सदिश संकेत विश्लेषक

वेक्टर सिग्नल विश्लेषक एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी उपकरण के माध्यमिक आवृत्ति बैंडविड्थ के भीतर आवृत्ति पर इनपुट सिग्नल के फेज और परिमाण को मापता है। प्राथमिक उपयोग यह है कि पहचाने गए संकेतों पर त्रुटि वेक्टर परिमाण, कोड डोमेन शक्ति और वर्णक्रमीय समतलता जैसी चैनल में मापे जाते है।

वेक्टर सिग्नल विश्लेषक W-CDMA, LTE, और WLAN जैसे डिजिटल रूप से मॉड्यूटेड सिग्नल को मापने और डिमॉड्यूलेट करने में उपयोगी होते हैं। इन मापों का उपयोग मॉडुलन की गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के डिजाइन, सत्यापन और अनुपालन परीक्षण के लिए किया जा सकता है।

ऑपरेशन
वेक्टर सिग्नल विश्लेषक, स्पेक्ट्रम विश्लेषण की प्रक्रिया में सामान्यत: एक डाउन-कन्वर्ट, अंकीयकरण चरण, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डिस्प्ले स्टेज होता है।

डाउन-कन्वर्ट और अंकीयकरण चरण
एक सदिश संकेत विश्लेषक पहले सुपरहेटरोडाइन रिसीवर का उपयोग करके संकेत स्पेक्ट्रा को नीचे-परिवर्तित करके संचालित करता है। इनपुट सिग्नल स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा एक बैंड-पास फिल्टर की केंद्र आवृत्ति के लिए नीचे-रूपांतरित (वोल्टेज-नियंत्रित ऑसिलेटर और एक मिक्सर का उपयोग करके) होता है। वोल्टेज-नियंत्रित ऑसिलेटर का उपयोग विभिन्न वाहक आवृत्तियों पर उपयोग करने की अनुमति देता है।

माध्यमिक आवृत्ति में परिवर्तित होने के बाद, संकेत को बैंड-सीमित करने और अलियासिंग को रोकने के लिए संकेत को इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर किया जाता है। फिर संकेत को एनालॉग-टू-डिजिटल कनवर्टर का उपयोग करके डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है। सैंपलिंग दर आमतौर पर विचार किए जाने वाले फ्रीक्वेंसी सीमा के संबंध में बदलती है।

डीएसपी और प्रदर्शन चरण
एक बार सिग्नल डिजीटल हो जाने के बाद, इसे समकोणिक डिटेक्टर का उपयोग करके समकोणिक और इन-फेज घटकों में अलग किया जाता है, जिसे आमतौर पर असतत हिल्बर्ट परिवर्तन के साथ लागू किया जाता है। इन सिग्नल घटकों और विभिन्न डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करके कई माप किए जाते हैं और प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए हैं।

एफएफटी से सिग्नल स्पेक्ट्रम
सिग्नल के आवृत्ति स्पेक्ट्रम की गणना करने के लिए एक तेज फूरियर रूपांतरण का उपयोग किया जाता है। वर्णक्रमीय रिसाव को सीमित करने और आवृत्ति विश्लेषण को बढ़ाने के लिए सामान्यत: एक विंडोइंग फंक्शन का विकल्प होता है। इस विंडो को एफएफटी की गणना करने से पहले नमूना अवधि के डिजीटल मूल्यों के साथ गुणा करके कार्यान्वित किया जाता है।

नक्षत्र आरेख
एक तारामंडल आरेख एक डिजिटल मॉडुलन योजना जैसे द्विघात आयाम मॉडुलन या चरण-शिफ्ट कुंजीयन द्वारा संशोधित सिग्नल का प्रतिनिधित्व करता है। यह आरेख चतुर्भुज चरण और इन-फेज घटकों के परिमाण को क्रमशः ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशाओं में मैप करता है। नक्षत्र आरेख # व्याख्या के आधार पर संकेत अखंडता का गुणात्मक आकलन किया जा सकता है।

त्रुटि वेक्टर परिमाण
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्षों के रूप में चतुर्भुज और इन-फेज घटकों का प्रतिनिधित्व करके, त्रुटि सदिश परिमाण को आरेख पर आदर्श और मापा नक्षत्र बिंदुओं के बीच की दूरी के रूप में गणना की जा सकती है। आदर्श सिग्नल के साथ प्राप्त सिग्नल की तुलना करने के लिए इसके लिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ज्ञान आवश्यक है।

विशिष्ट कार्यक्षमता
विशिष्ट वेक्टर सिग्नल एनालाइज़र डिस्प्ले इंटरमीडिएट फ़्रीक्वेंसी बैंडविड्थ (सिग्नल प्रोसेसिंग) के भीतर मापे गए सिग्नल के स्पेक्ट्रम, डिमॉड्युलेटेड सिग्नल के क्वाडरेचर एम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन, एरर वेक्टर मैग्नीट्यूड माप और सिग्नल के समय क्षेत्र  प्लॉट को प्रदर्शित करता है। उपयोग किए जा रहे मॉडुलन के प्रकार (प्रतीक डिकोडिंग, एमआईएमओ माप, रेडियो फ्रेम सारांश, आदि) के आधार पर कई और माप परिणाम प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

संदर्भ

 * Communications Systems Analysis Using Hardware and Software-Based Vector Signal Analyzers

फुटनोट्स
श्रेणी:मापने के उपकरण श्रेणी:इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण श्रेणी:सिग्नल प्रोसेसिंग