दोलनदर्शी

एक आस्टसीलोस्कोप (अनौपचारिक रूप से एक गुंजाइश) एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण है जो समय के एक समारोह के रूप में एक या एक से अधिक संकेतों के दो-आयामी भूखंड के रूप में अलग-अलग विद्युत वोल्टेज को प्रदर्शित करता है।मुख्य उद्देश्य स्क्रीन पर दोहराए जाने वाले या एकल तरंगों को प्रदर्शित करना है जो अन्यथा मानव आंखों द्वारा माना जाता है।प्रदर्शित तरंग को तब आयाम, आवृत्ति, वृद्धि समय, समय अंतराल, विरूपण और अन्य जैसे गुणों के लिए विश्लेषण किया जा सकता है।मूल रूप से, इन मूल्यों की गणना मैन्युअल रूप से उपकरण की स्क्रीन में निर्मित तराजू के खिलाफ तरंग को मापने के लिए आवश्यक है। आधुनिक डिजिटल उपकरण सीधे इन गुणों की गणना और प्रदर्शित कर सकते हैं।

ऑस्किलोस्कोप का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मोटर वाहन और दूरसंचार उद्योग में किया जाता है।इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और प्रयोगशाला कार्य के रखरखाव के लिए सामान्य-उद्देश्य उपकरणों का उपयोग किया जाता है।उदाहरण के लिए, ऑटोमोटिव इग्निशन सिस्टम का विश्लेषण करने या दिल की धड़कन की तरंग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए विशेष-प्रयोजन के ऑस्किलोस्कोप का उपयोग किया जा सकता है।

इतिहास
विद्युत वोल्टेज के शुरुआती उच्च गति वाले दृश्य एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल ऑसिलोग्राफ के साथ बनाए गए थे, ।ये उच्च गति वोल्टेज परिवर्तनों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते थे, लेकिन बहुत कम आवृत्ति प्रतिक्रिया थी, और ओस्सिलोस्कोप द्वारा सुपरसीडेड किया गया था जो इसके प्रदर्शन तत्व के रूप में एक कैथोड रे ट्यूब (सीआरटी) का उपयोग करता था। कैथोड रे ट्यूब के अग्रदूत, ब्रौन ट्यूब को 1897 में जाना जाता था, और 1899 में जोनाथन ज़ेनेक ने इसे बीम बनाने वाली प्लेटों और ट्रेस को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र से लैस किया, और इसने सीआरटी का आधार बनाया। प्रारंभिक कैथोड रे ट्यूब को प्रयोगात्मक रूप से प्रयोगशाला माप के लिए 1920 के दशक की शुरुआत में लागू किया गया था, लेकिन वैक्यूम और कैथोड उत्सर्जकों की खराब स्थिरता से पीड़ित था।व्लादिमीर के। Zworykin | v. & nbsp; k. & nbsp; zworykin ने 1931 में एक थर्मियोनिक एमिटर के साथ एक स्थायी रूप से सील, उच्च-वैक्यूम कैथोड रे ट्यूब का वर्णन किया। इस स्थिर और प्रजनन योग्य घटक ने सामान्य रेडियो को एक ओसिलोस्कोप का निर्माण करने की अनुमति दी जो एक प्रयोगशाला सेटिंग के बाहर उपयोगी थी। विश्व युद्ध के बाद & nbsp; ii अधिशेष इलेक्ट्रॉनिक भागों हीथकिट कॉर्पोरेशन के पुनरुद्धार का आधार बन गया, और ऐसे भागों से बने $ 50 आस्टसीलस्कप किट ने इसके प्रीमियर बाजार की सफलता को साबित कर दिया।

सुविधाएँ और उपयोग
एक एनालॉग आस्टसीलोस्कोप को आमतौर पर चार खंडों में विभाजित किया जाता है: प्रदर्शन, ऊर्ध्वाधर नियंत्रण, क्षैतिज नियंत्रण और ट्रिगर नियंत्रण। डिस्प्ले आमतौर पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ लाइनों के साथ एक सीआरटी है जिसे ग्रैटिक्यूल कहा जाता है। CRT डिस्प्ले में फोकस, तीव्रता और बीम फाइंडर के लिए नियंत्रण भी है।

ऊर्ध्वाधर खंड प्रदर्शित संकेत के आयाम को नियंत्रित करता है। इस खंड में एक वोल्ट-प्रति-डिवीजन (वोल्ट/डीआईवी) चयनकर्ता नॉब, एक एसी/डीसी/ग्राउंड चयनकर्ता स्विच, और उपकरण के लिए ऊर्ध्वाधर (प्राथमिक) इनपुट है। इसके अतिरिक्त, यह खंड आमतौर पर ऊर्ध्वाधर बीम स्थिति घुंडी से सुसज्जित है।

क्षैतिज खंड उपकरण के समय या स्वीप को नियंत्रित करता है। प्राथमिक नियंत्रण सेकंड-प्रति-डिवीजन (SEC/DIV) चयनकर्ता स्विच है। इसके अलावा दोहरी एक्स-वाई एक्सिस सिग्नल की साजिश रचने के लिए एक क्षैतिज इनपुट शामिल है। क्षैतिज बीम स्थिति घुंडी आम तौर पर इस खंड में स्थित है।

ट्रिगर अनुभाग स्वीप की शुरुआत की घटना को नियंत्रित करता है। ट्रिगर को प्रत्येक स्वीप के बाद स्वचालित रूप से पुनरारंभ करने के लिए सेट किया जा सकता है, या आंतरिक या बाहरी घटना का जवाब देने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इस खंड के प्रमुख नियंत्रण स्रोत और युग्मन चयनकर्ता स्विच, और एक बाहरी ट्रिगर इनपुट (EXT इनपुट) और स्तर समायोजन हैं।

बुनियादी उपकरण के अलावा, अधिकांश ऑस्किलोस्कोप को एक जांच के साथ आपूर्ति की जाती है। जांच उपकरण पर किसी भी इनपुट से जुड़ती है और आमतौर पर ऑसिलोस्कोप के इनपुट प्रतिबाधा का दस गुना प्रतिरोधक होता है। यह 0.1 & nbsp; ( - 10 ×) क्षीणन कारक में परिणाम देता है; यह जांच के केबल द्वारा प्रस्तुत कैपेसिटिव लोड को अलग करने में मदद करता है जो सिग्नल को मापा जा रहा है। कुछ जांच में एक स्विच होता है जो ऑपरेटर को उपयुक्त होने पर रोकनेवाला को बायपास करने की अनुमति देता है।

आकार और पोर्टेबिलिटी
अधिकांश आधुनिक ऑस्किलोस्कोप हल्के होते हैं, पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कॉम्पैक्ट एक व्यक्ति को ले जाने के लिए पर्याप्त होते हैं।पोर्टेबल इकाइयों के अलावा, बाजार क्षेत्र सेवा अनुप्रयोगों के लिए कई लघु बैटरी-संचालित उपकरण प्रदान करता है।प्रयोगशाला ग्रेड ऑसिलोस्कोप, विशेष रूप से पुरानी इकाइयाँ जो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करती हैं, आमतौर पर बेंच-टॉप डिवाइस होती हैं या समर्पित गाड़ियों पर लगाई जाती हैं।विशेष-प्रयोजन के ऑस्सिलोस्कोप रैक-माउंटेड या स्थायी रूप से एक कस्टम इंस्ट्रूमेंट हाउसिंग में लगाए जा सकते हैं।

इनपुट
मापा जाने वाला सिग्नल इनपुट कनेक्टर में से एक को खिलाया जाता है, जो आमतौर पर एक समाक्षीय कनेक्टर होता है जैसे कि बीएनसी या यूएचएफ प्रकार।कम आवृत्तियों के लिए बाइंडिंग पोस्ट या केला प्लग का उपयोग किया जा सकता है। यदि सिग्नल स्रोत का अपना समाक्षीय कनेक्टर है, तो एक साधारण समाक्षीय केबल का उपयोग किया जाता है;अन्यथा, एक विशेष केबल जिसे स्कोप जांच कहा जाता है, जो ऑसिलोस्कोप के साथ आपूर्ति की जाती है, का उपयोग किया जाता है।सामान्य तौर पर, नियमित उपयोग के लिए, देखे जा रहे बिंदु से जुड़ने के लिए एक खुले तार परीक्षण लीड संतोषजनक नहीं है, और एक जांच आमतौर पर आवश्यक है। सामान्य-प्रयोजन के ऑस्किलोस्कोप आमतौर पर 1 & nbsp का एक इनपुट प्रतिबाधा प्रस्तुत करते हैं; एक छोटे लेकिन ज्ञात समाई जैसे कि 20 & nbsp; picofarads के साथ समानांतर में megohm। यह मानक आस्टसीलस्कप जांच के उपयोग की अनुमति देता है। बहुत अधिक आवृत्तियों के साथ उपयोग के लिए स्कोप 50 & nbsp; of इनपुट हो सकते हैं।इन्हें या तो सीधे 50 & nbsp से जुड़ा होना चाहिए; of सिग्नल स्रोत या z के साथ उपयोग किया जाना चाहिए0 या सक्रिय जांच।

