इनक्लिनोमीटर

इनक्लिनोमीटर  अथवा  क्लिनोमीटर  यंत्र है जिसका उपयोग  ढलान, ऊंचाई अथवा डिप्रेशन (भूविज्ञान) के कोणों को मापने के लिए किया जाता है। इसे टिल्ट इंडिकेटर, टिल्ट सेंसर,  टिल्ट मीटर, स्लोप अलर्ट, स्लोप गेज, ग्रेडिएंट मीटर, ग्रैडियोमीटर, लेवल गेज, लेवल मीटर, डिक्लिनोमीटर और पिच और रोल इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है। क्लिनोमीटर माप की  डिग्री, प्रतिशत बिंदु और टोपो  इकाइयों का उपयोग करके  झुकाव और गिरावट दोनों को मापते हैं। एस्ट्रोलैब इनक्लिनोमीटर का उदाहरण है जिसका उपयोग  सेलेस्टियल नेविगेशन और  खगोलीय वस्तुओं के स्थान के लिए  प्राचीन काल से  पुनर्जागरण तक किया गया था।

टिल्ट सेंसर दो अक्षों में संदर्भ विमान के अधिकांशतः टिल्टिंग को माप सकता है।

इसके विपरीत, पूर्ण गति में तीन अक्षों और अधिकांशतः अतिरिक्त सेंसर का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के भू तल के संदर्भ में झुकाव कोण को मापने की विधि में एक्सेलेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट अनुप्रयोग उद्योग और खेल नियंत्रकों में होते हैं। विमान में, टर्न कोऑर्डिनेटर अथवा टर्न और बैंक इंडिकेटर में गेंद को कभी -कभी इनक्लिनोमीटर के रूप में संदर्भित किया जाता है।

इतिहास
इनक्लिनोमीटर में उदाहरण सम्मिलित हैं जैसे कि वेल इन-क्लिनोमीटर, जिनमें से आवश्यक भाग सपाट पक्ष या आधार हैं, जिस पर यह अवलंबित है और रिक्त डिस्क किसी द्रव से अर्द्ध संग्रहित होता है। डिस्क का कांच स्नातक स्तर से घिरा होता है जो समतल आधार के संदर्भ में उस कोण को चिह्नित करता है जिस पर द्रव की सतह अवलंबित होती है। शून्य रेखा आधार के समानांतर होती है और जब द्रव उस रेखा पर अवलंबित होता है, तो सपाट पक्ष क्षैतिज होता है और 90 डिग्री आधार के लंबवत होता है और जब द्रव उस रेखा पर अवलंबित होता है, तो सपाट पक्ष लंबवत या प्लंब होता है। हस्तक्षेप करने वाले कोणों को चिह्नित किया जाता है और सरल रूपांतरण तालिकाओं  की सहायता से, उपकरण क्षैतिज माप के प्रति निर्धारित दूरी और ढलान रेखा की निर्धारित दूरी की गिरावट की दर को निर्देशित करता है।

एबनी लेवल 1870 में विकसित हैंडहेल्ड सर्वेक्षण उपकरण है जिसमें साइटिंग ट्यूब और इनक्लिनोमीटर सम्मिलित होते हैं जिसे व्यवस्थित किया गया है जिससे कि सर्वेक्षक इनक्लिनोमीटर के स्पिरिट लेवल में बुलबुले के प्रतिबिंब के साथ साइटिंग ट्यूब (और इसके क्रॉसहेयर) को संरेखित कर सके। दृष्टि रेखा इनक्लिनोमीटर के निर्धारित कोण पर होती है।

प्रसिद्ध इनक्लिनोमीटर इंस्टॉलेशन में रेयान एनवाईपी के पैनल पर "द स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस" था, जिसे 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने चढ़ने और उतरने के कोण की सूचना देने वाले लाइटवेट रीकर इंक पी-1057 डिग्री इनक्लिनोमीटर को चयनित किया था

