर्तमान, वोल्ट में।
 * विद्युत प्रवाह, वैकल्पिक और प्रत्यक्ष, एम्पीयर में।
 * आवृत्ति रेंज जिसके लिए एसी माप सटीक हैं, महत्वपूर्ण है, सर्किटरी डिजाइन और निर्माण पर निर्भर करता है, और निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इसलिए उपयोगकर्ता उन रीडिंग का मूल्यांकन कर सकते हैं जो वे लेते हैं। । सभी मीटर में एक बोझ वोल्टेज  होता है (उपयोग किए गए शंट और मीटर के सर्किट डिजाइन के संयोजन के कारण), और कुछ (यहां तक ​​कि महंगे लोगों) में पर्याप्त रूप से उच्च बोझ वोल्टेज होते हैं कि कम वर्तमान रीडिंग गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ होता है। मीटर विनिर्देशों में मीटर का बोझ वोल्टेज शामिल होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कुछ मल्टीमीटर भी मापते हैं:
 * ओम में विद्युत प्रतिरोध।
 * फैराड्स में कैपेसिटेंस, लेकिन आमतौर पर रेंज की सीमाएं कुछ सौ या हजार माइक्रो फैराड्स और कुछ पिको फैराड्स के बीच होती हैं। बहुत कम सामान्य उद्देश्य मल्टीमीटर संधारित्र की स्थिति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को माप सकते हैं जैसे कि समान श्रृंखला प्रतिरोध, अपव्यय कारक  या रिसाव।
 * सीमेंस (इकाई) में विद्युत चालन, जो मापा प्रतिरोध का व्युत्क्रम है।
 * सर्किटरी में डेसीबल, शायद ही कभी ध्वनि में।
 * एक प्रतिशत  के रूप में कर्तव्य चक्र।
 * हेटर्स में  उपयोगिता आवृत्ति ।
 * हेनरी (इकाई) में इंडक्शन। कैपेसिटेंस माप की तरह, यह आमतौर पर एक उद्देश्य द्वारा डिज़ाइन किए गए इंडक्शन / कैपेसिटेंस मीटर द्वारा संभाला जाता है।
 * डिग्री सेल्सीयस  या  फ़ारेनहाइट  में  तापमान, एक उचित तापमान  परीक्षण जांच  के साथ, अक्सर एक थर्मोकपल।

डिजिटल मल्टीमीटर के लिए सर्किट भी शामिल हो सकते हैं:
 * निरंतरता परीक्षक ; एक बजर लगता है जब एक सर्किट का प्रतिरोध काफी कम होता है (बस कितना कम होता है मीटर से मीटर तक भिन्न होता है), इसलिए परीक्षण को अटूट माना जाना चाहिए।
 * डायोड (डायोड जंक्शनों के आगे की बूंद को मापना)।
 * ट्रांजिस्टर (कुछ प्रकार के ट्रांजिस्टर में  वर्तमान लाभ  और अन्य  मापदंडों  को मापना)
 * सिंपल 1.5 & nbsp; v और 9 & nbsp; v बैटरी के लिए बैटरी चेकिंग। यह एक वर्तमान-लोडेड माप है, जो इन-यूज़ बैटरी लोड का अनुकरण करता है; सामान्य वोल्टेज रेंज बैटरी से बहुत कम वर्तमान आकर्षित करते हैं।

विभिन्न सेंसर  को माप लेने के लिए मल्टीमीटर (या शामिल) से जुड़ा हो सकता है: जैसे:
 * Luminance
 * ध्वनि दाब स्तर
 * पीएच | अम्लता/क्षारीयता (पीएच)
 * सापेक्षिक आर्द्रता
 * बहुत छोटे वर्तमान प्रवाह (कुछ एडेप्टर के साथ नैनोअम्प्स के लिए)
 * बहुत छोटे प्रतिरोध (कुछ एडेप्टर के लिए माइक्रो ओम के लिए)
 * बड़ी धाराएँ & nbsp; - एडेप्टर उपलब्ध हैं जो इंडक्शन (केवल वर्तमान) या हॉल प्रभाव  सेंसर (एसी और डीसी दोनों करंट) का उपयोग करते हैं, आमतौर पर उच्च वर्तमान क्षमता सर्किट के साथ सीधे संपर्क से बचने के लिए अछूता क्लैंप जबड़े के माध्यम से जो कि खतरनाक हो सकते हैं, मीटर तक, मीटर तक। और ऑपरेटर को
 * बहुत उच्च वोल्टेज & nbsp; - एडेप्टर उपलब्ध हैं जो मीटर के आंतरिक प्रतिरोध के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर बनाते हैं, जिससे हजारों वोल्ट में माप की अनुमति मिलती है। हालांकि, बहुत उच्च वोल्टेज में अक्सर आश्चर्यजनक व्यवहार होता है, ऑपरेटर पर प्रभाव से अलग (शायद घातक); उच्च वोल्टेज जो वास्तव में एक मीटर के आंतरिक सर्किटरी तक पहुंचते हैं, आंतरिक क्षति भागों में हो सकते हैं, शायद मीटर को नष्ट कर सकते हैं या स्थायी रूप से इसके प्रदर्शन को बर्बाद कर सकते हैं।

संकल्प और सटीकता
एक मल्टीमीटर का संकल्प पैमाने का सबसे छोटा हिस्सा है जिसे दिखाया जा सकता है, जो पैमाने पर निर्भर है।कुछ डिजिटल मल्टीमीटर पर इसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, उच्च रिज़ॉल्यूशन माप को पूरा करने में अधिक समय लगता है।उदाहरण के लिए, एक मल्टीमीटर जिसमें 10 & nbsp पर 1 & nbsp; mV रिज़ॉल्यूशन होता है; V स्केल 1 & nbsp; mv वेतन वृद्धि में माप में परिवर्तन दिखा सकता है।

