स्वचालित परीक्षण उपकरण

स्वचालित परीक्षण उपकरण या स्वचालित परीक्षण उपकरण (एटीई) कोई भी उपकरण है जो एक उपकरण पर परीक्षण करता है, जिसे परीक्षण के तहत उपकरण (डीयूटी), परीक्षण के तहत उपकरण (ईयूटी) या परीक्षण के तहत इकाई (यूयूटी) के रूप में जाना जाता है, स्वचालन का उपयोग करके माप को जल्दी से करने के लिए और परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करें। एटीई एक साधारण कंप्यूटर-नियंत्रित मल्टीमीटर, या एक जटिल प्रणाली हो सकती है जिसमें दर्जनों जटिल परीक्षण उपकरण (वास्तविक या सिम्युलेटेड इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण) होते हैं जो स्वचालित रूप से परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक पैकेज्ड भागों या वेफर परीक्षण में दोषों का परीक्षण और निदान करने में सक्षम होते हैं, जिसमें चिप्स पर सिस्टम भी शामिल है। और एकीकृत सर्किट।

जहां इसका उपयोग किया जाता है
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग में एटीई का व्यापक रूप से निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉनिक घटकों और प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। एटीई का उपयोग ऑटोमोबाइल में वैमानिकी  और इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग रडार और बेतार संचार जैसे सैन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है।

सेमीकंडक्टर उद्योग में
सेमीकंडक्टर एटीई, जिसे सेमीकंडक्टर उपकरणों के परीक्षण के लिए नामित किया गया है, सरल घटकों (प्रतिरोधकों, संधारित्र, और  प्रारंभ करनेवाला ्स) से एकीकृत सर्किट (आईसी), मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी), और जटिल, पूरी तरह से इकट्ठे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला का परीक्षण कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इस प्रयोजन के लिए, जांच कार्ड का उपयोग किया जाता है। एटीई सिस्टम को यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक परीक्षण समय की मात्रा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक विशेष उपकरण काम करता है या अंतिम उपभोक्ता उत्पाद में भाग का उपयोग करने का मौका मिलने से पहले इसके दोषों को तुरंत ढूंढता है। विनिर्माण लागत को कम करने और उपज में सुधार करने के लिए, उपभोक्ता के साथ समाप्त होने वाले दोषपूर्ण उपकरणों को रोकने के लिए तैयार किए जाने के बाद अर्धचालक उपकरणों का परीक्षण किया जाना चाहिए।

अवयव
सेमीकंडक्टर ATE आर्किटेक्चर में मास्टर कंट्रोलर (आमतौर पर एक कंप्यूटर) होता है जो एक या अधिक स्रोत और कैप्चर इंस्ट्रूमेंट्स (नीचे सूचीबद्ध) को सिंक्रोनाइज़ करता है। ऐतिहासिक रूप से, कस्टम-डिज़ाइन किए गए नियंत्रक या रिले एटीई सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाते थे। डिवाइस अंडर टेस्ट (डीयूटी) शारीरिक रूप से एटीई से एक अन्य रोबोटिक मशीन जिसे हैंडलर या वेफर जांचकर्ता  कहा जाता है और एक अनुकूलित इंटरफ़ेस टेस्ट एडेप्टर (आईटीए) या स्थिरता के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो एटीई के संसाधनों को डीयूटी के अनुकूल बनाता है।

औद्योगिक पीसी
औद्योगिक पीसी 19 इंच के रैक मानकों में पैक किया गया एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें सिग्नल उत्तेजक/सेंसिंग कार्ड को समायोजित करने के लिए पर्याप्त पीसीआई/पीसीआईई स्लॉट हैं। यह एटीई में नियंत्रक की भूमिका निभाता है। इस पीसी में परीक्षण अनुप्रयोगों का विकास और परिणाम भंडारण का प्रबंधन किया जाता है। अधिकांश आधुनिक सेमीकंडक्टर एटीई में मापदंडों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्रोत या मापने के लिए कई कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण शामिल हैं। उपकरणों में डिवाइस बिजली की आपूर्ति (डीपीएस) शामिल हो सकती है, पैरामीट्रिक माप इकाइयां (पीएमयू), मनमाना तरंग जनरेटर (एडब्ल्यूजी), डिजिटाइज़र, डिजिटल आईओ और उपयोगिता आपूर्ति। उपकरण DUT पर विभिन्न मापन करते हैं, और उपकरणों को सिंक्रनाइज़ किया जाता है ताकि वे उचित समय पर तरंगों को स्रोत और माप सकें। प्रतिक्रिया-समय की आवश्यकता के आधार पर, उत्तेजना और सिग्नल कैप्चरिंग के लिए रीयल-टाइम सिस्टम पर भी विचार किया जाता है।

