ट्यूब परीक्षक

एक ट्यूब परीक्षक एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे वैक्यूम ट्यूब (थर्मियनिक वाल्व) की कुछ विशेषताओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।ट्यूब परीक्षक समय की मांगों को पूरा करने के लिए वैक्यूम ट्यूब के साथ विकसित हुए, और उनका विकास ट्यूब युग के साथ समाप्त हो गया।पहली ट्यूब परीक्षक रेडियो ऑपरेटरों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के युद्धक्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट ट्यूबों के लिए डिज़ाइन किए गए सरल इकाइयां थीं, इसलिए वे आसानी से अपने संचार उपकरणों की ट्यूबों का परीक्षण कर सकते थे।

आधुनिक परीक्षक
सबसे आधुनिक परीक्षक नीचे दिए गए परीक्षणों की एक भीड़ करते हैं और पूरी तरह से स्वचालित हैं।आधुनिक परीक्षकों के उदाहरणों में Maxi परीक्षण और नए, और कुछ हद तक अधिक आदिम, Divo VT1000 द्वारा नारंगी प्रवर्धन द्वारा एम्प्लिट्रेक्स AT1000, स्पेस-टेक लैब ईज़ीट्यूबेटेस्टर, मैक्सी प्री-एमैचर (पावर ट्यूब्स) शामिल हैं।जबकि AT1000, EasyTubetester और मैक्सी-टेस्ट ब्रांड परीक्षक पूर्ण या पूर्ण वोल्टेज पर ट्रांसकॉन्डक्शन/जीएम और उत्सर्जन/आईपी के सटीक माप प्रदान करते हैं, ऑरेंज टेस्टर एक बहुत ही सरल संख्यात्मक गुणवत्ता पैमाने प्रदान करता है।EasyTubetester में क्विक ट्यूब मिलान +/- प्रतिशत डिस्प्ले की एक अनूठी विशेषता है।

फिलामेंट निरंतरता परीक्षक
सबसे सरल परीक्षक फिलामेंट निरंतरता परीक्षक है, आमतौर पर एक नियॉन लैंप के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है जो फिलामेंट/हीटर के साथ जुड़ा हुआ है और एक वर्तमान सीमित प्रतिरोध को सीधे मेन्स द्वारा खिलाया जाता है।इसलिए परीक्षण के तहत विशेष ट्यूब के लिए उपयुक्त फिलामेंट वोल्टेज का चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह उपकरण उन ट्यूबों की पहचान नहीं करेगा जो अन्य (अधिक संभावना) तरीकों से दोषपूर्ण हो सकते हैं, न ही पहनने की किसी भी डिग्री को इंगित करें।एक ही चेक एक सस्ते मल्टीमीटर के प्रतिरोध परीक्षण के साथ किया जा सकता है।

ट्यूब चेकर
ट्यूब चेकर फिलामेंट निरंतरता परीक्षण के बाद सभी ट्यूब परीक्षकों का दूसरा-सिम्प्लेस्ट है।ट्यूबों का उपयोग कम पावर रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, जिसमें फिलामेंट कनेक्शन के अलावा सभी तत्वों को एक साथ एनोड के रूप में जोड़ा जाता है, इसके सामान्य उत्सर्जन के एक अंश पर।कभी-कभी उत्सर्जन परीक्षक के रूप में संदर्भित गलती से क्योंकि वे सीधे गर्म प्रकारों में उत्सर्जन का एक क्रूड माप हैं (लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से गर्म प्रकारों में अवांछित हीटर-कैथोड रिसाव का एक उपाय)।स्विच को सही फिलामेंट वोल्टेज और पिन का चयन करना होगा।

उत्सर्जन परीक्षक
जटिलता में अगला उत्सर्जन परीक्षक है, जो मूल रूप से किसी भी ट्यूब को एक डायोड के रूप में सावधानीपूर्वक कैथोड को जमीन से जोड़कर, सभी ग्रिड और प्लेट को बी+ वोल्टेज से जोड़ता है, फिलामेंट को सही वोल्टेज के साथ खिलाता है, और प्लेट के साथ श्रृंखला में एक एमीटरया कैथोड।यह प्रभावी रूप से उत्सर्जन को मापता है, वर्तमान जो कैथोड को दिए गए प्लेट वोल्टेज के लिए उत्सर्जित करने में सक्षम है, जिसे आमतौर पर एक चर लोड रोकनेवाला द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।स्विच को सही फिलामेंट वोल्टेज प्लस का चयन करना होगा जो पिन फिलामेंट और कैथोड (एस) से संबंधित हैं।