पूर्ण सटीकता एक आदर्श माप की तुलना में माप की त्रुटि है।सापेक्ष सटीकता मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस की तुलना में माप की त्रुटि है।अधिकांश मल्टीमीटर डेटशीट सापेक्ष सटीकता प्रदान करते हैं।मल्टीमीटर की सापेक्ष सटीकता से पूर्ण सटीकता की गणना करने के लिए मल्टीमीटर की सापेक्ष सटीकता के लिए मल्टीमीटर को जांचने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस की पूर्ण सटीकता को जोड़ें।

डिजिटल
एक मल्टीमीटर का रिज़ॉल्यूशन अक्सर दशमलव संख्यात्मक अंक   संवेदक संकल्प  की संख्या में निर्दिष्ट किया जाता है और प्रदर्शित किया जाता है।यदि सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 से 9 तक सभी मूल्यों को नहीं ले सकता है, तो यह आम तौर पर है, और भ्रमित रूप से, एक आंशिक अंक कहा जाता है।उदाहरण के लिए, एक मल्टीमीटर जो 19999 तक पढ़ सकता है (प्लस एक एम्बेडेड दशमलव बिंदु) को पढ़ने के लिए कहा जाता है $4 1/2$ अंक।

कन्वेंशन द्वारा, यदि सबसे महत्वपूर्ण अंक 0 या 1 हो सकता है, तो इसे एक आधा-अंक कहा जाता है;यदि यह 9 (अक्सर 3 या 5) तक पहुंचने के बिना उच्च मान ले सकता है, तो इसे एक अंक का तीन-चौथाई कहा जा सकता है।ए $4 1/2$-डिगिट मल्टीमीटर एक आधा अंक प्रदर्शित करेगा जो केवल 0 या 1 प्रदर्शित कर सकता है, इसके बाद पांच अंक 0 से 9 तक सभी मान लेते हैं। ऐसा मीटर 0 से 199999 तक सकारात्मक या नकारात्मक मान दिखा सकता है। ए $5 1/2$-DIGIT मीटर निर्माता के आधार पर 0 से 3999 या 5999 तक एक मात्रा प्रदर्शित कर सकता है।

जबकि एक डिजिटल डिस्प्ले को आसानी से प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन  में बढ़ाया जा सकता है, अतिरिक्त अंक कोई मूल्य नहीं हैं यदि मल्टीमीटर के एनालॉग भागों के डिजाइन और अंशांकन में देखभाल के साथ नहीं।सार्थक (यानी, उच्च-सटीकता) मापों को साधन विनिर्देशों की अच्छी समझ, माप की स्थिति का अच्छा नियंत्रण और साधन के अंशांकन की ट्रेसबिलिटी की आवश्यकता होती है।हालांकि, भले ही इसका संकल्प सटीकता और सटीकता से अधिक हो, एक मीटर माप की तुलना के लिए उपयोगी हो सकता है।उदाहरण के लिए, एक मीटर पढ़ना $3 3/4$ स्थिर अंक यह संकेत दे सकते हैं कि एक नाममात्र 100 & nbsp; k that अवरोधक के बारे में 7 & nbsp है; are एक और से अधिक है, हालांकि प्रत्येक माप की त्रुटि 0.2% पढ़ने का है और पूर्ण पैमाने पर मान का 0.05% है।

डिस्प्ले काउंट को निर्दिष्ट करना संकल्प निर्दिष्ट करने का एक और तरीका है।डिस्प्ले काउंट्स सबसे बड़ी संख्या, या सबसे बड़ी संख्या प्लस (सभी शून्य के प्रदर्शन को शामिल करने के लिए) देते हैं, मल्टीमीटर का प्रदर्शन दशमलव विभाजक  को अनदेखा कर सकता है।उदाहरण के लिए, ए $5 1/2$-डिगिट मल्टीमीटर को 199999 डिस्प्ले काउंट या 200000 डिस्प्ले काउंट मल्टीमीटर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकता है।अक्सर प्रदर्शन गणना को मल्टीमीटर विनिर्देशों में 'गणना' कहा जाता है।

एक डिजिटल मल्टीमीटर की सटीकता को दो-टर्म रूप में कहा जा सकता है, जैसे कि ± 1% पढ़ने का +2 काउंट्स, इंस्ट्रूमेंट में त्रुटि के विभिन्न स्रोतों को दर्शाता है।

एनालॉग
एनालॉग मीटर पुराने डिजाइन हैं, लेकिन तकनीकी रूप से डिजिटल मीटरों द्वारा बारग्राफ के साथ पार करने के बावजूद, अभी भी पसंद किया जा सकता है इंजीनियरों द्वारा और समस्या निवारण। एक कारण यह है कि एनालॉग मीटर अधिक संवेदनशील (या उत्तरदायी) हैं जो सर्किट में परिवर्तन के लिए मापा जा रहा है। एक डिजिटल मल्टीमीटर समय के साथ मापी जा रही मात्रा को नमूना देता है, और फिर इसे प्रदर्शित करता है। एनालॉग मल्टीमीटर लगातार परीक्षण मूल्य पढ़ते हैं। यदि रीडिंग में मामूली बदलाव होते हैं, तो एक एनालॉग मल्टीमीटर की सुई इसे ट्रैक करने का प्रयास करेगी, जैसा कि डिजिटल मीटर के विपरीत अगले नमूने तक इंतजार करने के लिए, प्रत्येक असंतोषजनक रीडिंग के बीच देरी देता है (साथ ही डिजिटल मीटर के अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है मूल्य पर परिवर्तित करने के लिए)। एनालॉग डिस्प्ले के विपरीत डिजिटल डिस्प्ले वैल्यू को पढ़ने में अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए, कैपेसिटर या कॉइल का परीक्षण करते समय यह निरंतर ट्रैकिंग सुविधा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक उचित रूप से काम करने वाले संधारित्र को वोल्टेज लागू होने पर वर्तमान प्रवाह की अनुमति देनी चाहिए, फिर वर्तमान धीरे -धीरे शून्य तक कम हो जाता है और यह हस्ताक्षर एक एनालॉग मल्टीमीटर पर देखना आसान है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर पर नहीं। यह एक कॉइल का परीक्षण करते समय समान है, सिवाय करंट को छोड़कर और बढ़ता है।