कम-अक्सर उपयोग किए जाने वाले इनपुट में स्वीप को ट्रिगर करने के लिए एक (या दो) शामिल हैं, एक्स y मोड डिस्प्ले के लिए क्षैतिज विक्षेपण, और ब्राइटनिंग/डार्कनिंग का ट्रेस करें, जिसे कभी-कभी Z'-अक्ष इनपुट कहा जाता है।

जांच
ओपन वायर टेस्ट लीड (फ्लाइंग लीड्स) हस्तक्षेप लेने की संभावना है, इसलिए वे निम्न स्तर के संकेतों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, लीड्स में एक उच्च इंडक्शन होता है, इसलिए वे उच्च आवृत्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एक परिरक्षित केबल (यानी, और NBSP; समाक्षीय केबल) का उपयोग करना निम्न स्तर के संकेतों के लिए बेहतर है। समाक्षीय केबल में भी कम इंडक्शन होता है, लेकिन इसमें उच्च समाई होती है: एक विशिष्ट 50 & nbsp; ओम केबल में लगभग 90 & nbsp; pf प्रति मीटर है। नतीजतन, एक-मीटर प्रत्यक्ष (1 ×) समाक्षीय जांच लगभग 110 & nbsp; pf और 1 & nbsp; megohm का प्रतिरोध के साथ एक सर्किट को लोड करती है।

लोडिंग को कम करने के लिए, एटेन्यूएटर जांच (जैसे, और nbsp; 10 × जांच) का उपयोग किया जाता है। एक विशिष्ट जांच एक 9 & nbsp का उपयोग करती है; Megohm श्रृंखला अवरोधक एक कम-मूल्य संधारित्र द्वारा शंट किया गया है जो RC को केबल कैपेसिटेंस और स्कोप इनपुट के साथ डिवाइडर को मुआवजा देने के लिए करता है। आरसी समय स्थिरांक मैच के लिए समायोजित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 9 & nbsp; Megohm श्रृंखला अवरोधक को 12.2 & nbsp; PF संधारित्र द्वारा 110 & nbsp; मिलीसेकंड के समय के लिए बंद कर दिया जाता है। 90 & nbsp; pf की केबल कैपेसिटेंस, 20 & nbsp; pf और 1 & nbsp; megohm (कुल कैपेसिटेंस 110 & nbsp; pf) के स्कोप इनपुट के साथ समानांतर में पीएफ भी 110 मिलीसेकंड का समय देता है। व्यवहार में, एक समायोजन होता है ताकि ऑपरेटर कम आवृत्ति समय स्थिर (जांच को क्षतिपूर्ति करना) से ठीक मेल खा सके। समय स्थिरांक का मिलान करना आवृत्ति से क्षीणन को स्वतंत्र बनाता है। कम आवृत्तियों पर (जहां आर का प्रतिरोध सी की प्रतिक्रिया से बहुत कम है), सर्किट एक प्रतिरोधक डिवाइडर की तरह दिखता है; उच्च आवृत्तियों पर (प्रतिक्रिया की तुलना में बहुत अधिक प्रतिरोध), सर्किट एक कैपेसिटिव डिवाइडर की तरह दिखता है। परिणाम मामूली आवृत्तियों के लिए एक आवृत्ति मुआवजा जांच है।यह लगभग 10 & nbsp का भार प्रस्तुत करता है; megohms 12 & nbsp; pf द्वारा शंटेड।इस तरह की जांच एक सुधार है, लेकिन जब समय का पैमाना कई केबल पारगमन समय या उससे कम के लिए सिकुड़ता है, तो अच्छी तरह से काम नहीं करता है (पारगमन समय आमतौर पर 5 & nbsp; ns) होता है। उस समय सीमा में, केबल अपनी विशेषता प्रतिबाधा की तरह दिखता है, और स्कोप इनपुट पर ट्रांसमिशन लाइन बेमेल से प्रतिबिंब और जांच का कारण बनता है। आधुनिक स्कोप जांच हानि कम कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइनों और परिष्कृत आवृत्ति को आकार देने वाले नेटवर्क का उपयोग करती है, जो 10 × जांच को कई सौ मेगाहर्ट्ज़ में अच्छा प्रदर्शन करती है।नतीजतन, मुआवजे को पूरा करने के लिए अन्य समायोजन हैं। 10: 1 क्षीणन के साथ जांच अब तक सबसे आम हैं; बड़े संकेतों (और थोड़ा-कम कैपेसिटिव लोडिंग) के लिए, 100: 1 जांच का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी जांच भी हैं जिनमें 10: 1 या डायरेक्ट (1: 1) अनुपात का चयन करने के लिए स्विच होते हैं, लेकिन बाद की सेटिंग में जांच टिप पर महत्वपूर्ण कैपेसिटेंस (दसियों पीएफ) होते हैं, क्योंकि पूरे केबल की कैपेसिटेंस तब सीधे जुड़ा होता है।

अधिकांश ऑस्किलोस्कोप जांच क्षीणन कारकों के लिए प्रदान करते हैं, जांच टिप पर प्रभावी संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, कुछ ऑटो-सेंसिंग सर्किटरी ने संवेदनशीलता पैमाने के विभिन्न हिस्सों को रोशन करने के लिए पैनल में पारभासी खिड़कियों के पीछे संकेतक लैंप का उपयोग किया। ऐसा करने के लिए, जांच कनेक्टर्स (संशोधित बीएनसी) के पास जांच के क्षीणन को परिभाषित करने के लिए एक अतिरिक्त संपर्क था। (रोकनेवाला का एक निश्चित मूल्य, जमीन से जुड़ा हुआ है, क्षीणन को एन्कोड करता है।) क्योंकि जांच बाहर पहनती है, और क्योंकि ऑटो-सेंसिंग सर्किटरी विभिन्न ऑसिलोस्कोप के बीच संगत नहीं है, ऑटो-सेंसिंग जांच स्केलिंग मूर्खतापूर्ण नहीं है। इसी तरह, मैन्युअल रूप से जांच क्षीणन सेट करना उपयोगकर्ता त्रुटि के लिए प्रवण है। जांच को गलत तरीके से सेट करना एक सामान्य त्रुटि है, और 10 के कारक द्वारा रीडिंग को फेंक देता है।

विशेष उच्च वोल्टेज जांच फॉर्म ऑसिलोस्कोप इनपुट के साथ एटेन्यूएटर्स की भरपाई की। इनमें एक बड़ी जांच शरीर है, और कुछ को आंशिक रूप से हवा को विस्थापित करने के लिए वाष्पशील तरल फ्लोरोकार्बन के साथ श्रृंखला रोकनेवाला के आसपास एक कनस्तर को भरने की आवश्यकता होती है। ऑसिलोस्कोप अंत में कई तरंग-ट्रिमिंग समायोजन के साथ एक बॉक्स होता है। सुरक्षा के लिए, एक बाधा डिस्क उपयोगकर्ता की उंगलियों को उस बिंदु से दूर रखती है। अधिकतम वोल्टेज केवी के कम दसियों में है। (एक उच्च वोल्टेज रैंप का अवलोकन करने से विभिन्न बिंदुओं पर चरणों के साथ चरणों के साथ एक सीढ़ी तरंग बना सकता है, जब तक कि जांच टिप संपर्क में नहीं होती है। तब तक, एक छोटा चाप जांच टिप को चार्ज करता है, और इसकी समाई वोल्टेज (ओपन सर्किट) को रखती है। वोल्टेज पर चढ़ना जारी है, एक और छोटा चाप टिप को आगे बढ़ाता है।)