मास इंटरकनेक्ट
मास इंटरकनेक्ट परीक्षण उपकरणों (पीएक्सआई, वीएक्सआई, एलएक्सआई, जीपीआईबी, एससीएक्सआई, और पीसीआई) और परीक्षण के तहत उपकरणों/इकाइयों (डी/यूयूटी) के बीच एक कनेक्टर इंटरफ़ेस है। यह खंड एटीई और डी/यूयूटी के बीच आने/जाने वाले संकेतों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

उदाहरण: सरल वोल्टेज माप
उदाहरण के लिए, किसी विशेष सेमीकंडक्टर डिवाइस के वोल्टेज को मापने के लिए, एटीई में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी) उपकरण सीधे वोल्टेज को मापते हैं और परिणाम सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजते हैं, जहां वांछित मान की गणना की जाती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि पारंपरिक उपकरण, जैसे एम्मिटर, का उपयोग कई एटीई में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपकरण सीमित संख्या में माप कर सकता है, और माप करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने में लगने वाला समय। मापदंडों को मापने के लिए डीएसपी का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ समय है। यदि हमें विद्युत सिग्नल के पीक वोल्टेज और सिग्नल के अन्य पैरामीटरों की गणना करनी है, तो हमें अन्य पैरामीटरों का परीक्षण करने के लिए एक पीक डिटेक्टर उपकरण के साथ-साथ अन्य उपकरणों को भी नियोजित करना होगा। हालांकि, अगर डीएसपी-आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो सिग्नल का एक नमूना बनाया जाता है और अन्य मापदंडों की गणना एकल माप से की जा सकती है।

परीक्षण पैरामीटर आवश्यकताएँ बनाम परीक्षण समय
सभी उपकरणों का समान रूप से परीक्षण नहीं किया जाता है। परीक्षण लागत जोड़ता है, इसलिए कम लागत वाले घटकों का शायद ही कभी पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है, जबकि चिकित्सा या उच्च लागत वाले घटकों (जहां विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है) का अक्सर परीक्षण किया जाता है।

लेकिन डिवाइस की कार्यक्षमता और अंतिम उपयोगकर्ता के आधार पर सभी मापदंडों के लिए डिवाइस का परीक्षण करना आवश्यक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि डिवाइस को चिकित्सा या जीवन रक्षक उत्पादों में आवेदन मिलता है तो इसके कई मापदंडों का परीक्षण किया जाना चाहिए, और कुछ मापदंडों की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन परीक्षण किए जाने वाले मापदंडों पर निर्णय लेना लागत बनाम उपज के आधार पर एक जटिल निर्णय है। यदि डिवाइस एक जटिल डिजिटल डिवाइस है, जिसमें हजारों गेट हैं, तो टेस्ट फॉल्ट कवरेज की गणना की जानी चाहिए। यहां फिर से, परीक्षण अर्थशास्त्र के आधार पर निर्णय जटिल है, डिवाइस में आवृत्ति, संख्या और I/Os के प्रकार और अंत-उपयोग एप्लिकेशन के आधार पर ...