एक एनालॉग मीटर पर प्रतिरोध माप, विशेष रूप से, विशिष्ट प्रतिरोध माप सर्किट के कारण कम परिशुद्धता का हो सकता है जो उच्च प्रतिरोध मूल्यों पर भारी पैमाने को संपीड़ित करता है। सस्ती एनालॉग मीटर में केवल एक ही प्रतिरोध पैमाना हो सकता है, जो सटीक माप की सीमा को गंभीरता से प्रतिबंधित करता है। आमतौर पर, एक एनालॉग मीटर में मीटर के शून्य-ओएचएम अंशांकन को सेट करने के लिए एक पैनल समायोजन होगा, जो मीटर बैटरी के अलग-अलग वोल्टेज की भरपाई के लिए, और मीटर के परीक्षण के प्रतिरोध के लिए क्षतिपूर्ति करता है।

सटीकता
डिजिटल मल्टीमीटर आम तौर पर सटीकता के साथ माप लेते हैं और उनके एनालॉग समकक्षों के लिए सटीकता से बेहतर होता है।मानक एनालॉग मल्टीमीटर आमतौर पर% 3% सटीकता के साथ मापते हैं, हालांकि उच्च सटीकता के उपकरण बनाए जाते हैं।मानक पोर्टेबल डिजिटल मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज रेंज पर आमतौर पर ± 0.5% की सटीकता के लिए निर्दिष्ट किया जाता है।मुख्यधारा बेंच-टॉप मल्टीमीटर। 0.01%से बेहतर की निर्दिष्ट सटीकता के साथ उपलब्ध हैं।प्रयोगशाला ग्रेड उपकरणों में प्रति मिलियन कुछ भागों की सटीकता हो सकती है। सटीकता के आंकड़ों को देखभाल के साथ व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की सटीकता आमतौर पर पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण को संदर्भित करती है; 30 & nbsp; v पर 100 & nbsp; v पैमाने पर 3% मीटर का माप 3 & nbsp; v, 10% पढ़ने की त्रुटि के अधीन है। डिजिटल मीटर आमतौर पर सटीकता को पढ़ने के प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट करते हैं, साथ ही पूर्ण पैमाने पर मूल्य का प्रतिशत, कभी-कभी प्रतिशत के बजाय गणना में व्यक्त किया जाता है।

उद्धृत सटीकता को लोअर मिलिवोल्ट (एमवी) डीसी रेंज के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, और इसे बुनियादी डीसी वोल्ट सटीकता आंकड़ा के रूप में जाना जाता है। उच्च डीसी वोल्टेज रेंज, वर्तमान, प्रतिरोध, एसी और अन्य रेंज में आमतौर पर बुनियादी डीसी वोल्ट आंकड़े की तुलना में कम सटीकता होती है। एसी माप केवल आवृत्तियों  की एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर निर्दिष्ट सटीकता को पूरा करते हैं।

निर्माता अंशांकन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं ताकि नए मीटर को अंशांकन के प्रमाण पत्र के साथ खरीदा जा सके, यह दर्शाता है कि मीटर को मानकों के लिए समायोजित किया गया है, उदाहरण के लिए, यूएस मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान  (NIST), या अन्य राष्ट्रीय  मानक संगठन ।

परीक्षण उपकरण समय के साथ अंशांकन से इलेक्ट्रॉनिक बहाव  के लिए जाता है, और निर्दिष्ट सटीकता को अनिश्चित काल तक भरोसा नहीं किया जा सकता है। अधिक महंगे उपकरणों के लिए, निर्माता और तृतीय पक्ष अंशांकन सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि पुराने उपकरणों को पुनर्गणना और पुन: व्यवस्थित किया जा सके। ऐसी सेवाओं की लागत सस्ती उपकरणों के लिए अनुपातहीन है; हालांकि अधिकांश नियमित परीक्षण के लिए अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण माप के लिए उपयोग किए जाने वाले मल्टीमीटर अंशांकन को आश्वस्त करने के लिए एक  मैट्रोलोजी  कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं।

एक मल्टीमीटर को एसी वेवफॉर्म के लिए औसत जवाब देने के लिए माना जा सकता है जब तक कि एक सच्चे आरएमएस प्रकार के रूप में नहीं कहा जाता है। एक औसत प्रतिक्रिया मल्टीमीटर केवल एसी वोल्ट और एएमपी पर विशुद्ध रूप से साइनसोइडल तरंगों के लिए अपनी निर्दिष्ट सटीकता को पूरा करेगा। दूसरी ओर मल्टीमीटर का जवाब देने वाला एक सच्चा आरएमएस एसी वोल्ट पर अपनी निर्दिष्ट सटीकता को पूरा करेगा और किसी भी तरंग प्रकार के साथ एक निर्दिष्ट शिखा कारक  तक वर्तमान; आरएमएस प्रदर्शन को कभी -कभी मीटर के लिए दावा किया जाता है जो केवल कुछ आवृत्तियों (आमतौर पर कम) और कुछ तरंगों (अनिवार्य रूप से हमेशा साइन तरंगों) के साथ सटीक आरएमएस रीडिंग की रिपोर्ट करते हैं।

एक मीटर के एसी वोल्टेज और वर्तमान सटीकता में विभिन्न आवृत्तियों पर अलग -अलग विनिर्देश हो सकते हैं।