वर्तमान जांच भी हैं, कोर के साथ जो कंडक्टर को घेरते हैं, जो वर्तमान में जांच की जाती हैं। एक प्रकार में कंडक्टर के लिए एक छेद होता है, और इसके लिए आवश्यक होता है कि तार अर्ध-स्थायी या स्थायी बढ़ते के लिए छेद के माध्यम से पारित किया जाए। हालांकि, अस्थायी परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य प्रकारों में एक दो-भाग कोर होता है जिसे एक तार के चारों ओर क्लैंप किया जा सकता है। जांच के अंदर, कोर के चारों ओर एक कॉइल का घाव एक उपयुक्त लोड में एक करंट प्रदान करता है, और उस लोड में वोल्टेज वर्तमान के लिए आनुपातिक है। इस प्रकार की जांच केवल एसी को होश में रखती है।

एक अधिक-परिष्कृत जांच में चुंबकीय सर्किट में एक चुंबकीय फ्लक्स सेंसर (हॉल प्रभाव सेंसर) शामिल है। जांच एक एम्पलीफायर से जुड़ती है, जो संवेदी क्षेत्र को रद्द करने के लिए कॉइल में (कम आवृत्ति) करंट फ़ीड करता है; वर्तमान की परिमाण वर्तमान तरंग के कम-आवृत्ति वाले हिस्से को प्रदान करती है, जो डीसी के ठीक नीचे है। कॉइल अभी भी उच्च आवृत्तियों को उठाता है। एक लाउडस्पीकर क्रॉसओवर के लिए एक संयोजन नेटवर्क है।

फोकस नियंत्रण
यह नियंत्रण सीआरटी फोकस को सबसे तेज, सबसे विस्तृत ट्रेस प्राप्त करने के लिए समायोजित करता है।व्यवहार में, बहुत अलग संकेतों का अवलोकन करते समय ध्यान को थोड़ा समायोजित किया जाना चाहिए, इसलिए यह एक बाहरी नियंत्रण होना चाहिए।नियंत्रण CRT के भीतर एक फ़ोकसिंग एनोड पर लागू वोल्टेज को बदलता है।फ्लैट-पैनल डिस्प्ले को इस नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है।

तीव्रता नियंत्रण
यह ट्रेस चमक को समायोजित करता है।CRT ऑस्किलोस्कोप पर धीमी गति से निशान को कम, और तेज लोगों की आवश्यकता होती है, खासकर यदि अक्सर दोहराया नहीं जाता है, तो अधिक चमक की आवश्यकता होती है।फ्लैट पैनलों पर, हालांकि, ट्रेस ब्राइटनेस अनिवार्य रूप से स्वीप की गति से स्वतंत्र है, क्योंकि आंतरिक सिग्नल प्रोसेसिंग प्रभावी रूप से डिजीटल डेटा से डिस्प्ले को संश्लेषित करती है।

दृष्टिवैषम्य
इस नियंत्रण को इसके बजाय आकार या स्पॉट शेप कहा जा सकता है।यह अंतिम सीआरटी एनोड (वाई डिफ्लेक्शन प्लेटों के बगल में) पर वोल्टेज को समायोजित करता है।एक गोलाकार स्थान के लिए, अंतिम एनोड एक ही क्षमता पर होना चाहिए, दोनों y-plates (एक केंद्रित स्थान के लिए Y- प्लेट वोल्टेज समान होना चाहिए)।यदि एनोड को अधिक सकारात्मक बना दिया जाता है, तो स्पॉट एक्स-प्लेन में अण्डाकार हो जाता है क्योंकि अधिक नकारात्मक वाई-प्लेट बीम को पीछे छोड़ देगा।यदि एनोड को अधिक नकारात्मक बना दिया जाता है, तो स्पॉट वाई-प्लेन में अण्डाकार हो जाता है क्योंकि अधिक सकारात्मक वाई-प्लेट बीम को आकर्षित करेगा।यह नियंत्रण सरल आस्टसीलस्कप डिजाइन से अनुपस्थित हो सकता है या यहां तक कि एक आंतरिक नियंत्रण भी हो सकता है।यह फ्लैट पैनल डिस्प्ले के साथ आवश्यक नहीं है।

बीम खोजक
आधुनिक ओस्सिलोस्कोप में प्रत्यक्ष-युग्मित विक्षेपण एम्पलीफायरों में होता है, जिसका अर्थ है कि ट्रेस को ऑफ-स्क्रीन को डिफ्लेक्ट किया जा सकता है।वे यह भी जानने के बिना ऑपरेटर के बिना अपने बीम को खाली कर सकते हैं।एक दृश्यमान प्रदर्शन को बहाल करने में मदद करने के लिए, बीम फाइंडर सर्किट किसी भी ब्लैंकिंग को ओवरराइड करता है और बीम विक्षेपण को स्क्रीन के दृश्यमान हिस्से में सीमित करता है।बीम-फाइंडर सर्किट अक्सर सक्रिय होने के दौरान ट्रेस को विकृत करते हैं।

graticule
ग्रैटिक्यूल उन लाइनों का एक ग्रिड है जो प्रदर्शित ट्रेस को मापने के लिए संदर्भ चिह्नों के रूप में काम करते हैं। ये चिह्न, चाहे वह सीधे स्क्रीन पर स्थित हो या हटाने योग्य प्लास्टिक फिल्टर पर, आमतौर पर केंद्र ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज अक्ष पर करीब टिक के निशान (अक्सर 2 & nbsp; मिमी) के साथ 1 & nbsp; सेमी ग्रिड से होता है। एक को स्क्रीन पर दस प्रमुख डिवीजनों को देखने की उम्मीद है; ऊर्ध्वाधर प्रमुख डिवीजनों की संख्या भिन्न होती है। वेवफॉर्म के साथ ग्रिड चिह्नों की तुलना वोल्टेज (ऊर्ध्वाधर अक्ष) और समय (क्षैतिज अक्ष) दोनों को मापने के लिए एक को अनुमति देती है। तरंग अवधि को मापने और इसके पारस्परिक की गणना करके आवृत्ति भी निर्धारित की जा सकती है।

पुरानी और निचली-लागत वाले CRT ऑस्सिलोस्कोप पर ग्रैटिक्यूल प्लास्टिक की एक शीट है, जो अक्सर हल्के-शिरकत करने वाले चिह्नों और ग्रैटिक्यूल के किनारे पर छुपा हुआ लैंप होता है। लैंप का एक चमक नियंत्रण था। उच्च-लागत वाले उपकरणों में लंबन की त्रुटियों को खत्म करने के लिए CRT के अंदर के चेहरे पर चिह्नित ग्रैटिक्यूल होता है; बेहतर लोगों को भी विस्फोट करने वाले चिह्नों के साथ एडजस्टेबल एज रोशनी थी। (डिफ्यूज़िंग मार्किंग उज्ज्वल दिखाई देते हैं।) डिजिटल ऑसिलोस्कोप, हालांकि, ट्रेस के रूप में उसी तरह से प्रदर्शन पर ग्रैटिक्यूल चिह्न उत्पन्न करते हैं।

बाहरी ग्रैटिक्यूल्स भी CRT के कांच के चेहरे को आकस्मिक प्रभाव से बचाते हैं। आंतरिक ग्रैटिक्यूल्स के साथ कुछ सीआरटी ऑस्किलोस्कोप में ट्रेस कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए एक अचिह्नित टिंटेड शीट प्लास्टिक लाइट फिल्टर होता है; यह CRT के फेसप्लेट की रक्षा करने का भी कार्य करता है।

सटीकता और माप का समाधान एक ग्रैटिक्यूल का उपयोग करके अपेक्षाकृत सीमित है; बेहतर उपकरणों में कभी -कभी ट्रेस पर चल उज्ज्वल मार्कर होते हैं। ये आंतरिक सर्किट को अधिक परिष्कृत माप बनाने की अनुमति देते हैं।

दोनों कैलिब्रेटेड ऊर्ध्वाधर संवेदनशीलता और कैलिब्रेटेड क्षैतिज समय निर्धारित हैं 1 – 2 – 5 – 10 कदम।यह, हालांकि, मामूली विभाजन की कुछ अजीब व्याख्याओं की ओर जाता है।