हैंडलर या प्रोबर और डिवाइस टेस्ट एडेप्टर
एटीई का उपयोग पैक किए गए भागों (विशिष्ट आईसी 'चिप') या सीधे सिलिकॉन बिस्किट  पर किया जा सकता है। डिवाइस को अनुकूलित इंटरफ़ेस बोर्ड पर रखने के लिए पैकेज किए गए भाग एक हैंडलर का उपयोग करते हैं, जबकि सिलिकॉन वेफर्स का परीक्षण सीधे उच्च परिशुद्धता जांच के साथ किया जाता है। एटीई सिस्टम डीयूटी का परीक्षण करने के लिए हैंडलर या जांचकर्ता के साथ बातचीत करता है।

हैंडलर्स
के साथ पैक किया गया भाग एटीई ATE सिस्टम आमतौर पर एक स्वचालित प्लेसमेंट टूल के साथ इंटरफ़ेस करता है, जिसे हैंडलर कहा जाता है, जो भौतिक रूप से डिवाइस अंडर टेस्ट (DUT) को इंटरफ़ेस टेस्ट एडेप्टर (ITA) पर रखता है ताकि इसे उपकरण द्वारा मापा जा सके। एक इंटरफ़ेस टेस्ट एडॉप्टर (ITA) भी हो सकता है, एक उपकरण जो ATE और डिवाइस अंडर टेस्ट (जिसे यूनिट अंडर टेस्ट या UUT भी कहा जाता है) के बीच इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बनाता है, लेकिन इसमें ATE के बीच संकेतों को अनुकूलित करने के लिए एक अतिरिक्त सर्किट्री भी हो सकती है। और DUT और DUT को माउंट करने के लिए भौतिक सुविधाएं हैं। अंत में, ITA और DUT के बीच संबंध को पाटने के लिए एक जैक (कनेक्टर) का उपयोग किया जाता है। एक सॉकेट को एक उत्पादन मंजिल की कठोर मांगों से बचना चाहिए, इसलिए उन्हें आमतौर पर बार-बार बदला जाता है।

सरल विद्युत इंटरफ़ेस आरेख: एटीई → आईटीए → डीयूटी (पैकेज) ← हैंडलर

जांचकर्ताओं के साथ सिलिकॉन वेफर खा लिया
वेफर-आधारित एटीई आमतौर पर वेफर प्रोबर नामक डिवाइस का उपयोग करते हैं जो डिवाइस का परीक्षण करने के लिए एक सिलिकॉन वेफर पर चलता है।

सरल विद्युत इंटरफ़ेस आरेख: एटीई → प्रोबर → वेफर (डीयूटी)

मल्टी-साइट
परीक्षण समय को बेहतर बनाने का एक तरीका एक साथ कई उपकरणों का परीक्षण करना है। एटीई सिस्टम अब कई साइटों का समर्थन कर सकता है जहां प्रत्येक साइट द्वारा एटीई संसाधनों को साझा किया जाता है। कुछ संसाधनों का उपयोग समानांतर में किया जा सकता है, अन्य को प्रत्येक DUT को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए।

प्रोग्रामिंग एटीई
एटीई कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर भाषाओं (जैसे सी (प्रोग्रामिंग भाषा),  सी ++ ,  जावा (प्रोग्रामिंग भाषा) , पायथन (प्रोग्रामिंग लैंग्वेज),  प्रयोगशाला देखें  या स्मॉलटॉक) का उपयोग मानक और मालिकाना अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग अंतरफलक (एपीआई) के माध्यम से एटीई उपकरण को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बयानों के साथ करता है। ). साथ ही कुछ समर्पित कंप्यूटर भाषाएँ मौजूद हैं, जैसे सभी प्रणालियों के लिए संक्षिप्त परीक्षण भाषा (ATLAS)। राष्ट्रीय उपकरण के टेस्टस्टैंड जैसे परीक्षण निष्पादन इंजन का उपयोग करके स्वचालित परीक्षण उपकरण को भी स्वचालित किया जा सकता है। कभी-कभी परीक्षणों की श्रृंखला को डिजाइन करने में सहायता के लिए स्वत: परीक्षण पैटर्न पीढ़ी का उपयोग किया जाता है।

टेस्ट डेटा (एसटीडीएफ)
मानक परीक्षण डेटा स्वरूप (एसटीडीएफ) का उपयोग कर सेमीकंडक्टर उद्योग आउटपुट डेटा में उपयोग किए जाने वाले कई एटीई प्लेटफॉर्म