संवेदनशीलता और इनपुट प्रतिबाधा
जब वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो सर्किट के प्रतिबाधा की तुलना में मल्टीमीटर का इनपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक होना चाहिए;अन्यथा सर्किट ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है और पढ़ना गलत होगा।

इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायरों के साथ मीटर (सभी डिजिटल मल्टीमीटर और कुछ एनालॉग मीटर) में एक निश्चित इनपुट प्रतिबाधा है जो अधिकांश सर्किटों को परेशान नहीं करने के लिए पर्याप्त है।यह अक्सर या तो एक या दस megohm s होता है;इनपुट प्रतिरोध का  मानकीकरण  बाहरी उच्च-प्रतिरोध परीक्षण जांच के उपयोग की अनुमति देता है जो वोल्टेज रेंज को हजारों वोल्ट तक बढ़ाने के लिए इनपुट प्रतिरोध के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर बनाता है।उच्च-अंत मल्टीमीटर आम तौर पर 10 & nbsp से अधिक एक इनपुट प्रतिबाधा प्रदान करते हैं;कुछ उच्च-अंत मल्टीमीटर प्रदान करते हैं> 10 & nbsp; 10 & nbsp; v से अधिक सीमाओं के लिए प्रतिबाधा के gigaohms।

मूविंग-पॉइंटर प्रकार के अधिकांश एनालॉग मल्टीमीटर बफ़र एम्पलीफायर  होते हैं, और मीटर पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए टेस्ट के तहत सर्किट से करंट ड्रॉ करते हैं।मीटर का विद्युत प्रतिबाधा मीटर आंदोलन की बुनियादी संवेदनशीलता और उस सीमा के आधार पर भिन्न होता है जिसे चुना जाता है।उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट 20,000 & nbsp के साथ एक मीटर; v/v संवेदनशीलता में 2 & nbsp का एक इनपुट प्रतिरोध होगा; 100 & nbsp; v रेंज (100 & nbsp; v × 20,000 & nbsp; ω/v = 2,000,000 & nbsp; ω) पर।हर रेंज पर, रेंज के पूर्ण-पैमाने पर वोल्टेज पर, मीटर आंदोलन को डिफ्लेक्ट करने के लिए आवश्यक पूर्ण वर्तमान परीक्षण के तहत सर्किट से लिया जाता है।कम संवेदनशीलता मीटर आंदोलन सर्किट में परीक्षण के लिए स्वीकार्य हैं जहां स्रोत प्रतिबाधा मीटर प्रतिबाधा की तुलना में कम हैं, उदाहरण के लिए,  पावर सर्किट ;ये मीटर यंत्रवत रूप से अधिक बीहड़ हैं।सिग्नल सर्किट में कुछ मापों को उच्च संवेदनशीलता आंदोलनों की आवश्यकता होती है ताकि मीटर प्रतिबाधा के साथ परीक्षण के तहत सर्किट को लोड न करें।

संवेदनशीलता को एक मीटर के सेंसर रिज़ॉल्यूशन के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे सबसे कम सिग्नल चेंज (वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और इतने पर) के रूप में परिभाषित किया गया है जो मनाया पढ़ने को बदल सकता है।

सामान्य-प्रयोजन डिजिटल मल्टीमीटर के लिए, सबसे कम वोल्टेज रेंज आमतौर पर कई सौ मिलीवोल्ट एसी या डीसी होती है, लेकिन सबसे कम वर्तमान रेंज कई सौ माइक्रोअम्पर हो सकती है, हालांकि अधिक वर्तमान संवेदनशीलता वाले उपकरण उपलब्ध हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग  के उपयोग के बजाय (मुख्य) विद्युत उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए मल्टीमीटर आमतौर पर माइक्रोएएमपी वर्तमान सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे।

कम प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे अच्छी सटीकता के लिए घटाए जाने के लिए लीड प्रतिरोध (परीक्षण जांच को एक साथ छूने से मापा जाता है) की आवश्यकता होती है। यह कई डिजिटल मल्टीमीटर के डेल्टा, शून्य या अशक्त विशेषता के साथ किया जा सकता है। सतहों के परीक्षण और स्वच्छता के तहत डिवाइस के लिए संपर्क दबाव बहुत कम प्रतिरोधों के माप को प्रभावित कर सकता है। कुछ मीटर एक चार तार परीक्षण प्रदान करते हैं जहां दो जांच स्रोत वोल्टेज की आपूर्ति करते हैं और अन्य माप लेते हैं। एक बहुत उच्च प्रतिबाधा का उपयोग करने से जांच में बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप की अनुमति मिलती है और स्रोत जांच के प्रतिरोध को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सटीक परिणाम होते हैं।

मल्टीमीटर माप रेंज का ऊपरी छोर काफी भिन्न होता है; शायद 600 & nbsp; वोल्ट, 10 & nbsp; एम्परिस, या 100 & nbsp; ओम पर माप एक विशेष परीक्षण उपकरण की आवश्यकता हो सकती है।

बर्डन वोल्टेज
प्रत्येक इनलाइन श्रृंखला-कनेक्टेड एमीटर, जिसमें एक वर्तमान रेंज में एक मल्टीमीटर भी शामिल है, एक निश्चित प्रतिरोध है।अधिकांश मल्टीमीटर स्वाभाविक रूप से वोल्टेज को मापते हैं, और एक वर्तमान को एक शंट प्रतिरोध  के माध्यम से मापा जाने के लिए पास किया जाता है, जो उस पार विकसित वोल्टेज को मापता है।वोल्टेज ड्रॉप को बर्डन वोल्टेज के रूप में जाना जाता है, जो प्रति एम्पीयर वोल्ट में निर्दिष्ट है।मीटर सेट की सीमा के आधार पर मान बदल सकता है, क्योंकि अलग -अलग रेंज आमतौर पर अलग -अलग शंट प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। बोझ वोल्टेज बहुत कम वोल्टेज सर्किट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकता है।सटीकता पर और बाहरी सर्किट ऑपरेशन पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए मीटर को विभिन्न श्रेणियों में स्विच किया जा सकता है;वर्तमान रीडिंग एक ही होनी चाहिए और सर्किट ऑपरेशन प्रभावित नहीं होना चाहिए यदि बोझ वोल्टेज कोई समस्या नहीं है।यदि यह वोल्टेज महत्वपूर्ण है तो इसे कम किया जा सकता है (उच्च वर्तमान सीमा का उपयोग करके अंतर्निहित सटीकता और माप की सटीकता को भी कम करना)।