डिजिटल ऑस्किलोस्कोप डिजिटल रूप से ग्रैटिक्यूल उत्पन्न करते हैं।इसलिए ग्रैटिक्यूल का पैमाना, रिक्ति, आदि विविध हो सकते हैं, और रीडिंग की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।

टाइमबेस नियंत्रण
ये CRT के स्थान की क्षैतिज गति का चयन करते हैं क्योंकि यह ट्रेस बनाता है;इस प्रक्रिया को आमतौर पर स्वीप के रूप में जाना जाता है।सभी लेकिन कम से कम आधुनिक आधुनिक ऑसिलोस्कोप में, स्वीप की गति चयन योग्य है और प्रति प्रमुख ग्रैटिकुल डिवीजन के समय की इकाइयों में कैलिब्रेटेड है।स्वीप की गति की एक विस्तृत श्रृंखला आम तौर पर प्रदान की जाती है, सेकंड से लेकर पिकोसेकंड (सबसे तेज़ में) प्रति डिवीजन के रूप में तेजी से।आमतौर पर, एक निरंतर-चर नियंत्रण (अक्सर कैलिब्रेटेड चयनकर्ता घुंडी के सामने एक घुंडी) अनियंत्रित गति प्रदान करता है, आमतौर पर कैलिब्रेटेड की तुलना में धीमा।यह नियंत्रण कैलिब्रेट किए गए चरणों की तुलना में कुछ हद तक अधिक सीमा प्रदान करता है, जिससे उपलब्ध चरणों के बीच कोई गति होती है।

होल्डऑफ नियंत्रण
कुछ उच्च-अंत एनालॉग ऑस्किलोस्कोप में होल्डऑफ नियंत्रण होता है।यह एक ट्रिगर के बाद एक समय निर्धारित करता है जिसके दौरान स्वीप सर्किट को फिर से ट्रिगर नहीं किया जा सकता है।यह दोहराव वाली घटनाओं का एक स्थिर प्रदर्शन प्रदान करने में मदद करता है जिसमें कुछ ट्रिगर भ्रमित करने वाले डिस्प्ले बनाएंगे।यह आमतौर पर न्यूनतम पर सेट होता है, क्योंकि एक लंबा समय प्रति सेकंड स्वीप की संख्या कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक डिमर ट्रेस होता है।अधिक विस्तृत विवरण के लिए होल्डऑफ देखें।

ऊर्ध्वाधर संवेदनशीलता, युग्मन और ध्रुवीयता नियंत्रण
इनपुट एम्पलीट्यूड की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए, एक स्विच ऊर्ध्वाधर विक्षेपण की कैलिब्रेटेड संवेदनशीलता का चयन करता है। एक और नियंत्रण, अक्सर कैलिब्रेटेड चयनकर्ता घुंडी के सामने, कैलिब्रेटेड से कम-संवेदनशील सेटिंग्स तक सीमित सीमा पर एक निरंतर चर संवेदनशीलता प्रदान करता है।

अक्सर मनाया गया संकेत एक स्थिर घटक द्वारा ऑफसेट होता है, और केवल परिवर्तन ब्याज के होते हैं। एसी स्थिति में एक इनपुट युग्मन स्विच इनपुट के साथ श्रृंखला में एक संधारित्र को जोड़ता है जो कम-आवृत्ति संकेतों और डीसी को अवरुद्ध करता है। हालांकि, जब सिग्नल में ब्याज की एक निश्चित ऑफसेट होती है, या धीरे -धीरे बदलता है, तो उपयोगकर्ता आमतौर पर डीसी युग्मन को पसंद करेगा, जो किसी भी संधारित्र को बायपास करता है। अधिकांश ऑस्किलोस्कोप डीसी इनपुट विकल्प प्रदान करते हैं। सुविधा के लिए, यह देखने के लिए कि वर्तमान में स्क्रीन पर शून्य वोल्ट्स इनपुट कहां दिखाता है, कई ऑस्किलोस्कोप में एक तीसरा स्विच स्थिति है (आमतौर पर जमीन के लिए जीएनडी लेबल) जो इनपुट को डिस्कनेक्ट करता है और इसे ग्राउंड करता है। अक्सर, इस मामले में, उपयोगकर्ता ऊर्ध्वाधर स्थिति नियंत्रण के साथ ट्रेस को केंद्रित करता है।

बेहतर ऑस्किलोस्कोप में एक ध्रुवीयता चयनकर्ता होता है। आम तौर पर, एक सकारात्मक इनपुट ट्रेस को ऊपर की ओर ले जाता है; ध्रुवीयता चयनकर्ता एक इनवर्टिंग विकल्प प्रदान करता है, जिसमें एक सकारात्मक-जाने वाला संकेत ट्रेस को नीचे की ओर दर्शाता है।

ऊर्ध्वाधर स्थिति नियंत्रण
[[File:CROyoffset.gif|thumb|ऊर्ध्वाधर स्थिति का कंप्यूटर मॉडल y ऑफसेट एक साइन वेव में अलग -अलग होता है ऊर्ध्वाधर स्थिति नियंत्रण पूरे प्रदर्शित ट्रेस को ऊपर और नीचे ले जाता है।इसका उपयोग ग्रैटिक्यूल की केंद्र रेखा पर बिल्कुल-इनपुट ट्रेस सेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन सीमित राशि से लंबवत रूप से ऑफसेट करने की अनुमति भी देता है।प्रत्यक्ष युग्मन के साथ, इस नियंत्रण का समायोजन एक इनपुट के सीमित डीसी घटक के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है।

क्षैतिज संवेदनशीलता नियंत्रण
यह नियंत्रण केवल अधिक विस्तृत ऑसिलोस्कोप पर पाया जाता है;यह बाहरी क्षैतिज इनपुट के लिए समायोज्य संवेदनशीलता प्रदान करता है।यह केवल तभी सक्रिय होता है जब इंस्ट्रूमेंट एक्स-वाई मोड में होता है, अर्थात आंतरिक क्षैतिज स्वीप बंद हो जाता है।

क्षैतिज स्थिति नियंत्रण
[[File:CROxoffset.gif|thumb|एक्स ऑफसेट से क्षैतिज स्थिति नियंत्रण का कंप्यूटर मॉडल क्षैतिज स्थिति नियंत्रण बढ़ाने से डिस्प्ले को साइडवाइज़ ले जाता है।यह आमतौर पर ग्रैटिक्यूल के बाएं किनारे पर ट्रेस के बाएं छोर को सेट करता है, लेकिन यह वांछित होने पर पूरे ट्रेस को विस्थापित कर सकता है।यह नियंत्रण कुछ उपकरणों में एक्स-वाई मोड के निशान को भी आगे बढ़ाता है, और ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए एक सीमित डीसी घटक के लिए क्षतिपूर्ति कर सकता है।

डुअल-ट्रेस नियंत्रण
[[File:CROdual.gif|thumb|दोहरे ट्रेस नियंत्रण green trace = y = 30 sin(0.1t) + 0.5 teal trace = y = 30 sin(0.3t) प्रत्येक इनपुट चैनल में आमतौर पर संवेदनशीलता, युग्मन और स्थिति नियंत्रण का अपना सेट होता है, हालांकि कुछ चार-ट्रेस ऑसिलोस्कोप्स में उनके तीसरे और चौथे चैनलों के लिए केवल न्यूनतम नियंत्रण होता है।

डुअल-ट्रेस ऑस्सिलोस्कोप्स में अकेले चैनल, दोनों चैनल, या (कुछ में) एक X, Y डिस्प्ले का चयन करने के लिए एक मोड स्विच होता है, जो एक्स डिफ्लेक्शन के लिए दूसरे चैनल का उपयोग करता है।जब दोनों चैनलों को प्रदर्शित किया जाता है, तो चैनल स्विचिंग के प्रकार को कुछ ऑस्किलोस्कोप पर चुना जा सकता है;दूसरों पर, प्रकार टाइमबेस सेटिंग पर निर्भर करता है।यदि मैन्युअल रूप से चयन करने योग्य है, तो चैनल स्विचिंग फ्री-रनिंग (एसिंक्रोनस), या लगातार स्वीप के बीच हो सकता है।कुछ फिलिप्स ड्यूल-ट्रेस एनालॉग ऑस्किलोस्कोप्स में एक तेजी से एनालॉग गुणक था, और इनपुट चैनलों के उत्पाद का प्रदर्शन प्रदान किया।