उपयोग
थम्ब | धारा में दूरी को मापना हैंड-हेल्ड क्लिनोमेटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और माप कार्यों के लिए किया जाता है। भूमि सर्वेक्षण और मानचित्रण में, क्लिनोमीटर भौगोलिक विशेषता के ढलान का तीव्रता से माप प्रदान कर सकता है, या गुफा सर्वेक्षण  के लिए उपयोग किया जाता है। खनिजों के लिए पूर्वेक्षण में, क्लिनोमीटर का उपयोग  स्ट्राइक और भूगर्भिक संरचनाओं को मापने के लिए किया जाता है। वनो में, त्रिकोणासन सहित मानकीकृत विधियों का उपयोग करके क्लिनोमीटर के साथ पेड़ की ऊँचाई मापी जा सकती है। प्रमुख आर्टिलरी बंदू में संबद्ध क्लिनोमीटर हो सकता है, जिसका उपयोग लंबी दूरी पर गोले के लक्ष्य को सुगम बनाने के लिए किया जाता है।

स्थायी रूप से स्थापित टिल्टमीटर  को संरचना की दीर्घकालिक स्थिरता के निरीक्षण के लिए प्रमुख बाँध पर लगाया जाता है।

कारक जो इनक्लिनोमीटर के उपयोग को प्रभावित करते हैं
(समग्र त्रुटिहीनता टिल्ट सेंसर (या इंक्लिनोमीटर) और उपयोग की की गई तकनीक के प्रकार के आधार पर भिन्न होती है)
 * गुरुत्वाकर्षण
 * तापमान (बहाव), शून्य ऑफसेट, रैखिकता, कंपन, झटके, क्रॉस-अक्ष संवेदनशीलता, त्वरण/मंदी।
 * उपयोगकर्ता और माप बिंदु के मध्य दृष्टि की स्पष्ट रेखा की आवश्यकता होती है।
 * अधिकतम त्रुटिहीनता प्राप्त करने के लिए उचित प्रकार से परिभाषित वस्तु की आवश्यकता होती है।
 * कोण माप परिशुद्धता और त्रुटिहीनता आर्कसेक उत्तम है।

त्रुटिहीनता
कुछ अत्यधिक संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक इंक्लिनोमीटर सेंसर 0.0001 ° तक एक आउटपुट रिज़ॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं; प्रौद्योगिकी और कोण सीमा के आधार पर, यह 0.01 ° तक सीमित हो सकता है। एक एक्टिनोमीटर सेंसर की सही या पूर्ण त्रुटिहीनता (जो संयुक्त कुल त्रुटि है), हालांकि, सेंसर शून्य ऑफसेट और संवेदनशीलता, सेंसर रैखिकता,  हिस्टैरिसीस, रिपीटिबिलिटी, और शून्य और संवेदनशीलता के तापमान के बहाव के प्रारंभिक सेटों का एक संयोजन है। इंक्लिनोमीटर त्रुटिहीनता सामान्यतः सेंसर और स्थिति के आधार पर ± 0.01–2 ° से हो सकती है।सामान्यतः कमरे की परिवेश स्थितियों में त्रुटिहीनता सेंसर रैखिकता विनिर्देश तक सीमित होती है।

 File:Clinometerlow.jpg|सरल क्लिनोमीटर File:Digital protractor.jpg|अंकीय प्रोट्रैक्टर File:Vickers Clino R.JPG| विकर्स मशीन गन  लगभग 1918 के साथ   अप्रत्यक्ष आग  क्षमता को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया क्लिनोमीटर डिज़ाइन किया गया File:Breithaupt Kassel 25704-271300.01.0 clinometer DSC03651.JPG|माइक्रोमीटर समायोजन के साथ यांत्रिक आत्मा स्तर क्लिनोमीटर 

सेंसर प्रौद्योगिकी
टिल्ट सेंसर और इंक्लिनोमीटर एक  कृत्रिम क्षितिज  उत्पन्न करते हैं और इस क्षितिज के संबंध में कोणीय झुकाव को मापते हैं। वे कैमरों, विमान उड़ान नियंत्रण, ऑटोमोबाइल सुरक्षा प्रणालियों और विशेष स्विच में उपयोग किए जाते हैं और इसका उपयोग प्लेटफ़ॉर्म लेवलिंग, बूम कोण संकेत के लिए भी किया जाता है, और अन्य अनुप्रयोगों में झुकाव के मापन की आवश्यकता होती है।