वैकल्पिक वर्तमान संवेदन
चूंकि एक एनालॉग या डिजिटल मीटर में मूल संकेतक प्रणाली केवल डीसी के लिए प्रतिक्रिया करती है, एक मल्टीमीटर में वर्तमान माप बनाने के लिए डीसी रूपांतरण सर्किट के लिए एक एसी शामिल है। बुनियादी मीटर वोल्टेज के औसत या शिखर निरपेक्ष मान को मापने के लिए एक रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं, लेकिन एक साइन तरंग  वेवफॉर्म के लिए गणना रूट माध्य वर्ग (आरएमएस) मान दिखाने के लिए कैलिब्रेट किए जाते हैं; यह पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उपयोग किए जाने वाले करंट के लिए सही रीडिंग देगा। कुछ ऐसे मीटरों के लिए उपयोगकर्ता गाइड कुछ सरल गैर-साइन वेव वेवफॉर्म के लिए  सुधार कारक  देते हैं, ताकि सही रूट माध्य वर्ग (आरएमएस) के बराबर मूल्य की गणना की जा सके। अधिक महंगे मल्टीमीटर में डीसी कनवर्टर के लिए एक एसी शामिल है जो कुछ सीमाओं के भीतर  तरंग  के वास्तविक आरएमएस मूल्य को मापता है; मीटर के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल शिखा कारक और आवृत्ति की सीमाओं को इंगित कर सकता है जिसके लिए मीटर अंशांकन मान्य है। गैर-सिनसोइडल  अवधि (भौतिकी)  तरंगों पर माप के लिए आरएमएस संवेदन आवश्यक है, जैसे कि ऑडियो सिग्नल और चर-आवृत्ति ड्राइव में पाया जाता है।

डिजिटल मल्टीमीटर (DMM या DVOM)
आधुनिक मल्टीमीटर अक्सर उनकी सटीकता, स्थायित्व और अतिरिक्त सुविधाओं के कारण डिजिटल होते हैं।एक डिजिटल मल्टीमीटर में परीक्षण के तहत सिग्नल को एक वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित लाभ के साथ एक एम्पलीफायर सिग्नल के साथ एक एम्पलीफायर होता है।एक डिजिटल मल्टीमीटर एक संख्या के रूप में मापी गई मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो लंबन  त्रुटियों को समाप्त करता है।

आधुनिक डिजिटल मल्टीमीटर में एक अंतः स्थापित प्रणाली  हो सकता है, जो सुविधा सुविधाओं का खजाना प्रदान करता है।उपलब्ध माप संवर्द्धन में शामिल हैं: आधुनिक मीटर को अवरक्त आंकड़ा संघ  लिंक,  RS-232  कनेक्शन,  USB, या  IEEE-488  जैसे इंस्ट्रूमेंट बस द्वारा एक व्यक्तिगत कंप्यूटर के साथ हस्तक्षेप किया जा सकता है।इंटरफ़ेस कंप्यूटर को माप रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है क्योंकि वे बनाए जाते हैं।कुछ DMM मापों को संग्रहीत कर सकते हैं और उन्हें कंप्यूटर पर अपलोड कर सकते हैं। पहला डिजिटल मल्टीमीटर 1955 में गैर रेखीय प्रणालियों द्वारा निर्मित किया गया था। यह दावा किया जाता है कि पहला हैंडहेल्ड डिजिटल मल्टीमीटर 1977 में इंट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रैंक बिशप द्वारा विकसित किया गया था, जो उस समय क्षेत्र में सर्विसिंग और फॉल्ट फाइंडिंग के लिए एक बड़ी सफलता प्रस्तुत करता था।
 * ऑटो-रेंजिंग, जो परीक्षण के तहत मात्रा के लिए सही सीमा का चयन करता है ताकि सबसे महत्वपूर्ण अंक ों को दिखाया जाए।उदाहरण के लिए, एक चार अंकों की मल्टीमीटर स्वचालित रूप से 0.012 V के बजाय 12.34 mV प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त सीमा का चयन करेगा, या ओवरलोडिंग करेगा।ऑटो-रेंजिंग मीटर में आमतौर पर मीटर को किसी विशेष रेंज में रखने की सुविधा शामिल होती है, क्योंकि एक माप जो लगातार रेंज में बदलाव का कारण बनता है, उपयोगकर्ता को विचलित कर सकता है।
 * प्रत्यक्ष-वर्तमान रीडिंग के लिए ऑटो-ध्रुवीयता, यह दर्शाता है कि लागू वोल्टेज सकारात्मक है (मीटर लीड लेबल से सहमत है) या नकारात्मक (मीटर लीड के विपरीत ध्रुवीयता)।
 * नमूना और पकड़, जो परीक्षण के लिए परीक्षण के लिए सबसे हाल ही में पढ़ने के लिए सबसे हाल ही में पढ़ने के बाद सर्किट से परीक्षण के तहत सर्किट से हटा दिया जाएगा।
 * पी-एन जंक्शन पर  वोल्टेज ड्रॉप  के लिए वर्तमान-सीमित परीक्षण।जबकि एक उचित  ट्रांजिस्टर परीक्षक  के लिए एक प्रतिस्थापन नहीं है, और सबसे निश्चित रूप से एक स्वेप्ट वक्र ट्रैसर प्रकार के लिए नहीं है, यह परीक्षण डायोड और विभिन्न प्रकार के ट्रांजिस्टर प्रकारों के परीक्षण की सुविधा देता है।
 * दंड आरेख के रूप में परीक्षण के तहत मात्रा का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व।यह गो/नो-गो टेस्टिंग को आसान बनाता है, और तेजी से बढ़ने वाले रुझानों को स्पॉट करने की भी अनुमति देता है।
 * एक कम-बैंडविड्थ आस्टसीलस्कप ।
 * ऑटोमोटिव सर्किट परीक्षक, ऑटोमोटिव टाइमिंग और ड्वेल सिग्नल के लिए परीक्षण सहित (DWELL और इंजन RPM परीक्षण आमतौर पर एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है और बुनियादी ऑटोमोटिव DMM में शामिल नहीं है)।
 * सरल डेटा अधिग्रहण सुविधाएँ किसी निश्चित अवधि में अधिकतम और न्यूनतम रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए, या निश्चित अंतराल पर कई नमूना (सांख्यिकी)  लेने के लिए।
 * सतह-माउंट तकनीक के लिए चिमटी के साथ एकीकरण।
 * छोटे आकार के एसएमडी और होल घटकों के लिए एक संयुक्त एलसीआर मीटर ।