चैनल के ट्रेस के प्रदर्शन को सक्षम या अक्षम करने के लिए एकाधिक-ट्रेस ऑस्किलोस्कोप में प्रत्येक चैनल के लिए एक स्विच होता है।

विलंबित-स्वीप कंट्रोल
इनमें देरी-स्वीप टाइमबेस के लिए नियंत्रण शामिल हैं, जो कैलिब्रेटेड है, और अक्सर परिवर्तनशील भी होता है।सबसे धीमी गति सबसे धीमी मुख्य स्वीप गति की तुलना में कई कदम तेज है, हालांकि सबसे तेज आम तौर पर समान है।एक कैलिब्रेटेड मल्टीटर्न देरी समय नियंत्रण विस्तृत श्रृंखला, उच्च रिज़ॉल्यूशन देरी सेटिंग्स प्रदान करता है;यह मुख्य स्वीप की पूरी अवधि तक फैलता है, और इसका रीडिंग ग्रैटिकुल डिवीजनों (लेकिन बहुत महीन सटीकता के साथ) से मेल खाती है।इसकी सटीकता भी प्रदर्शन से बेहतर है। एक स्विच डिस्प्ले मोड का चयन करता है: केवल मुख्य स्वीप, एक उज्ज्वल क्षेत्र के साथ, जब विलंबित स्वीप आगे बढ़ रहा है, केवल विलंबित स्वीप, या (कुछ पर) एक संयोजन मोड।

अच्छे CRT ऑस्सिलोस्कोप में एक विलंबित-स्वीप तीव्रता नियंत्रण शामिल है, जो कि बहुत अधिक विलंबित स्वीप के डिमर ट्रेस के लिए अनुमति देता है जो फिर भी केवल एक बार मुख्य स्वीप के प्रति होता है।इस तरह के ऑस्किलोस्कोप में भी मुख्य और विलंबित स्वीप दोनों के मल्टीप्लेक्स डिस्प्ले के लिए ट्रेस सेपरेशन कंट्रोल होने की संभावना है।

स्वीप ट्रिगर नियंत्रण
एक स्विच ट्रिगर स्रोत का चयन करता है।यह एक बाहरी इनपुट हो सकता है, एक दोहरी या एकाधिक-ट्रेस आस्टसीलस्कप के ऊर्ध्वाधर चैनलों में से एक, या एसी लाइन (मुख्य) आवृत्ति।एक अन्य स्विच ऑटो ट्रिगर मोड को सक्षम या अक्षम करता है, या ऑसिलोस्कोप में प्रदान किए जाने पर सिंगल स्वीप का चयन करता है।या तो एक स्प्रिंग-रिटर्न स्विच स्थिति या एक पुशबटन आर्म्स सिंगल स्वीप।

एक ट्रिगर स्तर नियंत्रण एक ट्रिगर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक वोल्टेज को बदलता है, और ढलान स्विच चयनित ट्रिगर स्तर पर सकारात्मक-गोइंग या नकारात्मक-गोइंग ध्रुवीयता का चयन करता है।

ट्रिगर स्वीप
अपरिवर्तनीय या धीरे -धीरे (नेत्रहीन) बदलते तरंगों के साथ घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो समान रूप से नहीं हो सकता है, आधुनिक ऑसिलोस्कोप्स ने स्वीप को ट्रिगर किया है।लगातार चलने वाले स्वीप ऑसिलेटर के साथ पुराने, सरल ऑस्किलोस्कोप की तुलना में, ट्रिगर-स्वीप ओस्सिलोस्कोप्स स्पष्ट रूप से अधिक बहुमुखी हैं। एक ट्रिगर स्वीप सिग्नल पर एक चयनित बिंदु पर शुरू होता है, जो एक स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है। इस तरह, ट्रिगरिंग आवधिक संकेतों जैसे कि साइन तरंगों और वर्ग तरंगों के साथ -साथ एकल दालों, या दालों जैसे नॉनपेरियोडिक सिग्नल के प्रदर्शन की अनुमति देता है जो एक निश्चित दर पर पुनरावृत्ति नहीं करते हैं।

ट्रिगर किए गए स्वीप के साथ, स्कोप बीम को खाली कर देता है और हर बार बीम स्क्रीन के चरम दाईं ओर तक पहुंचने पर स्वीप सर्किट को रीसेट करना शुरू कर देता है। समय की अवधि के लिए, होल्डऑफ कहा जाता है, (कुछ बेहतर ऑस्किलोस्कोप पर फ्रंट-पैनल नियंत्रण द्वारा विस्तार योग्य), स्वीप सर्किट पूरी तरह से रीसेट करता है और ट्रिगर को अनदेखा करता है। एक बार होल्डऑफ समाप्त हो जाने के बाद, अगला ट्रिगर एक स्वीप शुरू करता है। ट्रिगर घटना आमतौर पर निर्दिष्ट दिशा में कुछ उपयोगकर्ता-निर्दिष्ट दहलीज वोल्टेज (ट्रिगर स्तर) तक पहुंचने वाली इनपुट तरंग होती है (सकारात्मक या नकारात्मक-नकारात्मक-ट्रिगर ध्रुवीयता)।

कुछ मामलों में, वेरिएबल होल्डऑफ समय स्वीप को अनदेखा करने के लिए उपयोगी हो सकता है, जो कि घटनाओं को देखने से पहले होने वाले ट्रिगर को अनदेखा करता है। दोहराव के मामले में, लेकिन जटिल तरंगों, वैरिएबल होल्डऑफ एक स्थिर प्रदर्शन प्रदान कर सकता है जो अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

होल्डऑफ
ट्रिगर होल्डऑफ एक ट्रिगर के बाद एक निश्चित अवधि को परिभाषित करता है जिसके दौरान स्वीप को फिर से ट्रिगर नहीं किया जा सकता है।यह कई किनारों के साथ एक तरंग का एक स्थिर दृश्य स्थापित करना आसान बनाता है, जो अन्यथा अतिरिक्त ट्रिगर का कारण होगा।

उदाहरण
निम्नलिखित दोहराव तरंग की कल्पना करें:

[[Image:Scope Holdoff Waveform.gif|400px

हरी रेखा तरंग है, लाल ऊर्ध्वाधर आंशिक रेखा ट्रिगर के स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, और पीली लाइन ट्रिगर स्तर का प्रतिनिधित्व करती है।यदि गुंजाइश केवल हर बढ़ते किनारे पर ट्रिगर करने के लिए सेट की गई थी, तो यह तरंग प्रत्येक चक्र के लिए तीन ट्रिगर का कारण होगा:

Image:Scope Holdoff Trigger1.gif|200px

Image:Trigger2.gif|200px

Image:Scope Holdoff Trigger3.gif|200px

यह मानते हुए कि सिग्नल काफी उच्च आवृत्ति है, स्कोप डिस्प्ले शायद कुछ इस तरह दिखेगा:

Image:Scope Holdoff Alltriggers.gif|200px

एक वास्तविक दायरे पर, प्रत्येक ट्रिगर एक ही चैनल होगा, इसलिए सभी एक ही रंग होंगे।

यह स्कोप के लिए वांछनीय है कि वह प्रति चक्र केवल एक किनारे पर ट्रिगर करें, इसलिए वेवफॉर्म की अवधि से थोड़ा कम होल्डऑफ सेट करना आवश्यक है।यह प्रति चक्र एक से अधिक बार होने से ट्रिगर करने से रोकता है, लेकिन फिर भी इसे अगले चक्र के पहले किनारे पर ट्रिगर करने देता है।

स्वचालित स्वीप मोड
ट्रिगर स्वीप्स एक रिक्त स्क्रीन प्रदर्शित कर सकते हैं यदि कोई ट्रिगर नहीं हैं।इससे बचने के लिए, इन स्वीपों में एक टाइमिंग सर्किट शामिल होता है जो फ्री-रनिंग ट्रिगर उत्पन्न करता है इसलिए एक ट्रेस हमेशा दिखाई देता है।इसे नियंत्रण में ऑटो स्वीप या ऑटोमैटिक स्वीप के रूप में जाना जाता है।एक बार ट्रिगर आने के बाद, टाइमर स्यूडो-ट्रिगर प्रदान करना बंद कर देता है।कम पुनरावृत्ति दरों का अवलोकन करते समय उपयोगकर्ता आमतौर पर स्वचालित स्वीप को अक्षम कर देगा।