टिल्ट सेंसर और इंक्लिनोमीटर के लिए विचार करने के लिए महत्वपूर्ण विनिर्देशों को टिल्ट एंगल रेंज और कुल्हाड़ियों की संख्या है। कुल्हाड़ियों सामान्यतः होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं,  ऑर्थोगोनल । टिल्ट एंगल रेंज वांछित रैखिक आउटपुट की सीमा है। <!-कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या मापा गया है, और अंतिम वाक्य सिर्फ पहले के पीछे के छोर को दोहराता है->

टिल्ट सेंसर और इंक्लिनोमीटर के सामान्य कार्यान्वयन एक्सेलेरोमीटर,   लिक्विड कैपेसिटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक, तरल में गैस बुलबुला और पेंडुलम हैं।

वीडियो गेम में टिल्ट सेंसर तकनीक को भी लागू किया गया है।   योशी का सार्वभौमिक गुरुत्व   और    किर्बी टिल्ट 'एन' टम्बल   दोनों एक झुकाव सेंसर तंत्र के आसपास बनाए गए हैं, जो कारतूस में बनाया गया है।   PlayStation 3  और   Wii  गेम कंट्रोलर भी वीडियो गेम खेलने के साधन के रूप में झुकाव का उपयोग करते हैं।

उदाहरण के लिए,  सिविल इंजीनियरिंग  में inclinometers का उपयोग किया जाता है, उदाहरण के लिए, भूमि के झुकाव को मापने के लिए।

कुछ inclinometers   CAN (नियंत्रक क्षेत्र नेटवर्क)  पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं। इसके अलावा, उन झुकावों को मानकीकृत    कैनोपेन  प्रोफाइल (CIA 410) का समर्थन कर सकते हैं। इस मामले में, ये इनक्लिनोमीटर संगत और आंशिक रूप से विनिमेय हैं।

दो-अक्ष डिजिटल inclinometer


पारंपरिक आत्मा के स्तर और पेंडुलम-आधारित इलेक्ट्रॉनिक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स सामान्यतः केवल एकल-अक्ष और संकीर्ण झुकाव माप रेंज द्वारा विवश होते हैं। हालांकि, अधिकांश सटीक स्तर, कोण माप, संरेखण और सतह के फ्लैटनेस प्रोफाइलिंग कार्यों में अनिवार्य रूप से दो स्वतंत्र ऑर्थोगोनल सिंगल-एक्सिस ऑब्जेक्ट्स के बजाय एक दो-आयामी सतह विमान कोण शामिल होता है।   एमईएमएस  टिल्ट सेंसर के साथ बनाए गए दो-अक्षीय झुकाव एक साथ पृथ्वी डेटम के लिए एक सतह विमान स्पर्शरेखा के एक साथ दो-आयामी कोण रीडिंग प्रदान करता है।

दो-अक्ष   एमईएमएस  पारंपरिक एकल-अक्ष बबल या मैकेनिकल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स से अधिक का उपयोग करने के विशिष्ट लाभ शामिल हो सकते हैं:
 * दो-आयामी (एक्स-वाई प्लेन) टिल्ट एंगल्स (यानी पिच एंड रोल) का एक साथ माप, एकल-अक्ष स्तर का उपयोग करते समय थकाऊ स्वैपिंग बैक-एंड-फोर्थ को समाप्त कर सकता है, उदाहरण के लिए एक सटीक लेवलिंग स्थिति प्राप्त करने के लिए मशीन फुटिंग को समायोजित करने के लिए ।
 * डिजिटल मुआवजा और गैर-रैखिकता के लिए सटीक अंशांकन, उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग तापमान भिन्नता के लिए, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यापक माप सीमा पर उच्च त्रुटिहीनता होती है।
 * एक्सेलेरोमीटर सेंसर एक मशीन इंस्टॉलर को वास्तविक समय में संरेखण गुणवत्ता को ट्रैक करने और आकलन करने के लिए एक मशीन इंस्टॉलर को सक्षम करने के लिए कंपन प्रोफाइल के रूप में संख्यात्मक डेटा उत्पन्न कर सकते हैं और पहले और बाद में लेवलिंग प्रोफाइल की तुलना करके एक संरचना की स्थिति स्थिरता को सत्यापित कर सकते हैं।

