ऑप्टिकल टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर

प्रकाशीय टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) एक प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनिकी उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाशीय फाइबर को प्रदर्शित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का प्रकाशीय समतुल्य है जो परीक्षण के तहत केबल या ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा को मापता है। ओटीडीआर फाइबर के एक ही छोर से परीक्षण और अर्क के अंतर्गत फाइबर में प्रकाशीय स्पन्द की एक श्रृंखला को अंतःक्षिप्त करता है, प्रकीर्णन प्रकाश (रेले पश्च प्रकीर्णन) या फाइबर के साथ बिंदुओं से वापस परिलक्षित होता है। प्रकीर्णन हुए या परावर्तित प्रकाश को वापस इकट्ठा किया जाता है जिसका उपयोग प्रकाशीय फाइबर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति स्पन्दों की प्रबलता को समय के एक फंक्शन के रूप में मापा और एकीकृत किया जाता है, और फाइबर की लंबाई के फंक्शन के रूप में चित्रित किया जाता है।

ओटीडीआर उपकरण की विश्वसनीयता और गुणवत्ता
ओटीडीआर की विश्वसनीयता और गुणवत्ता इसकी दक्षता, माप सीमा, घनिष्ठ घटनाओं को हल करने और मापने की क्षमता, माप गति पर आधारित है, और विभिन्न पर्यावरणीय चरम सीमाओं के तहत और विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग के बाद संतुष्टिपूर्वक प्रदर्शन करने की क्षमता। साधन को इसकी क्षमता, प्रदान की गई सुविधाओं, आकार, भार और उपयोग में आसानी के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है।

ओटीडीआर की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करने में प्रायः उपयोग किए जाने वाले कुछ नियम इस प्रकार हैं:

प्रत्यायन: माप की निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया गया है अर्थात्, मापित मूल्य और घटनाओं के सही मूल्य के बीच का अंतर मापा जा रहा है।

मापन सीमा: अधिकतम क्षीणन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उपकरण और मापी जा रही घटना के बीच रखा जा सकता है:, जिसके लिए उपकरण अभी भी स्वीकार्य सटीकता सीमा के भीतर घटना को मापने में सक्षम है।

उपकरण समाधान: दो अलग-अलग स्थितियों को कैसे अलग करना है और अभी भी दो अलग-अलग घटनाओं के रूप में पहचाना जा सकता है। मापन पल्स और डेटा संग्रह अंतराल की अवधि ओटीडीआर के लिए एक समाधान अवधि है। पल्स अवधि न्यूनतम और डेटा प्रतिदर्श अंतराल को न्यूनतम करता है, टूल समाधान बेहतर होता है, लेकिन माप सीमा न्यूनतम होती है। समाधान भी प्रायः सीमित होता है जब प्रबल प्रतिबिंब ओटीडीआर में वापस आते हैं और अस्थायी रूप से संसूचक को अधिभारित करते हैं। जब ऐसा होता है, तो उपकरण को दूसरी फाइबर स्थिति को व्यवस्थित करने से पहले कुछ समय की आवश्यकता होती है। कुछ ओटीडीआर निर्माता समाधान में सुधार के लिए “ मास्किंग ” प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया परिरक्षित या “मास्क” उच्च शक्ति फाइबर प्रतिबिंब से संसूचक, संसूचक अधिभार को रोकने और संसूचक पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करता है.

ओटीडीआर की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए उद्योग की आवश्यकताएं ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) टाइप उपकरण के लिए सामान्य आवश्यकताओं में निर्दिष्ट हैं।