डायग्नोस्टिक्स
स्वचालित परीक्षण उपकरण डायग्नोस्टिक्स एटीई परीक्षण का हिस्सा है जो दोषपूर्ण घटकों को निर्धारित करता है। एटीई परीक्षण दो बुनियादी कार्य करते हैं। सबसे पहले यह जांचना है कि परीक्षण के तहत डिवाइस ठीक से काम कर रहा है या नहीं। दूसरा है जब कारण का निदान करने के लिए DUT सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। नैदानिक ​​भाग परीक्षण का सबसे कठिन और महंगा भाग हो सकता है। एटीई के लिए क्लस्टर या घटकों के अस्पष्टता समूह में विफलता को कम करना सामान्य है। इन अस्पष्टता समूहों को कम करने में मदद करने का एक तरीका एटीई सिस्टम में एनालॉग हस्ताक्षर विश्लेषण  टेस्टिंग को जोड़ना है। डायग्नोस्टिक्स अक्सर उड़ान जांच परीक्षण के उपयोग से सहायता प्राप्त होती है।

टेस्ट उपकरण स्विचिंग
टेस्ट सिस्टम के कॉन्फिगरेशन में हाई-स्पीड स्वचालित परीक्षण स्विचिंग  को जोड़ने से कई उपकरणों के तेज, अधिक लागत प्रभावी परीक्षण की अनुमति मिलती है, और इसे टेस्ट त्रुटियों और लागत दोनों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक परीक्षण प्रणाली के स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करने के लिए स्विच किए जाने वाले संकेतों और किए जाने वाले परीक्षणों के साथ-साथ स्विचिंग हार्डवेयर फॉर्म कारकों की समझ की आवश्यकता होती है।

टेस्ट उपकरण प्लेटफॉर्म
स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और माप प्रणालियों को कॉन्फ़िगर करने के लिए वर्तमान में कई मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेटफॉर्म सामान्य उपयोग में हैं। इन प्रणालियों को व्यापक रूप से आने वाले निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपसमूहों के उत्पादन परीक्षण के लिए नियोजित किया जाता है। उद्योग-मानक संचार इंटरफेस 19 इंच के रैक|रैक-एंड-स्टैक या चेसिस-/मेनफ्रेम-आधारित सिस्टम में माप उपकरणों के साथ सिग्नल स्रोतों को जोड़ते हैं, जो अक्सर बाहरी पीसी पर चलने वाले कस्टम सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के नियंत्रण में होते हैं।

GPIB/IEEE-488
सामान्य प्रयोजन इंटरफ़ेस बस (GPIB) एक IEEE-488 (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान द्वारा बनाया गया एक मानक) मानक समानांतर इंटरफ़ेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सेंसर और प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जीपीआईबी एक डिजिटल 8-बिट समानांतर संचार इंटरफेस है जो 8 एमबीटी/एस से अधिक के डेटा ट्रांसफर को प्राप्त करने में सक्षम है। यह 24-पिन कनेक्टर का उपयोग करके सिस्टम कंट्रोलर को 14 उपकरणों तक डेज़ी-चेनिंग की अनुमति देता है। यह उपकरणों में मौजूद सबसे आम I/O इंटरफेस में से एक है और विशेष रूप से उपकरण नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। IEEE-488 विनिर्देशों ने इस बस को मानकीकृत किया और इसके बुनियादी सॉफ्टवेयर संचार नियमों को परिभाषित करते हुए इसके विद्युत, यांत्रिक और कार्यात्मक विनिर्देशों को परिभाषित किया। जीपीआईबी औद्योगिक सेटिंग्स में अनुप्रयोगों के लिए सबसे अच्छा काम करता है जिसके लिए उपकरण नियंत्रण के लिए कठोर कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

मूल GPIB मानक 1960 के दशक के अंत में Hewlett-Packard द्वारा विकसित किया गया था ताकि कंपनी द्वारा निर्मित प्रोग्रामयोग्य उपकरणों को कनेक्ट और नियंत्रित किया जा सके। डिजिटल नियंत्रकों और प्रोग्राम करने योग्य परीक्षण उपकरणों की शुरूआत ने विभिन्न विक्रेताओं से उपकरणों और नियंत्रकों के बीच संचार के लिए एक मानक, उच्च गति वाले इंटरफ़ेस की आवश्यकता पैदा की। 1975 में, IEEE ने ANSI/IEEE Standard 488-1975, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation प्रकाशित किया, जिसमें एक इंटरफेसिंग सिस्टम के इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कार्यात्मक विनिर्देश शामिल थे। इस मानक को बाद में 1978 (IEEE-488.1) और 1990 (IEEE-488.2) में संशोधित किया गया था। IEEE 488.2 विनिर्देश में प्रोग्रामेबल इंस्ट्रुमेंटेशन (SCPI) के लिए मानक कमांड शामिल हैं, जो विशिष्ट कमांड को परिभाषित करते हैं जिसका पालन प्रत्येक उपकरण वर्ग को करना चाहिए। एससीपीआई इन उपकरणों के बीच अनुकूलता और विन्यास सुनिश्चित करता है।