गायरोस्कोप
के साथ inclinometer चूंकि इंक्लिनोमीटर गुरुत्वाकर्षण के बल के संबंध में किसी वस्तु के कोण को मापते हैं, बाहरी त्वरण जैसे तेजी से गति, कंपन या झटके झुकाव माप में त्रुटियों का परिचय देंगे।इस समस्या को दूर करने के लिए, एक्सेलेरोमीटर के अलावा एक जाइरोस्कोप का उपयोग करना संभव है।किसी भी उपरोक्त त्वरण का एक्सेलेरोमीटर पर भारी प्रभाव पड़ता है, लेकिन गायरोस्कोप के मापा रोटेशन दरों पर एक सीमित प्रभाव होता है।एक एल्गोरिथ्म प्रत्येक सेंसर से सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए दोनों संकेतों को जोड़ सकता है।इस तरह से बाहरी त्वरण द्वारा शुरू की गई त्रुटियों से वास्तविक झुकाव कोण को अलग करना संभव है

अनुप्रयोग
Inclinometers के लिए उपयोग किया जाता है:
 * पोलारिस (उत्तरी गोलार्ध में) या तारामंडल के दो सितारों का उपयोग करके अक्षांश का निर्धारण   क्रूक्स  (दक्षिणी गोलार्ध में)।
 * क्षैतिज विमान के संबंध में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कोण का निर्धारण।
 * सच्चे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज से एक विचलन दिखा रहा है।
 * सर्वेक्षण, झुकाव या ऊंचाई के कोण को मापने के लिए।
 * एक उपकरण ऑपरेटर को सचेत करना कि यह टिप कर सकता है।
 * ऊंचाई, ढलान, या झुकाव के कोणों को मापना, उदा। एक तटबंध का।
 * ढलानों में मामूली अंतर को मापना, विशेष रूप से  भूभौतिकी  के लिए। उदाहरण के लिए, इस तरह के झुकाव   ज्वालामुखी  ईएस की निगरानी के लिए, या भूस्खलन आंदोलन की गहराई और दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है।
 * सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में दीवारों या जमीन में आंदोलनों को मापना।
 * डुबकी या स्ट्रैटा, या एक तटबंध या काटने की ढलान; एक तरह का साहुल स्तर।
 * कुछ मोटर वाहन  सुरक्षा  सिस्टम।
 * वाहनों, नॉटिकल क्राफ्ट और विमान की पिच और रोल का संकेत।  टर्न समन्वयक  और   स्लिप इंडिकेटर  देखें।
 * क्रेन और सामग्री हैंडलर के बूम कोण की निगरानी करना।
 * एक उपग्रह की ओर एक उपग्रह एंटीना के लुक कोण को मापना।
 * अपने आउटपुट को अधिकतम करने के लिए  सौर पैनल  को इष्टतम कोण पर समायोजित करना।
 * दूरी माप के दौरान एक टेप या श्रृंखला के ढलान कोण को मापना।
 * त्रिकोणमिति का उपयोग करके एक ऊर्ध्वाधर कोण और एक दूरी और एक दूरी (टैपिंग या पेसिंग द्वारा निर्धारित) का उपयोग करके एक इमारत, पेड़, या अन्य सुविधा की ऊंचाई को मापना।
 * अच्छी तरह से लॉगिंग में ड्रिलिंग के कोण को मापना।
 * सूची एक   जहाज  की अभी भी पानी में और किसी न किसी पानी में रोल।
 * एक  स्की ढलान  की स्थिरता को मापना।
 * विमानों और    लिनिएशन  चट्टानों में   कम्पास  के संयोजन में,   संरचनात्मक भूविज्ञान  में अभिविन्यास को मापना।
 * बीओडी के जोड़ों में ]] गति की [[ रेंज को मापना
 * पेल्विस के झुकाव कोण को मापना।कई गर्दन और पीठ के माप को दो incinometers के एक साथ उपयोग की आवश्यकता होती है
 * यह ऊंचाई के कोण को मापता है, और अंततः कई चीजों की गणना करते हैं, कई चीजें अन्यथा प्रत्यक्ष माप के लिए दुर्गम हैं।
 * मापने और ठीक ट्यूनिंग  लाइन सरणी  स्पीकर हैंग के कोण।  रिमोट इंक्लिनोमीटर  में निर्मित लेजर के उपयोग के माध्यम से प्राप्त कोण की पुष्टि।
 * स्थापित करते समय सौर पैनलों का सही अभिविन्यास सेट करना
 * तोप या बंदूक के फायरिंग कोण सेट करना (प्रक्षेप्य सीमा निर्धारित करता है)
 * इलेक्ट्रॉनिक खेल
 * असुरक्षित काम करने की स्थिति को रोकने में मदद करें
 * यूएसडीए    फॉरेस्ट सर्विस  टिल्ट सेंसर का उपयोग करता है (याinclinometers) अपने   वन सूची और विश्लेषण  कार्यक्रम में पेड़ की ऊंचाई को मापने के लिए।