आवर्तक स्वीप
यदि इनपुट सिग्नल आवधिक है, तो तरंग के कुछ चक्रों को प्रदर्शित करने के लिए स्वीप पुनरावृत्ति दर को समायोजित किया जा सकता है। अर्ली (ट्यूब) ऑसिलोस्कोप और सबसे कम लागत वाले ऑस्किलोस्कोप में स्वीप ऑसिलेटर होते हैं जो लगातार चलते हैं, और अनियंत्रित होते हैं। इस तरह के ऑस्किलोस्कोप बहुत सरल हैं, तुलनात्मक रूप से सस्ती हैं, और रेडियो सर्विसिंग और कुछ टीवी सर्विसिंग में उपयोगी थे। वोल्टेज या समय को मापना संभव है, लेकिन केवल अतिरिक्त उपकरणों के साथ, और काफी असुविधाजनक है। वे मुख्य रूप से गुणात्मक उपकरण हैं।

उनके पास कुछ (व्यापक रूप से स्थान) आवृत्ति रेंज, और किसी दिए गए रेंज के भीतर अपेक्षाकृत चौड़ी-रेंज निरंतर आवृत्ति नियंत्रण है। उपयोग में, स्वीप आवृत्ति इनपुट आवृत्ति के कुछ सबमुल्टिपल की तुलना में थोड़ा कम करने के लिए सेट की जाती है, आमतौर पर इनपुट सिग्नल के कम से कम दो चक्र प्रदर्शित करने के लिए (इसलिए सभी विवरण दिखाई देते हैं)। एक बहुत ही सरल नियंत्रण स्वीप ऑसिलेटर को ऊर्ध्वाधर सिग्नल (या संभवतः, एक संबंधित बाहरी सिग्नल) की एक समायोज्य मात्रा को खिलाता है। सिग्नल बीम को रिक्त करने और एक स्वीप रिट्रेस को जल्द से जल्द ट्रिगर करता है, क्योंकि यह फ्री-रनिंग होता है, और डिस्प्ले स्थिर हो जाता है।

सिंगल स्वीप्स
कुछ ऑस्किलोस्कोप इन प्रदान करते हैं। उपयोगकर्ता मैन्युअल रूप से स्वीप सर्किट (आमतौर पर एक पुशबटन या समकक्ष द्वारा) को हथियार देता है। सशस्त्र का मतलब है कि यह एक ट्रिगर का जवाब देने के लिए तैयार है। एक बार जब स्वीप पूरा हो जाता है, तो यह रीसेट हो जाता है, और फिर से सशस्त्र होने तक फिर से स्वीप नहीं करता है। यह मोड, एक आस्टसीलस्कप कैमरा के साथ संयुक्त, एकल-शॉट घटनाओं को कैप्चर करता है।

ट्रिगर के प्रकारों में शामिल हैं:
 * बाहरी ट्रिगर, एक बाहरी स्रोत से एक पल्स जो गुंजाइश पर एक समर्पित इनपुट से जुड़ा है।
 * एज ट्रिगर, एक एज डिटेक्टर जो एक पल्स उत्पन्न करता है जब इनपुट सिग्नल एक निर्दिष्ट दिशा में एक निर्दिष्ट दहलीज वोल्टेज को पार करता है। ये ट्रिगर के सबसे सामान्य प्रकार हैं; स्तर नियंत्रण थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट करता है, और ढलान नियंत्रण दिशा (नकारात्मक या सकारात्मक-गोइंग) का चयन करता है। (विवरण का पहला वाक्य कुछ डिजिटल लॉजिक सर्किटों पर इनपुट पर भी लागू होता है; उन इनपुट में थ्रेशोल्ड और पोलरिटी प्रतिक्रिया तय की गई है।)
 * वीडियो ट्रिगर, जिसे टीवी ट्रिगर के रूप में भी जाना जाता है, एक सर्किट जो PAL और NTSC जैसे वीडियो प्रारूपों से दालों को सिंक्रनाइज़ करता है और हर लाइन, एक निर्दिष्ट लाइन, हर फ़ील्ड या हर फ्रेम पर टाइमबेस को ट्रिगर करता है। यह सर्किट आमतौर पर एक वेवफॉर्म मॉनिटर डिवाइस में पाया जाता है, हालांकि कुछ बेहतर ऑस्किलोस्कोप में यह फ़ंक्शन शामिल है।
 * विलंबित ट्रिगर, जो स्वीप शुरू करने से पहले एक किनारे ट्रिगर के बाद एक निर्दिष्ट समय का इंतजार करता है। जैसा कि विलंबित स्वीप के तहत वर्णित है, एक ट्रिगर देरी सर्किट (आमतौर पर मुख्य स्वीप) इस देरी को एक ज्ञात और समायोज्य अंतराल तक बढ़ाता है। इस तरह, ऑपरेटर दालों की लंबी ट्रेन में एक विशेष पल्स की जांच कर सकता है।

ऑस्किलोस्कोप के कुछ हालिया डिजाइनों में अधिक परिष्कृत ट्रिगरिंग योजनाएं शामिल हैं; इन्हें इस लेख के अंत की ओर वर्णित किया गया है।

विलंबित स्वीप
अधिक परिष्कृत एनालॉग ऑस्सिलोस्कोप में देरी से स्वीप के लिए एक दूसरी समय की समय होती है। एक विलंबित स्वीप मुख्य टाइमबेस के कुछ छोटे चयनित हिस्से पर एक बहुत विस्तृत रूप प्रदान करता है। मुख्य टाइमबेस एक नियंत्रणीय देरी के रूप में कार्य करता है, जिसके बाद विलंबित टाइमबेस शुरू होता है। यह शुरू हो सकता है जब देरी समाप्त हो जाती है, या देरी समाप्त होने के बाद (केवल) ट्रिगर किया जा सकता है। आमतौर पर, विलंबित टाइमबेस एक तेज़ स्वीप के लिए सेट किया जाता है, कभी -कभी बहुत तेज, जैसे कि 1000: 1। चरम अनुपात में, लगातार मुख्य स्वीपों पर देरी में घबराना प्रदर्शन को नीचा दिखाता है, लेकिन देरी से स्वीप ट्रिगर इसे दूर कर सकते हैं।

प्रदर्शन कई मोड में से एक में ऊर्ध्वाधर संकेत दिखाता है: मुख्य टाइमबेस, या केवल विलंबित टाइमबेस, या उसके संयोजन। जब विलंबित स्वीप सक्रिय होता है, तो मुख्य स्वीप ट्रेस ब्राइट हो जाता है जबकि विलंबित स्वीप आगे बढ़ रहा है। एक संयोजन मोड में, केवल कुछ ऑस्किलोस्कोप पर प्रदान किया गया, ट्रेस मुख्य स्वीप से विलंबित स्वीप में विलंबित स्वीप शुरू होने के बाद बदल जाता है, हालांकि देरी से कम स्वीप की कम देरी के लिए कम देरी के लिए दिखाई देती है। एक अन्य संयोजन मोड मल्टीप्लेक्स (वैकल्पिक) मुख्य और विलंबित स्वीप करता है ताकि दोनों एक ही बार में दिखाई दें; एक ट्रेस पृथक्करण नियंत्रण उन्हें विस्थापित करता है। डीएसओ इस तरह से विलंबित टाइमबेस की पेशकश किए बिना, इस तरह से तरंगों को प्रदर्शित कर सकते हैं।

दोहरी और एकाधिक-ट्रेस ऑस्किलोस्कोप
दो ऊर्ध्वाधर इनपुट के साथ ऑस्किलोस्कोप, दोहरे-ट्रेस ऑसिलोस्कोप के रूप में संदर्भित, बेहद उपयोगी और सामान्य हैं। एक एकल-बीम सीआरटी का उपयोग करते हुए, वे इनपुट को मल्टीप्लेक्स करते हैं, आमतौर पर उनके बीच स्विच करते हैं जो एक बार में स्पष्ट रूप से दो निशान प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त तेजी से होते हैं। कम आम अधिक निशान के साथ ऑसिलोस्कोप हैं; इनमें से चार इनपुट आम हैं, लेकिन कुछ (किकुसुई, एक के लिए) ने वांछित होने पर स्वीप ट्रिगर सिग्नल के प्रदर्शन की पेशकश की। कुछ मल्टी-ट्रेस ऑस्किलोस्कोप एक वैकल्पिक ऊर्ध्वाधर इनपुट के रूप में बाहरी ट्रिगर इनपुट का उपयोग करते हैं, और कुछ में केवल न्यूनतम नियंत्रण वाले तीसरे और चौथे चैनल होते हैं। सभी मामलों में, इनपुट, जब स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते हैं, समय-मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, लेकिन दोहरे-ट्रेस ऑसिलोस्कोप अक्सर एक वास्तविक समय एनालॉग योग प्रदर्शित करने के लिए अपने इनपुट जोड़ सकते हैं। एक चैनल को एक साथ जोड़ते समय उन्हें एक साथ जोड़ने से उनके बीच अंतर के प्रदर्शन में परिणाम होता है, बशर्ते न तो चैनल ओवरलोड हो। यह अंतर मोड एक मध्यम-प्रदर्शन अंतर इनपुट प्रदान कर सकता है।)