एनालॉग मल्टीमीटर
एक मल्टीमीटर को गैल्वेनोमीटर मीटर आंदोलन के साथ लागू किया जा सकता है, या कम बार बरगराफ  या सिम्युलेटेड पॉइंटर जैसे कि  लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले  (एलसीडी) या  वैक्यूम फ्लोरोसेंट प्रदर्शन  के साथ। एनालॉग मल्टीमीटर आम थे; एक गुणवत्ता एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में डीएमएम के समान ही खर्च होगा। एनालॉग मल्टीमीटर में ऊपर वर्णित सटीकता और पढ़ने की सटीकता सीमाएं थीं, और इसलिए डिजिटल उपकरणों के समान सटीकता प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया था।

एनालॉग मीटर सहज ज्ञान युक्त थे जहां एक माप की प्रवृत्ति किसी विशेष क्षण में प्राप्त सटीक मूल्य से अधिक महत्वपूर्ण थी। कोण में या अनुपात में एक डिजिटल रीडआउट के मूल्य में परिवर्तन की तुलना में व्याख्या करना आसान था। इस कारण से, कुछ डिजिटल मल्टीमीटर के अतिरिक्त एक दूसरे डिस्प्ले के रूप में एक बारग्राफ होता है, आमतौर पर प्राथमिक रीडआउट के लिए उपयोग की तुलना में अधिक तेजी से नमूनाकरण दर के साथ। इन फास्ट सैंपलिंग रेट बार ग्राफ़ में एनालॉग मीटर के भौतिक सूचक की तुलना में बेहतर प्रतिक्रिया होती है, जो पुरानी तकनीक को अप्रचलित करती है। तेजी से उतार -चढ़ाव वाले डीसी, एसी या दोनों के संयोजन के साथ, उन्नत डिजिटल मीटर एनालॉग मीटर की तुलना में बेहतर उतार -चढ़ाव को ट्रैक करने और प्रदर्शित करने में सक्षम थे, जबकि डीसी और एसी घटकों को अलग करने और एक साथ प्रदर्शित करने की क्षमता भी थी।

एनालॉग मीटर आंदोलन स्वाभाविक रूप से डिजिटल मीटर की तुलना में शारीरिक और विद्युत रूप से अधिक नाजुक हैं। कई एनालॉग मल्टीमीटर में परिवहन के दौरान मीटर आंदोलन की रक्षा के लिए एक रेंज स्विच स्थिति को चिह्नित किया गया है, जो मीटर आंदोलन में कम प्रतिरोध करता है, जिसके परिणामस्वरूप गतिशील ब्रेकिंग  होती है। अलग -अलग घटकों के रूप में मीटर आंदोलनों को उपयोग में न होने पर टर्मिनलों के बीच एक शॉर्टिंग या जम्पर तार को जोड़कर एक ही तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। मीटर जो घुमावदार के पार एक शंट की सुविधा देते हैं जैसे कि एक एमीटर को शंट के कम प्रतिरोध के कारण मीटर सुई के अनियंत्रित आंदोलनों को गिरफ्तार करने के लिए और प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

एक चलती सूचक एनालॉग मल्टीमीटर में मीटर आंदोलन व्यावहारिक रूप से हमेशा D'Arsonval प्रकार का एक मूविंग-कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है, जो चलती कॉइल का समर्थन करने के लिए या तो ज्वेल्ड पिवोट्स या टॉट बैंड का उपयोग करता है। एक बुनियादी एनालॉग मल्टीमीटर में कॉइल और पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए करंट को सर्किट से मापा जा रहा है; यह आमतौर पर सर्किट से खींचे गए वर्तमान को कम करने के लिए एक फायदा है, जो नाजुक तंत्र का अर्थ है। एक एनालॉग मल्टीमीटर की संवेदनशीलता प्रति वोल्ट ओम की इकाइयों में दी गई है। उदाहरण के लिए, 1,000 & nbsp की संवेदनशीलता के साथ एक बहुत कम लागत वाली मल्टीमीटर; v/v 1 & nbsp; Ma को पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण पर एक सर्किट से आकर्षित करेगा। Ref> फ्रैंक स्पिट्जर और बैरी होरवाथ सिद्धांतों के आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, होल्ट, राइनहार्ट और विंस्टन इंक, न्यूयॉर्क 1972, कोई आईएसबीएन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 72-77731, पी।39 अधिक महंगा, (और यंत्रवत् रूप से अधिक नाजुक) मल्टीमीटर में आमतौर पर प्रति वोल्ट 20,000 ओम की संवेदनशीलता होती है और कभी -कभी अधिक होती है, जिसमें 50,000 ओम प्रति वोल्ट (20 & nbsp; पूर्ण पैमाने पर माइक्रोएम्पर) एक पोर्टेबल के लिए ऊपरी सीमा के बारे में होते हैं,सामान्य उद्देश्य, गैर-प्रवर्धित एनालॉग मल्टीमीटर।

