प्रतिबाधा विश्लेषक

एक प्रतिबाधा विश्लेषक एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है जिसका उपयोग परीक्षण आवृत्ति के कार्य के रूप में जटिल विद्युत प्रतिबाधा को मापने के लिए किया जाता है।

प्रतिबाधा एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घटक, विद्युत सर्किट  और घटकों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री को दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रतिबाधा विश्लेषण का उपयोग जैविक ऊतक, खाद्य पदार्थों या भूवैज्ञानिक नमूनों जैसे ढांकता हुआ व्यवहार प्रदर्शित करने वाली सामग्रियों को चिह्नित करने के लिए भी किया जा सकता है।

प्रतिबाधा विश्लेषक तीन अलग-अलग हार्डवेयर कार्यान्वयन में आते हैं, और ये तीन कार्यान्वयन एक साथ अति कम आवृत्ति से अति उच्च आवृत्ति की जांच कर सकते हैं और μΩ से TΩ तक प्रतिबाधा को माप सकते हैं।

ऑपरेशन
प्रतिबाधा विश्लेषक उपकरणों का एक वर्ग है जो आवृत्ति के कार्य के रूप में जटिल विद्युत प्रतिबाधा को मापता है। इसमें परीक्षण के तहत डिवाइस पर लागू वर्तमान और वोल्टेज का चरण संवेदनशील माप शामिल है, जबकि माप आवृत्ति माप के दौरान भिन्न होती है। प्रतिबाधा विश्लेषक की मुख्य विशेषताएं आवृत्ति रेंज, प्रतिबाधा रेंज, पूर्ण प्रतिबाधा सटीकता और चरण कोण सटीकता हैं। आगे की विशिष्टताओं में मापने के दौरान वोल्टेज पूर्वाग्रह और वर्तमान पूर्वाग्रह को लागू करने की क्षमता और माप की गति शामिल है .प्रतिबाधा विश्लेषक आमतौर पर अत्यधिक सटीक प्रतिबाधा माप प्रदान करते हैं, उदा। 0.05% तक की बुनियादी सटीकता के साथ, और एक आवृत्ति माप रेंज μHz से GHz तक। प्रतिबाधा मान μΩ से TΩ तक कई दशकों तक हो सकता है, जबकि चरण कोण सटीकता 10 मिलीडिग्री की सीमा में है। मापा प्रतिबाधा मूल्यों में पूर्ण प्रतिबाधा, मापा प्रतिबाधा का वास्तविक और काल्पनिक हिस्सा और वोल्टेज और वर्तमान के बीच का चरण शामिल है। मॉडल-व्युत्पन्न प्रतिबाधा पैरामीटर जैसे चालन, अधिष्ठापन और समाई की गणना प्रतिस्थापन सर्किट मॉडल के आधार पर की जाती है और बाद में प्रदर्शित की जाती है।

LCR मीटर भी प्रतिबाधा माप कार्यक्षमता प्रदान करता है, आमतौर पर समान सटीकता के साथ लेकिन कम आवृत्ति रेंज। LCR मीटर की माप आवृत्ति आम तौर पर स्वेप्ट के बजाय निश्चित होती है, और इसे ग्राफ़िक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। एक चौथा कार्यान्वयन, नेटवर्क विश्लेषक (विद्युत)#VNA|वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक (VNA) को एक अलग उपकरण माना जा सकता है। प्रतिबाधा विश्लेषक के विपरीत, वीएनए भी प्रतिबाधा को मापते हैं लेकिन आम तौर पर बहुत अधिक आवृत्तियों पर और प्रतिबाधा विश्लेषक की तुलना में बहुत कम सटीकता के साथ।

रिएक्शन चार्ट
अधिकांश प्रतिबाधा विश्लेषक एक प्रतिघात चार्ट के साथ आते हैं जो कैपेसिटिव रिएक्शन एक्स के लिए रिएक्शन वैल्यू दिखाता हैC और आगमनात्मक प्रतिक्रिया एक्सL किसी दी गई आवृत्ति के लिए। उपकरण की सटीकता को चार्ट पर ट्रांसपोज़ किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता जल्दी से यह देख सके कि किसी आवृत्ति और प्रतिक्रिया के लिए वे किस सटीकता की उम्मीद कर सकते हैं।

यह भी देखें

 * विद्युत प्रतिबाधा
 * एलसीआर मीटर
 * नेटवर्क विश्लेषक (विद्युत) #VNA

टिप्पणियाँ
[Category:Impedance measuremen