IEEE-488 बस लंबे समय से लोकप्रिय रही है क्योंकि इसका उपयोग करना आसान है और प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों और उत्तेजनाओं के बड़े चयन का लाभ उठाती है। हालाँकि, बड़ी प्रणालियों की निम्नलिखित सीमाएँ हैं:


 * ड्राइवर फैनआउट क्षमता सिस्टम को 14 उपकरणों और एक नियंत्रक तक सीमित करती है।
 * केबल की लंबाई नियंत्रक-उपकरण की दूरी को प्रति उपकरण दो मीटर या कुल 20 मीटर, जो भी कम हो, तक सीमित करती है। यह एक कमरे में फैले सिस्टम या सिस्टम पर दूरस्थ माप की आवश्यकता वाले सिस्टम पर ट्रांसमिशन समस्याएं लगाता है।
 * प्राथमिक पते सिस्टम को प्राथमिक पतों के साथ 30 उपकरणों तक सीमित करते हैं। आधुनिक उपकरण शायद ही कभी द्वितीयक पतों का उपयोग करते हैं इसलिए यह सिस्टम आकार पर 30-डिवाइस की सीमा रखता है।

इंस्ट्रूमेंटेशन (LXI)
के लिए लैन एक्सटेंशन इंस्ट्रुमेंटेशन मानक के लिए लैन एक्सटेंशन ईथरनेट का उपयोग कर इंस्ट्रुमेंटेशन और डाटा अधिग्रहण सिस्टम के लिए संचार प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। ये सिस्टम छोटे, मॉड्यूलर उपकरणों पर आधारित हैं, जो कम लागत वाले, ओपन-स्टैंडर्ड लैन (ईथरनेट) का उपयोग करते हैं। एलएक्सआई-संगत उपकरण कार्ड-केज आर्किटेक्चर की लागत और फार्म कारक बाधाओं के बिना मॉड्यूलर उपकरणों के आकार और एकीकरण लाभ प्रदान करते हैं। ईथरनेट संचार के उपयोग के माध्यम से, LXI मानक वाणिज्यिक, औद्योगिक, एयरोस्पेस और सैन्य अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में लचीली पैकेजिंग, उच्च गति I/O और LAN कनेक्टिविटी के मानकीकृत उपयोग की अनुमति देता है। प्रत्येक LXI-अनुरूप उपकरण में गैर-LXI उपकरणों के साथ संचार को सरल बनाने के लिए एक विनिमेय वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट (IVI) ड्राइवर शामिल होता है, इसलिए LXI-अनुपालन उपकरण उन उपकरणों के साथ संचार कर सकते हैं जो स्वयं LXI अनुरूप नहीं हैं (अर्थात, ऐसे उपकरण जो GPIB, VXI, PXI, को नियोजित करते हैं। वगैरह।)। यह उपकरणों के हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के निर्माण और संचालन को सरल करता है।

LXI उपकरण कभी-कभी परीक्षण और माप अनुप्रयोगों को कॉन्फ़िगर करने के लिए एम्बेडेड टेस्ट स्क्रिप्ट प्रोसेसर का उपयोग करके स्क्रिप्टिंग को नियोजित करते हैं। स्क्रिप्ट-आधारित उपकरण कई अनुप्रयोगों के लिए वास्तुशिल्प लचीलापन, बेहतर प्रदर्शन और कम लागत प्रदान करते हैं। स्क्रिप्टिंग LXI उपकरणों के लाभों को बढ़ाता है, और LXI ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है जो स्क्रिप्टिंग को सक्षम और उन्नत करती हैं। हालांकि इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लैन एक्सटेंशन मानकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपकरण प्रोग्राम करने योग्य हों या स्क्रिप्टिंग को लागू करें, एलएक्सआई विनिर्देश में कई विशेषताएं प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों का अनुमान लगाती हैं और उपयोगी कार्यक्षमता प्रदान करती हैं जो एलएक्सआई-अनुपालन उपकरणों पर स्क्रिप्टिंग की क्षमताओं को बढ़ाती हैं।

इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वीएमई एक्सटेंशन ( वक्सी )
VXI बस आर्किटेक्चर VMEbus पर आधारित स्वचालित परीक्षण के लिए एक खुला मानक मंच है। 1987 में पेश किया गया, VXI सभी यूरोकार्ड फॉर्म कारकों का उपयोग करता है और माप अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त ट्रिगर लाइन, एक स्थानीय बस और अन्य कार्यों को जोड़ता है। VXI सिस्टम 13 स्लॉट तक मेनफ्रेम या चेसिस पर आधारित होते हैं जिनमें विभिन्न VXI इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल स्थापित किए जा सकते हैं। चेसिस चेसिस और इसमें शामिल उपकरणों के लिए सभी बिजली आपूर्ति और शीतलन आवश्यकताओं को भी प्रदान करता है। VXI बस मॉड्यूल आमतौर पर ऊंचाई में रैक इकाई होते हैं।

इंस्ट्रूमेंटेशन (पीएक्सआई) के लिए पीसीआई एक्सटेंशन
पीएक्सआई एक परिधीय बस है जो डेटा अधिग्रहण और रीयल-टाइम कंट्रोल सिस्टम के लिए विशिष्ट है। 1997 में पेश किया गया, पीएक्सआई कॉम्पैक्टपीसीआई रैक यूनिट और रैक यूनिट फॉर्म फैक्टर का उपयोग करता है और माप अनुप्रयोगों के लिए ट्रिगर लाइन, एक स्थानीय बस और अन्य कार्यों को जोड़ता है। पीएक्सआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विनिर्देशों को पीएक्सआई सिस्टम एलायंस द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है। दुनिया भर में 50 से अधिक निर्माता पीएक्सआई हार्डवेयर का उत्पादन करते हैं।

यूनिवर्सल सीरियल बस (यूएसबी)
USB परिधीय उपकरणों, जैसे कि कीबोर्ड और चूहों को पीसी से जोड़ता है। USB एक प्लग एंड प्ले बस है जो एक पोर्ट पर 127 उपकरणों को संभाल सकती है, और सैद्धांतिक रूप से अधिकतम 480 Mbit/s (USB 2.0 विनिर्देश द्वारा परिभाषित उच्च गति USB) है। क्योंकि USB पोर्ट पीसी की मानक विशेषताएं हैं, वे पारंपरिक सीरियल पोर्ट तकनीक का स्वाभाविक विकास हैं। हालाँकि, कई कारणों से औद्योगिक परीक्षण और माप प्रणालियों के निर्माण में इसका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है; उदाहरण के लिए, यूएसबी केबल्स औद्योगिक ग्रेड नहीं हैं, शोर संवेदनशील हैं, गलती से अलग हो सकते हैं, और नियंत्रक और डिवाइस के बीच अधिकतम दूरी 30 मीटर है। RS-232 की तरह, USB एक प्रयोगशाला सेटिंग में अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है, जिसके लिए कठोर बस कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।

RS-232
RS-232 धारावाहिक संचार के लिए एक विनिर्देश है जो विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक उपकरणों में लोकप्रिय है, साथ ही प्रिंटर जैसे बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए भी। GPIB के विपरीत, RS-232 इंटरफ़ेस के साथ, एक समय में केवल एक डिवाइस को कनेक्ट और नियंत्रित करना संभव है। RS-232 भी एक अपेक्षाकृत धीमा इंटरफ़ेस है, जिसमें विशिष्ट डेटा दर 20 kbytes/s से कम है। RS-232 धीमी, कम कठोर कनेक्शन के साथ संगत प्रयोगशाला अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह ±24 वोल्ट की आपूर्ति पर काम करता है

