अवशोषण तरंगमापी

अवशोषण तरंगमापी सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग रेडियो तरंग की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। यह आवृत्ति को मापने की पुरानी विधि है, जिसका व्यापक रूप से 20 वीं शताब्दी की प्रारंभ से लेकर 1970 के दशक तक रेडियो के जन्म से उपयोग किया जाता था, जब सामान्य आवृत्ति काउंटर के विकास, जिनकी स्पष्टता कहीं अधिक थी, इसे अधिक सीमा तक अप्रचलित बना दिया था। इस प्रकार तरंगमापी में आवृत्ति में कैलिब्रेटेड समायोज्य प्रतिध्वनि परिपथ होता है, जिसमें परिपथ में वोल्टेज या धारा को मापने के लिए मीटर या अन्य साधन होते हैं। जब अज्ञात आवृत्ति के साथ प्रतिध्वनि को समायोजित किया जाता है, जिससे प्रतिध्वनि परिपथ ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो मीटर पर डिप द्वारा निरुपित किया जाता है। फिर आवृत्ति को डायल से पढ़ा जा सकता है।

वेवमीटर का उपयोग आवृत्ति माप के लिए किया जाता है जिसके लिए उच्च स्पष्टता की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि यह जांचना कि रेडियो ट्रांसमीटर अपने सही आवृत्ति बैंड के अन्दर कार्य कर रहा है, या आउटपुट में हार्मोनिक्स की जांच करना। कई रेडियो दोषपूर्ण लोग इन्हें अपनी आउटपुट आवृत्ति जांचने के सरल विधि के रूप में रखते हैं।  मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए इसी तरह के उपकरण बनाए जा सकते हैं। विकल्प के तौर पर डिप मीटर का उपयोग किया जा सकता है।

वेवमीटर की दो श्रेणियां हैं: ट्रांसमिशन वेवमीटर, जिसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट होता है और सिग्नल पथ में डाला जाता है, या अवशोषण तरंगमीटर, जो रेडियो आवृत्ति स्रोत से शिथिल रूप से जुड़े होते हैं और इससे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।

एचएफ और वीएचएफ


डिवाइस का सबसे सरल रूप वैरिएबल संधारित्र है जिसके टर्मिनलों पर कुंडल तार लगा होता है। एलसी परिपथ के टर्मिनल से जुड़ा हुआ डायोड होता है, फिर एलसी परिपथ से जुड़े न होने वाले डायोड के अंत और डायोड को प्रभावित न करने वाले एलसी परिपथ के टर्मिनल के बीच सिरेमिक डिकॉउलिंग कैपेसिटर को तार दिया जाता है। अंत में गैल्वेनोमीटर को डिकूपलिंग कैपेसिटर के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। यह उपकरण उस आवृत्ति पर रेडियो तरंगों के सशक्त स्रोतों के प्रति संवेदनशील होगा जिस पर एलसी परिपथ प्रतिध्वनित होता है।

यह $$f = {1 \over 2 \pi \sqrt {LC}}$$ द्वारा दिया गया है

जब डिवाइस आरएफ क्षेत्र के संपर्क में आता है जो प्रतिध्वनित आवृत्ति पर होता है तो बाईं ओर के टर्मिनलों पर डीसी वोल्टेज दिखाई देगा। कॉइल अधिकांशतः इकाई के केस के बाहर होती है जिससे इसे जांच की जा रही वस्तु के निकट लाया जा सकता है।

यूएचएफ और एसएचएफ


उच्च आवृत्तियों पर ट्यून्ड परिपथ के लिए लम्प्ड अवयवो का उपयोग करना संभव नहीं है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त स्ट्रिपलाइन या रेज़ोनेंट कैविटीज़ जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। अति उच्च आवृत्ति (यूएचएफ) और अति उत्तम उच्च आवृत्ति (एसएचएफ) के लिए डिज़ाइन प्रतिध्वनित λ/4 (क्वार्टर वेव) रॉड है जो लंबाई में भिन्न हो सकती है। एक्स-बैंड (10 GHz) के लिए अन्य डिज़ाइन माइक्रोवेव कैविटी है जिसे लंबाई में परिवर्तित किया जा सकता है।

यूएचएफ के विकल्प के रूप में, लेचर ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग किया जा सकता है। लेचर रेखाओ का उपयोग करके ट्रांसमीटर की आवृत्ति को मोटे तौर पर मापना संभव है।

यह भी देखें

 * ग्रिड डिप ऑसिलेटर

== संदर्भ                                                                                                                                                                                                        ==