पुराने परीक्षक खुद को प्लेट चालकता कह सकते हैं यदि एमीटर प्लेट के साथ श्रृंखला में है, या कैथोड चालन अगर मीटर कैथोड के साथ श्रृंखला में है। उत्सर्जन परीक्षकों की समस्याएं हैं:
 * वे ट्रांसकंडक्टेंस की तरह ट्यूबों की प्रमुख विशेषताओं को नहीं मापते हैं
 * वे वास्तविक लोड, वोल्टेज और धाराओं में परीक्षण नहीं करते हैं
 * वे स्थैतिक परिस्थितियों में ट्यूब का परीक्षण करते हैं, जो कि गतिशील परिस्थितियों के पास भी नहीं हैं, ट्यूब एक वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम करेगी
 * ग्रिड के साथ ट्यूब भी कैथोड में हॉट स्पॉट के कारण वास्तविक उत्सर्जन भी नहीं दिखा सकते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में ग्रिड द्वारा छिपा हुआ है
 * ग्रिड कुछ हद तक पक्षपाती होंगे - कुछ ठीक नियंत्रण ग्रिड तारों को इस बात का सामना करने की उनकी क्षमता में सीमित हैं
 * वर्तमान की मात्रा जिसे 100% माना जाना चाहिए, प्रत्येक ट्यूब प्रकार के लिए जाना और प्रलेखित किया जाना चाहिए (और विभिन्न उत्सर्जन परीक्षण सर्किट विवरण के लिए अलग होगा)

एक उत्सर्जन परीक्षक का लाभ यह है कि सभी प्रकार के ट्यूब परीक्षकों से, यह ट्यूब वियर-आउट की सबसे विश्वसनीय चेतावनी प्रदान करता है। यदि उत्सर्जन 70%पर है, तो ट्रांसकॉन्डक्टेंस अभी भी 90%पर हो सकता है, और 100%पर लाभ प्राप्त कर सकता है। जर्मन सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे अच्छा और सबसे लोकप्रिय संस्करण फनके W19 था ।

एक उत्सर्जन परीक्षक का नुकसान यह है कि यह एक अच्छी ट्यूब को खराब के रूप में परीक्षण कर सकता है, और एक बुरी ट्यूब के रूप में अच्छा है, क्योंकि यह ट्यूब के अन्य गुणों को अनदेखा करता है।कम उत्सर्जन के साथ एक ट्यूब अधिकांश सर्किटों में पूरी तरह से ठीक काम करेगी, और अकेले उस संकेत पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह निर्दिष्ट की तुलना में बहुत कम मापता है या यदि यह एक छोटा इंगित करता है।

उत्सर्जन परीक्षक पर एक भिन्नता गतिशील चालन परीक्षक है, जो कि ओहियो के डेटन के जैक्सन इलेक्ट्रिकल कंपनी द्वारा विकसित एक प्रकार का परीक्षक है।मुख्य अंतर ग्रिड और प्लेट पर सीधे वर्तमान को लागू करने के स्थान पर 'आनुपातिक एसी वोल्टेज' का उपयोग है।

शॉर्ट सर्किट टेस्ट
आमतौर पर, उत्सर्जन परीक्षकों में एक शॉर्ट सर्किट परीक्षण भी होता है, जो एक नीयन दीपक के साथ निरंतरता परीक्षक की एक भिन्नता है, और जो यह पहचानने की अनुमति देता है कि इलेक्ट्रोड के विभिन्न जोड़े के बीच कोई शॉर्टकट है या नहीं।