मीटर आंदोलन द्वारा खींचे गए वर्तमान द्वारा मापा सर्किट के लोडिंग से बचने के लिए, कुछ एनालॉग मल्टीमीटर मापा सर्किट और मीटर आंदोलन के बीच सम्मिलित एक एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं।जबकि यह मीटर के खर्च और जटिलता को बढ़ाता है, वेक्यूम - ट्यूब  या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के उपयोग से इनपुट प्रतिरोध को मीटर मूवमेंट कॉइल को संचालित करने के लिए आवश्यक वर्तमान से बहुत अधिक और स्वतंत्र बनाया जा सकता है।इस तरह के प्रवर्धित मल्टीमीटर को VTVMS (वैक्यूम ट्यूब वोल्टमीटर) कहा जाता है, ref> TVMS (ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर), FET-VOM और इसी तरह के नाम।

प्रवर्धन की अनुपस्थिति के कारण, साधारण एनालॉग मल्टीमीटर आमतौर पर रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप  के लिए कम अतिसंवेदनशील होता है, और इसलिए कुछ क्षेत्रों में एक प्रमुख स्थान भी जारी है, यहां तक कि अधिक सटीक और लचीले इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर की दुनिया में भी। ref>

जांच
एक मल्टीमीटर परीक्षण के तहत सर्किट या डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए कई अलग -अलग परीक्षण जांच का उपयोग कर सकता है।मगरमच्छ क्लिप, वापस लेने योग्य हुक क्लिप, और नुकीले जांच तीन सबसे आम प्रकार हैं।ट्विज़र#प्रकारों का उपयोग बारीकी से स्पेस किए गए परीक्षण बिंदुओं के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए सतह-माउंट उपकरणों के लिए।कनेक्टर्स लचीले, अच्छी तरह से अछूता लीड से जुड़े होते हैं, जो मीटर के लिए उपयुक्त कनेक्टर्स के साथ समाप्त होते हैं।जांच आमतौर पर कफन या recessed केले कनेक्टर  द्वारा पोर्टेबल मीटर से जुड़ी होती है, जबकि बेंचटॉप मीटर  केले जैक  या  बीएनसी कनेक्टर ्स का उपयोग कर सकते हैं।2 & nbsp; MM प्लग और  बाइंडिंग पोस्ट  भी कई बार उपयोग किए गए हैं, लेकिन आज आमतौर पर कम उपयोग किए जाते हैं।दरअसल, सुरक्षा रेटिंग में अब केले के जैक की आवश्यकता होती है।

केले जैक को आमतौर पर एक मानकीकृत केंद्र-से-केंद्र दूरी के साथ रखा जाता है 3/4 inch, मानक एडेप्टर या उपकरणों जैसे वोल्टेज गुणक या थर्मोकपल जांच को प्लग करने की अनुमति देने के लिए।

क्लैंप मीटर एक विद्युत कंडक्टर  के चारों ओर क्लैंप के साथ एक करंट ले जाने के लिए सर्किट के साथ श्रृंखला में मीटर को जोड़ने की आवश्यकता के बिना, या मेटालिक संपर्क बनाने की आवश्यकता के बिना।एसी माप के लिए वे ट्रांसफार्मर सिद्धांत का उपयोग करते हैं;छोटे वर्तमान या प्रत्यक्ष वर्तमान को मापने के लिए क्लैंप-ऑन मीटर उदाहरण के लिए हॉल प्रभाव आधारित प्रणालियों की तरह अधिक विदेशी सेंसर की आवश्यकता होती है जो वर्तमान को निर्धारित करने के लिए नॉनचेंजिंग चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं।

सुरक्षा सुविधाएँ
अधिकांश मल्टीमीटर में एक फ्यूज (विद्युत), या दो फ़्यूज़ शामिल हैं, जो कभी -कभी उच्चतम वर्तमान सीमा पर एक वर्तमान अधिभार से मल्टीमीटर को नुकसान को रोकेंगे।(जोड़ा सुरक्षा के लिए, परीक्षण में निर्मित फ़्यूज़ के साथ परीक्षण होता है।) एक मल्टीमीटर का संचालन करते समय एक सामान्य त्रुटि प्रतिरोध या वर्तमान को मापने के लिए मीटर सेट करना है, और फिर इसे सीधे कम-प्रतिबाधा वोल्टेज स्रोत से कनेक्ट करना है।इस तरह की त्रुटियों से अनफॉर्म्ड मीटर अक्सर जल्दी से नष्ट हो जाते हैं;फ्यूज्ड मीटर अक्सर जीवित रहते हैं।मीटर में उपयोग किए जाने वाले फ़्यूज़ को उपकरण के अधिकतम मापने वाले वर्तमान को ले जाना चाहिए, लेकिन यह डिस्कनेक्ट करने का इरादा है कि ऑपरेटर त्रुटि मीटर को कम-प्रतिबाधा गलती से उजागर करती है।अपर्याप्त या असुरक्षित फ्यूजिंग के साथ मीटर असामान्य नहीं थे;इस स्थिति ने मीटर की सुरक्षा और मजबूती को दर करने के लिए  माप श्रेणी  के निर्माण को जन्म दिया है।