स्विचिंग चैनल अतुल्यकालिक हो सकते हैं, अर्थात् फ्री-रनिंग, स्वीप आवृत्ति के संबंध में; या यह प्रत्येक क्षैतिज स्वीप पूरा होने के बाद किया जा सकता है। एसिंक्रोनस स्विचिंग को आमतौर पर कटा हुआ कहा जाता है, जबकि स्वीप-सिंक्रोनाइज्ड को ALT [ernate] नामित किया जाता है। एक दिया गया चैनल वैकल्पिक रूप से जुड़ा हुआ है और डिस्कनेक्ट किया गया है, जिससे कटा हुआ शब्द कटा हुआ है। मल्टी-ट्रेस ऑससिलोस्कोप भी कटा हुआ या वैकल्पिक मोड में चैनलों को स्विच करते हैं।

सामान्य तौर पर, कटा हुआ मोड धीमी स्वीप के लिए बेहतर है। आंतरिक चॉपिंग दर के लिए यह संभव है कि वे स्वीप दोहराव दर का एक से अधिक हो, निशान में रिक्त स्थान बनाएं, लेकिन व्यवहार में यह शायद ही कभी एक समस्या है। एक ट्रेस में अंतराल को निम्नलिखित स्वीप के निशान द्वारा अधिलेखित किया जाता है। इस सामयिक समस्या से बचने के लिए कुछ ऑस्किलोस्कोप में एक संशोधित चॉपिंग दर थी। वैकल्पिक मोड, हालांकि, तेजी से स्वीप के लिए बेहतर है।

सच्चा दोहरी-बीम CRT ऑस्किलोस्कोप मौजूद थे, लेकिन आम नहीं थे। एक प्रकार (Cossor, U.K.) ने अपने CRT में एक बीम-स्प्लिटर प्लेट, और स्प्लिटर के बाद एकल-समाप्त विक्षेपण किया था। दूसरों के पास दो पूर्ण इलेक्ट्रॉन बंदूकें थीं, जिनके पास CRT के निर्माण में अक्षीय (घूर्णी) यांत्रिक संरेखण के तंग नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बीम-स्प्लिटर प्रकारों में दोनों ऊर्ध्वाधर चैनलों के लिए क्षैतिज विक्षेपण आम था, लेकिन दोहरे बंदूक ओस्सिलोस्कोप में अलग-अलग समय आधार हो सकते हैं, या दोनों चैनलों के लिए एक समय के आधार का उपयोग कर सकते हैं। पिछले दशकों में मल्टीपल-गन CRTS (दस बंदूकें) बनाई गई थी। दस बंदूकों के साथ, लिफाफा (बल्ब) अपनी लंबाई में बेलनाकार था। (ओस्सिलोस्कोप इतिहास में सीआरटी आविष्कार भी देखें।)

ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर
एक एनालॉग आस्टसीलोस्कोप में, ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर को प्रदर्शित करने के लिए सिग्नल [एस] प्राप्त करता है और सीआरटी के बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक सिग्नल को काफी बड़ा प्रदान करता है। बेहतर ऑस्किलोस्कोप में, यह एक माइक्रोसेकंड के एक अंश द्वारा संकेत को देरी करता है। अधिकतम विक्षेपण कम से कम कुछ हद तक ग्रैटिक्यूल के किनारों से परे है, और आमतौर पर कुछ दूरी की ऑफ-स्क्रीन। एम्पलीफायर को अपने इनपुट को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए कम विरूपण होना चाहिए (यह रैखिक होना चाहिए), और इसे अधिभार से जल्दी से ठीक करना होगा। साथ ही, इसके समय-डोमेन प्रतिक्रिया को एक फ्लैट पल्स टॉप के ट्रांसएंट्स का सही-सही- मिनिमल ओवरशूट, राउंडिंग और टिल्ट का प्रतिनिधित्व करना है।

एक ऊर्ध्वाधर इनपुट अधिभार को रोकने के लिए बड़े संकेतों को कम करने के लिए एक आवृत्ति-मुआवजा चरण एटेन्यूएटर में जाता है। Attenuator एक या अधिक निम्न-स्तरीय चरणों को खिलाता है, जो बदले में फ़ीड लाभ चरणों (और देरी-लाइन चालक अगर देरी है तो)। बाद के लाभ चरणों में अंतिम आउटपुट चरण होता है, जो सीआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन के लिए एक बड़े सिग्नल स्विंग (दसियों वोल्ट, कभी -कभी 100 से अधिक वोल्ट) विकसित करता है।

दोहरे और कई-ट्रेस ऑस्सिलोस्कोप में, एक आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच एक चैनल के प्रारंभिक-चरण एम्पलीफायर के अपेक्षाकृत निम्न-स्तरीय आउटपुट का चयन करता है और इसे ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर के निम्नलिखित चरणों में भेजता है।

फ्री-रनिंग (कटा हुआ) मोड में, थरथरानवाला (जो स्विच ड्राइवर का एक अलग ऑपरेटिंग मोड हो सकता है) स्विच करने से पहले बीम को ब्लैंक करता है, और स्विचिंग ट्रांसएंट्स के बसने के बाद ही इसे अनब्लैंक करता है।

एम्पलीफायर के माध्यम से पार्ट वे सिग्नल से आंतरिक ट्रिगर के लिए स्वीप ट्रिगर सर्किट के लिए एक फ़ीड है। यह फ़ीड एक व्यक्तिगत चैनल के एम्पलीफायर से एक दोहरी या बहु-ट्रेस आस्टसीलस्कप में होगा, ट्रिगर स्रोत चयनकर्ता की सेटिंग के आधार पर चैनल।

यह फ़ीड देरी से पहले होता है (यदि वहाँ एक है), जो स्वीप सर्किट को CRT को अनब्लैंक करने और आगे स्वीप शुरू करने की अनुमति देता है, तो CRT ट्रिगरिंग इवेंट दिखा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले एनालॉग देरी एक आस्टसीलस्कप में एक मामूली लागत जोड़ते हैं, और लागत-संवेदनशील ऑसिलोस्कोप में छोड़े जाते हैं।

देरी, अपने आप में एक विशेष केबल से आती है, जिसमें एक लचीले, चुंबकीय रूप से नरम कोर के आसपास कंडक्टरों की एक जोड़ी घाव है। कोइलिंग वितरित इंडक्शन प्रदान करता है, जबकि तारों के करीब एक प्रवाहकीय परत वितरित समाई प्रदान करती है। संयोजन एक वाइडबैंड ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें प्रति यूनिट लंबाई में काफी देरी होती है। देरी केबल के दोनों सिरों को प्रतिबिंबों से बचने के लिए मिलान किए गए प्रतिबाधा की आवश्यकता होती है।

x-y मोड
अधिकांश आधुनिक ऑस्किलोस्कोप में वोल्टेज के लिए कई इनपुट होते हैं, और इस प्रकार इसका उपयोग एक अलग वोल्टेज बनाम दूसरे को प्लॉट करने के लिए किया जा सकता है।यह विशेष रूप से डायोड, साथ ही लिसाजस पैटर्न जैसे घटकों के लिए I-V घटता (वर्तमान बनाम वोल्टेज विशेषताओं) को रेखांकन के लिए उपयोगी है।लिसाजस आंकड़े इस बात का एक उदाहरण हैं कि कैसे एक आस्टसीलस्कप का उपयोग कई इनपुट संकेतों के बीच चरण अंतर को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है।यह बहुत बार प्रसारण इंजीनियरिंग में बाएं और दाएं स्टीरियोफोनिक चैनलों को प्लॉट करने के लिए उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्टीरियो जनरेटर को ठीक से कैलिब्रेट किया गया है।ऐतिहासिक रूप से, स्थिर लिसाजस आंकड़ों का उपयोग यह दिखाने के लिए किया गया था कि दो साइन तरंगों में अपेक्षाकृत सरल आवृत्ति संबंध था, एक संख्यात्मक रूप से छोटे अनुपात।उन्होंने एक ही आवृत्ति की दो साइन तरंगों के बीच चरण के अंतर को भी इंगित किया।