ओटीडीआर जैसे परीक्षण उपकरण के प्रकार
ओटीडीआर जैसे परीक्षण उपकरण के सामान्य प्रकार हैं:
 * 1) पूर्ण विशेषता ओटीडीआर:
 * पूर्ण विशेषता ओडीडीआर पारंपरिक, ऑप्टिकल टाइम डोमेन परावर्तक होते हैं। वे फीचर-समृद्ध और सामान्यतः बड़े, भारी और न्यूनतम वहनीय हैं, जो या तो हाथ से संचालित ओडीआर या फाइबर ब्रेक लोकेटर की तुलना में न्यूनतम है। बड़े होने के बावजूद, उनका आकार और वजन प्रारंभिक पीढ़ी के ओटीडीआर का केवल एक अंश है। प्रायः पूर्ण विशेषता ओडीआर में मुख्य फ्रेम होता है जिसे कई फाइबर माप कार्यों को पूरा करने के लिए मल्टी-फंक्शन प्लग-इन इकाइयों के साथ लगाया जा सकता है। बड़ा कलर डिस्प्ले साधारण है। पूर्ण विशेषता ओटीडीआर में प्रायः अन्य प्रकार के ओटीडीआर जैसे उपकरणों की तुलना में अधिक माप सीमा होती है। प्रायः यह प्रयोगशाला और क्षेत्र में कठिन फाइबर माप के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश पूर्ण विशेषता ओडीडीआर एसी और/या बैटरी द्वारा संचालित होते हैं।
 * 1) हैंड हेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर:
 * हैंड-हेल्ड (पूर्व में लघु) ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर को फील्ड वातावरण में फाइबर नेटवर्क की समस्या निवारण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो प्रायः बैटरी शक्ति का उपयोग करते हैं। दो प्रकार के उपकरण संचार प्रदाताओं द्वारा उठाए गए फाइबर ऑप्टिक संयंत्रों के दृष्टिकोण के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। हाथ से पकड़े जाने वाले, सस्ते ओटीडीआर का उद्देश्य उपयोग में आसान, हल्का, परिष्कृत ओटीडीआर होना है जो फ़ील्ड डेटा एकत्र करते हैं और प्रारंभिक डेटा विश्लेषण करते हैं। वे पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर की तुलना में न्यूनतम सुविधा-संपन्न हो सकते हैं। डेटा संग्रह और परिष्कृत डेटा विश्लेषण करने के लिए प्रायः इनका उपयोग पीसी-आधारित सॉफ़्टवेयर के साथ किया जा सकता है। हाथ से पकड़े जाने वाले ओटीडीआर का उपयोग सामान्यतः फाइबर लिंक को मापने और फाइबर टूटने, उच्च हानि के बिंदु, उच्च परावर्तन, एंड-टू-एंड लॉस और ऑप्टिकल रिटर्न लॉस (ओआरएल) का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ़ाइबर ब्रेक लोकेटर का उद्देश्य न्यूनतम लागत वाले उपकरण हैं जो विशेष रूप से किसी विनाशकारी फ़ाइबर घटना का स्थान निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे, फ़ाइबर ब्रेक, उच्च परावर्तन बिंदु, या उच्च हानि। फाइबर ब्रेक लोकेटर प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनिकी टेप माप है जिसे केवल विनाशकारी फाइबर घटनाओं की दूरी को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हैंडहेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर का उद्देश्य इतना सस्ता है कि फील्ड तकनीशियनों को एक मानक उपकरण किट के हिस्से के रूप में सुसज्जित किया जा सकता है।
 * सामान्य तौर पर, हैंड-हेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर हल्के और छोटे होते हैं, संचालित करने में आसान होते हैं, और पूर्ण विशेषता ओटीडीआर की तुलना में बैटरी शक्ति का उपयोग करने की अधिक संभावना होती है। हैंडहेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर का उद्देश्य इतना सस्ता है कि फील्ड तकनीशियनों को एक मानक उपकरण किट के हिस्से के रूप में सुसज्जित किया जा सकता है।
 * 1) आरएफटीएस में आरटीयू:
 * आरटीयू रिमोट फाइबर टेस्टिंग सिस्टम (आरएफटीएस) के लिए जेनेरिक आवश्यकताओं में वर्णित आरएफटीएसएस का परीक्षण मॉड्यूल है। आरएफटीएस फाइबर को केंद्रीय स्थान से स्वतः परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग फाइबर नेटवर्क के प्रमुख बिंदुओं पर स्थित ओडीआर जैसे परीक्षण घटकों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। परीक्षण घटक समस्याओं का पता लगाने के लिए फाइबर स्कैन करते हैं। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो उसका स्थान ज्ञात है और उचित कर्मियों को मरम्मत प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। आरएफटीएस एक डेटाबेस तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान कर सकता है जिसमें ओटीडीआर फाइबर ट्रेसेस और भौतिक फाइबर प्लांट के लिए किसी अन्य फाइबर रिकॉर्ड की ऐतिहासिक जानकारी होती है।
 * चूंकि संचार उद्योग में ओटीडीआर और ओटीडीआर जैसे उपकरणों के कई उपयोग हैं, इसलिए ऑपरेटिंग वातावरण घर के अंदर और बाहर दोनों जगह व्यापक रूप से भिन्न होता है। हालाँकि, प्रायः, ये परीक्षण सेट नियंत्रित वातावरण में संचालित होते हैं, फाइबर वितरण फ्रेम पर उनके समाप्ति बिंदुओं पर फाइबर तक पहुँचते हैं। इनडोर वातावरण में नियंत्रित क्षेत्र जैसे केंद्रीय कार्यालय (सीओ), उपकरण हट, या नियंत्रित पर्यावरण वॉल्ट (सीईवी) सम्मिलित हैं। बाहरी वातावरण में उपयोग दुर्लभ है, लेकिन इसमें मैनहोल, एरियल प्लेटफॉर्म, खुली खाई या स्प्लिसिंग वाहन में उपयोग सम्मिलित हो सकता है।