JTAG/सीमा-स्कैन IEEE Std 1149.1
बाउंड्री स्कैन | JTAG / बाउंड्री-स्कैन को एक IC के पिन को नियंत्रित करने और परीक्षण लक्ष्य (UUT) पर निरंतरता (इंटरकनेक्शन) परीक्षणों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से PCB-लेवल या सिस्टम-लेवल इंटरफ़ेस बस के रूप में लागू किया जा सकता है और कार्यात्मक क्लस्टर भी तर्क उपकरणों या उपकरणों के समूह पर परीक्षण। इसे अन्य इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक कंट्रोलिंग इंटरफ़ेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे स्वयं IC में एम्बेड किया जा सकता है (IEEE 1687 देखें) या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बाहरी नियंत्रणीय परीक्षण प्रणाली का हिस्सा हैं।

परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर और एक चैनल विस्तार बस
सबसे हाल ही में विकसित परीक्षण प्रणाली प्लेटफार्मों में से एक उच्च गति बस के साथ संयुक्त ऑनबोर्ड टेस्ट स्क्रिप्ट प्रोसेसर से लैस इंस्ट्रूमेंटेशन को नियोजित करता है। इस दृष्टिकोण में, एक मास्टर उपकरण एक परीक्षण स्क्रिप्ट (एक छोटा प्रोग्राम) चलाता है जो परीक्षण प्रणाली में विभिन्न दास उपकरणों के संचालन को नियंत्रित करता है, जिससे यह उच्च गति वाले LAN-आधारित ट्रिगर तुल्यकालन और अंतर-इकाई संचार के माध्यम से जुड़ा होता है। बस। स्क्रिप्टिंग क्रियाओं के अनुक्रम को समन्वयित करने के लिए स्क्रिप्टिंग भाषा में प्रोग्राम लिख रही है।

यह दृष्टिकोण छोटे संदेश हस्तांतरण के लिए अनुकूलित है जो परीक्षण और मापन अनुप्रयोगों की विशेषता है। बहुत कम नेटवर्क ओवरहेड और 100Mbit/sec डेटा दर के साथ, यह वास्तविक अनुप्रयोगों में GPIB और 100BaseT ईथरनेट से काफी तेज है।

इस प्लेटफ़ॉर्म का लाभ यह है कि सभी जुड़े हुए उपकरण एक कड़े एकीकृत मल्टी-चैनल सिस्टम के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए उपयोगकर्ता लागत प्रभावी ढंग से अपने आवश्यक चैनल की गणना करने के लिए अपने परीक्षण प्रणाली को माप सकते हैं। इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म पर कॉन्फ़िगर की गई प्रणाली एक पूर्ण माप और स्वचालन समाधान के रूप में अकेले खड़ी हो सकती है, जिसमें मास्टर यूनिट सोर्सिंग, मापन, पास / असफल निर्णय, परीक्षण अनुक्रम प्रवाह नियंत्रण, बिनिंग और घटक हैंडलर या जांचकर्ता को नियंत्रित करती है। समर्पित ट्रिगर लाइनों के लिए समर्थन का अर्थ है कि इस हाई स्पीड बस से जुड़े ऑनबोर्ड टेस्ट स्क्रिप्ट प्रोसेसर से लैस कई उपकरणों के बीच तुल्यकालिक संचालन को अतिरिक्त ट्रिगर कनेक्शन की आवश्यकता के बिना प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण
 * आईईईई-488 / आईईईई-488
 * इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लैन एक्सटेंशन
 * एम-मॉड्यूल
 * पीएक्सआई
 * परीक्षण स्वचालन (सॉफ्टवेयर का परीक्षण)
 * परीक्षण निष्पादन इंजन (परीक्षण के लिए सॉफ्टवेयर)
 * वीएमईबस
 * वीएक्सआई

बाहरी संबंध

 * System Integration of an Open-Architecture Test System by Yuhai Ma, Advantest America Inc. (July 2006)
 * ATE automatic testing basics.
 * Impact of Cable Losses – application note defines and details the sources for cable loss in automatic tester systems (ATE).
 * GPIB 101A Tutorial About the GPIB Bus ICS Electronics (retrieved December 29, 2009).
 * List of books covering automatic test systems and applications (retrieved July 20, 2011).