पैरामीट्रिक परीक्षक
इस प्रकार का एक परीक्षक ट्यूब पर परीक्षण किए जा रहे ट्यूब पर डीसी वोल्टेज लागू करता है, और डेटशीट मान वास्तविक परिस्थितियों में सत्यापित किए जाते हैं।कुछ पैरामीट्रिक परीक्षक ट्यूब पर परीक्षण किए जा रहे ट्यूब पर एसी वोल्टेज लागू करते हैं, उन शर्तों के तहत सत्यापन के साथ जो डीसी ऑपरेशन का अनुकरण करते हैं।उदाहरणों में ट्यूब परीक्षकों की एवीओ लाइन, फनके डब्ल्यू 20 और न्युबर्गर आरपीजी 375 के साथ शामिल हैं।

म्यूचुअल कंडक्टेंस टेस्टर
म्यूचुअल कंडक्टेंस टेस्टर ने नियंत्रण ग्रिड के लिए पूर्वाग्रह और एसी वोल्टेज को लागू करके ट्यूब को गतिशील रूप से परीक्षण किया, और प्लेट और स्क्रीन ग्रिड पर सही डीसी वोल्टेज को बनाए रखते हुए प्लेट पर प्राप्त करंट को मापता है।यह सेटअप ट्यूब के ट्रांसकॉन्डक्शन को मापता है, जो माइक्रोमहोस में इंगित किया गया है।

ऑसिलोस्कोप ट्यूब वक्र ट्रेसर प्लग-इन
वैक्यूम ट्यूबों के लिए, और बाद में अर्धचालक उपकरणों के लिए विशेषता घटता का एक पूरा सेट, एक प्लग-इन एडाप्टर के उपयोग, या एक समर्पित वक्र ट्रैसर पर एक आस्टसीलस्कप स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है।एक उदाहरण Tektronix 570 है।

स्व-सेवा ट्यूब परीक्षक
[[File:RCA-tube-tester-at-Oklahoma-History-Center.jpg|thumb|right|ओक्लाहोमा हिस्ट्री सेंटर में प्रदर्शन पर एक आरसीए सेल्फ-सर्विस ट्यूब टेस्टर। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में 1970 के दशक की शुरुआत तक, कई डिपार्टमेंट स्टोर, ड्रग स्टोर और यू.एस. में किराने की दुकानों में एक स्व-सेवा ट्यूब-वेंडिंग डिस्प्ले था। इसमें आमतौर पर एक ट्यूब-टेस्टर शामिल होता है, जो निर्देशों के एक फ्लिप चार्ट के साथ ट्यूबों के एक बंद कैबिनेट के साथ होता है। एक खराबी डिवाइस से ट्यूबों को हटा देगा, जैसे कि रेडियो या टेलीविजन, उन्हें स्टोर पर लाते हैं, और उन सभी का परीक्षण करते हैं, ट्यूब और फ्लिप चार्ट पर मॉडल नंबर से निर्देशों को देखते हुए। यदि एक ट्यूब दोषपूर्ण था, तो स्टोर कर्मी कैबिनेट से एक प्रतिस्थापन बेचेंगे।

उस समय, उपभोक्ता उपकरणों में ट्यूबों को सॉकेट्स में स्थापित किया गया था और टेलीविज़न में सीआरटी को छोड़कर आसानी से बदली हुई थी। डिवाइस आमतौर पर एक आरेख के साथ एक हटाने योग्य वापस दिखाते थे, जिसमें दिखाया गया था कि प्रत्येक ट्यूब को कहां बदलना है। केवल कुछ प्रकार के ट्यूब सॉकेट थे; एक रेडियो या टेलीविजन सेट में कई समान सॉकेट्स होंगे, इसलिए अलग -अलग कार्यों के साथ गलती से ट्यूबों का आदान -प्रदान करना आसान था, लेकिन दो अलग -अलग सॉकेट्स के बीच समान आधार। यदि परीक्षण ने सभी ट्यूबों को काम करने के लिए दिखाया, तो अगला कदम एक मरम्मत की दुकान थी। जैसे-जैसे ट्रांजिस्टर किए गए उपकरणों ने बाजार पर कब्जा कर लिया, किराना-स्टोर ट्यूब-टेस्टर गायब हो गया।

यह भी देखें

 * ट्रांजिस्टर परीक्षक
 * ट्यूब सॉकेट
 * बोगी मूल्य

बाहरी संबंध

 * "The idiot's guide to tube testers"
 * "Does Your Process Need Tube Testing Machines?"