 टिल्ट इंडिकेटर्स  डिस्पोजेबल-ग्रेड हैं, यद्यपि शिपिंग के दौरान पैकेजिंग के हिस्से के रूप में माल से जुड़े पुन: प्रयोज्य सेंसर

खेल
निनटेंडो ने अपने   गेम बॉय  सीरीज़ ऑफ हैंड-हेल्ड गेम सिस्टम के लिए पांच मैचों में टिल्ट सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। टिल्ट सेंसर खिलाड़ियों को गेम सिस्टम को घुमाकर खेल के पहलुओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। खेल जो इस सुविधा का उपयोग करते हैं:
 *   योशी का सार्वभौमिक गुरुत्व   (गेम बॉय एडवांस)
 *   Warioware: ट्विस्टेड!   (गेम बॉय एडवांस) (यूरोप में जारी नहीं)
 *   कोरो कोरो पहेली हैप्पी पनचु!   (गेम बॉय एडवांस) (केवल जापान)
 *   किर्बी टिल्ट 'एन' टम्बल   (  गेम बॉय कलर ) (यूरोप में जारी नहीं)
 * कमांड मास्टर (  गेम बॉय कलर ) (केवल जापान)

टिल्ट सेंसर गेम कंट्रोलर में भी पाए जा सकते हैं जैसे कि  Microsoft Sidewinder  FreeStyle Pro और Sony का   PlayStation 3  कंट्रोलर।

हालांकि, इन अन्य नियंत्रकों के विपरीत, जिसमें टिल्ट सेंसर सामान्य नियंत्रण विधियों के पूरक के रूप में कार्य करता है, यह निनटेंडो के  Wii रिमोट  और    Nunchuk अटैचमेंट  की केंद्रीय विशेषताओं में से एक के रूप में कार्य करता है। एक्सेलेरोमीटर के साथ, टिल्ट सेंसर अधिकांश   WII  खेलों में नियंत्रण की एक प्राथमिक विधि है।

यह अब  मोटोक्रॉस  आईएनजी और फ्लाइट सिमुलेटर जैसे खेलों के बजाय कई अलग -अलग पहलुओं में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उपयोग स्पोर्ट गेमिंग,   प्रथम-व्यक्ति शूटर, और अन्य विषम उपयोगों जैसे    वारियोवारे: स्मूथ मूव्स   के लिए किया जा सकता है।

एक अन्य उदाहरण बाधाओं के साथ एक लकड़ी के भूलभुलैया का एक आभासी संस्करण है जिसमें आपको भूलभुलैया को झुकाकर एक गेंद को पैंतरेबाज़ी करना पड़ता है।  पाम (पीडीए)  के लिए एक होमब्री टिल्ट सेंसर इंटरफ़ेस बनाया गया था।