ओटीडीआर डेटा प्रारूपण
1990 के दशक के अंत में, ओटीडीआर उद्योग के प्रतिनिधियों और ओटीडीआर उपयोगकर्ता समुदाय ने ओटीडीआर फाइबर डेटा के भंडारण और विश्लेषण के लिए एक अद्वितीय डेटा प्रारूप विकसित किया। यह डेटा जीआर-196 के विनिर्देशों पर आधारित था, ऑप्टिकल टाइम डोमेन परावर्तक (ओटीडीआर) प्रकार के उपकरण के लिए जेनेरिक आवश्यकताओं पर आधारित था। लक्ष्य वास्तव में सार्वभौमिक होने के लिए डेटा प्रारूप था, जिसमें इसे सभी ओटीडीआर निर्माताओं द्वारा लागू करने का इरादा था। ओटीडीआर आपूर्तिकर्ताओं ने डेटा प्रारूप को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने उपयोगकर्ताओं के बीच असहिष्णुता के क्षेत्रों के साथ प्रारूप में विसंगतियों की पहचान की थी।

1997 से 2000 तक ओटीडीआर सप्लायर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के एक समूह ने समस्याओं और विसंगतियों को हल करने का प्रयास किया जिसे उस समय 'बेलकोर' कहा जाता था। इस समूह को ओटीडीआर डेटा प्रारूप उपयोगकर्ता समूह (ओडीएफयूजी) कहा जाता है, जिसने प्रगति की। तत्कालीन से, कई ओटीडीआर प्रदाताओं ने व्यक्तिगत बातचीत की गतिविधियों को हल करने और निर्माताओं के बीच अंतर-उपयोग को सक्षम करने के लिए अन्य प्रदाताओं के साथ काम करना निरंतर प्रचलित रखा है।

2011 में, टेलकोर्डिया ने ऑप्टिकल टाइम डोमेन परावर्तक (ओटीडीआर) डेटा प्रारूप नामक एक दस्तावेज में इस डेटा प्रारूप पर उद्योग की टिप्पणियों को संकलित करने का फैसला किया। यह विशेष रिपोर्ट (एसआर) बेलकोर ओटीडीआर डेटा प्रारूप की स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करती है, इसका नाम टेलीकॉर्डिया ओटीडीआर डेटा प्रारूप रखा गया है।

डेटा प्रारूप का उद्देश्य डेटा और विश्लेषण जानकारी को बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए सभी ओटीडीआर-संबंधित उपकरणों के लिए है। प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए ओटीडीआर आपूर्तिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है ताकि उपस्थित ओटीडीआर ट्रेस फ़ाइलों को एसआर-4731 डेटा प्रारूप में परिवर्तित किया जा सके और फ़ाइलों को इस सार्वभौमिक प्रारूप से एक ऐसे प्रारूप में परिवर्तित किया जा सके जो उनके पुराने ओटीडीआर द्वारा उपयोग में लाया जा सके। इस फाइल रूपांतरण सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता, अंतिम उपयोगकर्ता या किसी तीसरे पक्ष द्वारा विकसित किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर उपस्थित उपकरणों के साथ ओटीडीआर डेटा प्रारूप की पिछड़ा संगतता भी प्रदान करता है।

एसआर-4731 प्रारूप द्विआधारी डेटा का वर्णन करता है। जबकि पाठ जानकारी कई क्षेत्रों में निहित है, अधिकांश संख्याओं को या तो 16-बिट (2-बिट) या 32-बिट (4-बाईट) के रूप में दर्शाया गया है या बाइनरी छवियों के रूप में संग्रहीत बिना डिज़ाइन किए गए पूर्णांक के रूप में दर्शाया गया है। इस फाइल प्रारूप में बाइट ऑर्डरिंग स्पष्ट रूप से न्यूनतम बाइट ऑर्डरिंग है, जैसा कि इंटेल प्रोसेसर-आधारित मशीनों पर साधारण है। स्ट्रिंग क्षेत्रों को शून्य बाइट के साथ समाप्त किया जाता है। ओटीडीआर वेवफॉर्म डेटा को समय में समान रूप से स्पेक किए गए छोटे, अन-हस्ताक्षर डेटा के रूप में दर्शाया जाता है, डेसीबेल (डीबी ) टाइम्स 1000 की इकाइयों में, जिसे अधिकतम शक्ति स्तर के लिए संदर्भित किया जाता है। अधिकतम शक्ति स्तर शून्य पर सेट है, और सभी तरंग रूप डेटा बिंदुओं को शून्य या नकारात्मक माना जाता है (साइन बिट निहित है), ताकि इस प्रारूप में न्यूनतम शक्ति स्तर -65.535 डीबी है, और विद्युत स्तर चरणों के बीच न्यूनतम संकल्प 0.001 डीबी है। कुछ मामलों में, यह सभी तरंगरूप बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पर्याप्त शक्ति सीमा प्रदान नहीं करेगा। इस कारण से, डेटा बिंदु शक्ति सीमा का विस्तार करने के लिए एक पैमाने कारक का उपयोग प्रस्तुत किया गया है।

यह भी देखें

 * प्रकाशीय प्रतिफल क्षति