डिजिटल मीटर को उनके इच्छित एप्लिकेशन के आधार पर चार श्रेणियों में रेट किया गया है, जैसा कि IEC 61010-1 द्वारा निर्धारित किया गया है और देश और क्षेत्रीय मानकों के समूहों जैसे कि यूरोपीय समिति के लिए मानकीकरण EN61010 मानक द्वारा प्रतिध्वनित।
 * श्रेणी I: उपयोग किया जाता है जहां उपकरण सीधे मेन्स से जुड़े नहीं होते हैं
 * श्रेणी II: सिंगल फेज मेन पर इस्तेमाल किया
 * श्रेणी III: वितरण पैनल, मोटर्स और तीन-चरण उपकरण आउटलेट्स जैसे स्थायी रूप से स्थापित लोड पर उपयोग किया जाता है
 * श्रेणी IV: उन स्थानों पर उपयोग किया जाता है जहां दोष वर्तमान स्तर बहुत अधिक हो सकता है, जैसे कि आपूर्ति सेवा प्रवेश द्वार, मुख्य पैनल, आपूर्ति मीटर और प्राथमिक ओवर-वोल्टेज सुरक्षा उपकरण

प्रत्येक श्रेणी की रेटिंग मीटर में चयनित माप रेंज के लिए अधिकतम सुरक्षित क्षणिक वोल्टेज भी निर्दिष्ट करती है। श्रेणी-रेटेड मीटर भी अति-दोषों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर के साथ इंटरफेसिंग की अनुमति देने वाले मीटरों पर, मापा सर्किट में उच्च वोल्टेज के खिलाफ संलग्न उपकरणों की सुरक्षा के लिए  ऑप्टिकल अलगाव  का उपयोग किया जा सकता है।

श्रेणी II और उससे अधिक मानकों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई अच्छी गुणवत्ता वाले मल्टीमीटर में उच्च टूटना क्षमता (HRC) सिरेमिक फ़्यूज़ शामिल हैं जो आमतौर पर 20 से अधिक & nbsp; ka क्षमता पर रेट किए गए हैं;ये अधिक सामान्य ग्लास फ़्यूज़ की तुलना में विस्फोटक रूप से विफल होने की संभावना है।वे उच्च ऊर्जा ओवरवॉल्टेज MOV (मेटल ऑक्साइड वर्कर ) संरक्षण, और एक  पोलिसविच  के रूप में सर्किट ओवर-वर्तमान सुरक्षा भी शामिल करेंगे। खतरनाक क्षेत्रों में बिजली के उपकरणों में परीक्षण के लिए या ब्लास्टिंग मशीन  पर उपयोग के लिए मीटर अपनी सुरक्षा रेटिंग को बनाए रखने के लिए एक निर्माता-निर्दिष्ट बैटरी के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है।

DMM विकल्प
एक गुणवत्ता सामान्य-उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स DMM को आमतौर पर 1 & nbsp; mv या 1 & nbsp; μA, या लगभग 100 & nbsp; mω से नीचे सिग्नल के स्तर पर माप के लिए पर्याप्त माना जाता है;ये मूल्य संवेदनशीलता की सैद्धांतिक सीमाओं से दूर हैं, और कुछ सर्किट डिजाइन स्थितियों में काफी रुचि रखते हैं।अन्य उपकरण -अनिवार्य रूप से समान, लेकिन उच्च संवेदनशीलता के साथ - बहुत छोटे या बहुत बड़ी मात्रा के सटीक माप के लिए उपयोग किए जाते हैं।इनमें नैनोवोल्टमेटर्स, विद्युतमापी  (बहुत कम धाराओं के लिए, और बहुत उच्च स्रोत प्रतिरोध के साथ वोल्टेज, जैसे कि 1 & nbsp; tω) और एमीटर#picoammeter शामिल हैं।अधिक विशिष्ट मल्टीमीटर के लिए सहायक उपकरण इनमें से कुछ मापों की अनुमति देते हैं, साथ ही साथ।इस तरह के माप उपलब्ध प्रौद्योगिकी द्वारा सीमित हैं, और अंततः अंतर्निहित  थर्मल शोर  द्वारा।

बिजली की आपूर्ति
एनालॉग मीटर परीक्षण सर्किट से बिजली का उपयोग करके वोल्टेज और वर्तमान को माप सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध परीक्षण के लिए एक पूरक आंतरिक वोल्टेज स्रोत की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीटर हमेशा अपने आंतरिक सर्किटरी को चलाने के लिए आंतरिक बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।हाथ से पकड़े गए मीटर बैटरी का उपयोग करते हैं, जबकि बेंच मीटर आमतौर पर मुख्य शक्ति का उपयोग करते हैं;या तो व्यवस्था मीटर को उपकरणों का परीक्षण करने की अनुमति देती है।अक्सर परीक्षण की आवश्यकता होती है कि परीक्षण के तहत घटक को उस सर्किट से अलग किया जाए जिसमें वे घुड़सवार हैं, अन्यथा आवारा या रिसाव वर्तमान पथ माप को विकृत कर सकते हैं।कुछ मामलों में, मल्टीमीटर से वोल्टेज सक्रिय उपकरणों को चालू कर सकता है, एक माप को विकृत कर सकता है, या चरम मामलों में भी सर्किट में एक तत्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

यह भी देखें

 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण
 * बिजली का मीटर

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * विद्युतीय प्रतिरोध
 * गैर रेखीय
 * नमूना और पकड़
 * अधिष्ठापन
 * वर्गमूल औसत का वर्ग
 * अंगुली की छाप
 * एकदिश धारा
 * विद्युत चालकता
 * प्रत्यावर्ती धारा
 * समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध
 * परिशुद्धता और यथार्थता
 * भाग प्रति दस लाख
 * चर आवृत्ति ड्राइव
 * वक्र ट्रेसर
 * आंकड़ा अधिग्रहण
 * भूतल पर्वत प्रौद्योगिकी
 * निजी कंप्यूटर
 * मगरमच्छ की क्लिप
 * सतह-घुड़सवार युक्ति
 * मानकीकरण के लिए यूरोपीय समिति
 * खतरनाक क्षेत्रों में विद्युत उपकरण
 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर

बाहरी संबंध
]