X-Y मोड भी आस्टसीलस्कप को छवियों या उपयोगकर्ता इंटरफेस को प्रदर्शित करने के लिए एक वेक्टर मॉनिटर के रूप में काम करने देता है।कई शुरुआती गेम, जैसे कि टेनिस टू टू, एक आउटपुट डिवाइस के रूप में एक आस्टसीलस्कप का उपयोग किया। एक्स-वाई सीआरटी डिस्प्ले में सिग्नल का पूर्ण नुकसान का मतलब है कि बीम स्थिर है, एक छोटे से स्थान पर हड़ताली है।यह फॉस्फोर को जलाने का जोखिम है अगर चमक बहुत अधिक है।पुराने स्कोप में इस तरह की क्षति अधिक आम थी क्योंकि पहले से अधिक आसानी से जलाए जाने वाले फॉस्फोर्स का उपयोग किया गया था।कुछ समर्पित एक्स-वाई डिस्प्ले बीम करंट को बहुत कम करते हैं, या पूरी तरह से डिस्प्ले को खाली कर देते हैं, अगर कोई इनपुट मौजूद नहीं है।

z इनपुट
कुछ एनालॉग ऑस्किलोस्कोप में एक z इनपुट है।यह आम तौर पर एक इनपुट टर्मिनल है जो सीधे CRT ग्रिड (आमतौर पर एक युग्मन संधारित्र के माध्यम से) से जुड़ता है।यह एक बाहरी सिग्नल को या तो (यदि सकारात्मक) बढ़ाने या घटने (यदि नकारात्मक) ट्रेस की चमक को बढ़ाने की अनुमति देता है, यहां तक कि इसे पूरी तरह से खाली होने की अनुमति देता है।एक उज्ज्वल प्रदर्शन के लिए कट-ऑफ को प्राप्त करने के लिए वोल्टेज रेंज सीआरटी विशेषताओं के आधार पर 10-20 वोल्ट के क्रम का है।

एक व्यावहारिक अनुप्रयोग का एक उदाहरण यह है कि यदि ज्ञात आवृत्ति की साइन तरंगों की एक जोड़ी का उपयोग एक गोलाकार लिसाजस आकृति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और जेड इनपुट पर एक उच्च अज्ञात आवृत्ति लागू होती है।यह निरंतर सर्कल को डॉट्स के एक सर्कल में बदल देता है।एक्स-वाई आवृत्ति से गुणा किए गए डॉट्स की संख्या z आवृत्ति देती है।यह तकनीक केवल तभी काम करती है जब Z आवृत्ति X-Y आवृत्ति का एक पूर्णांक अनुपात हो और केवल अगर यह इतना बड़ा नहीं है कि डॉट्स इतने अधिक हो जाते हैं कि उन्हें गिनना मुश्किल है।

बैंडविड्थ
सभी व्यावहारिक उपकरणों के साथ, ऑस्किलोस्कोप सभी संभावित इनपुट आवृत्तियों के लिए समान रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।आवृत्तियों की सीमा एक आस्टसीलस्कप को उपयोगी रूप से प्रदर्शित कर सकती है, इसे इसके बैंडविड्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है।बैंडविड्थ मुख्य रूप से वाई-एक्सिस पर लागू होता है, हालांकि एक्स-एक्सिस स्वीप को उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों को दिखाने के लिए पर्याप्त तेजी से होना चाहिए।

बैंडविड्थ को आवृत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिस पर संवेदनशीलता डीसी या सबसे कम एसी आवृत्ति पर संवेदनशीलता की 0.707 है (3 डीबी की एक बूंद)। आस्टसीलस्कप की प्रतिक्रिया तेजी से बंद हो जाती है क्योंकि इनपुट आवृत्ति उस बिंदु से ऊपर उठती है।बताई गई बैंडविड्थ के भीतर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं कि बिल्कुल समान (या फ्लैट) हो, लेकिन हमेशा +0 से −3 & nbsp; DB रेंज के भीतर गिरना चाहिए।एक स्रोत कहते हैं कि कहा गया बैंडविड्थ के केवल 20 प्रतिशत पर वोल्टेज माप की सटीकता पर ध्यान देने योग्य प्रभाव है।कुछ ऑस्किलोस्कोप के विनिर्देशों में बताई गई बैंडविड्थ के भीतर एक संकीर्ण सहिष्णुता रेंज शामिल है।

जांच में बैंडविड्थ सीमा भी होती है और इसे चुना जाना चाहिए और इसका उपयोग ब्याज की आवृत्तियों को ठीक से संभालने के लिए किया जाना चाहिए।चपटा प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, अधिकांश जांचों को मुआवजा दिया जाना चाहिए (जांच के केबल की प्रतिक्रिया के लिए अनुमति देने के लिए ऑसिलोस्कोप से एक परीक्षण संकेत का उपयोग करके एक समायोजन किया गया समायोजन)।

एक और संबंधित विनिर्देश वृद्धि समय है।यह एक पल्स के अग्रणी किनारे पर अधिकतम आयाम प्रतिक्रिया के 10% और 90% के बीच लिया गया समय है।यह लगभग बैंडविड्थ से संबंधित है:

Hz × में बैंडविड्थ सेकंड में समय = 0.35। उदाहरण के लिए, 1 नैनोसेकंड के उदय समय के साथ एक आस्टसीलस्कप में 350 & nbsp; मेगाहर्ट्ज का एक बैंडविड्थ होगा।

एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में, आस्टसीलोस्कोप का बैंडविड्थ वर्टिकल एम्पलीफायरों और सीआरटी या अन्य डिस्प्ले सबसिस्टम द्वारा सीमित है। डिजिटल उपकरणों में, एनालॉग-टू-डिजिटल कनवर्टर (एडीसी) की नमूना दर एक कारक है, लेकिन घोषित एनालॉग बैंडविड्थ (और इसलिए इंस्ट्रूमेंट का समग्र बैंडविड्थ) आमतौर पर एडीसी की Nyquist आवृत्ति से कम है। यह एनालॉग सिग्नल एम्पलीफायर में सीमाओं के कारण है, एंटी-अलियासिंग फिल्टर के जानबूझकर डिजाइन जो एडीसी से पहले, या दोनों से पहले होता है।

एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप के लिए, अंगूठे का एक नियम यह है कि निरंतर नमूनाकरण दर को दस गुना उच्चतम आवृत्ति को हल करने के लिए वांछित होना चाहिए; उदाहरण के लिए एक 20 & nbsp; megasample/दूसरी दर लगभग 2 & nbsp; mHz तक के संकेतों को मापने के लिए लागू होगी। यह एंटी-अलियासिंग फ़िल्टर को 3 & nbsp; db डाउन पॉइंट ऑफ 2 & nbsp; मेगाहर्ट्ज और 10 & nbsp पर एक प्रभावी कटऑफ के साथ डिज़ाइन किया जाता है; MHz (Nyquist फ़्रीक्वेंसी), एक बहुत ही खड़ी ईंट-दीवार फ़िल्टर की कलाकृतियों से बचता है। ) फ़िल्टर।

एक नमूना आस्टसीलस्कप नमूनाकरण दर की तुलना में काफी अधिक आवृत्ति के संकेतों को प्रदर्शित कर सकता है यदि संकेत बिल्कुल, या लगभग, दोहरावदार हैं। यह इनपुट तरंग के प्रत्येक क्रमिक पुनरावृत्ति से एक नमूना लेकर ऐसा करता है, प्रत्येक नमूना ट्रिगर घटना से बढ़े हुए समय अंतराल पर होता है। तरंग को फिर इन एकत्र किए गए नमूनों से प्रदर्शित किया जाता है। इस तंत्र को समकक्ष-समय के नमूने के रूप में संदर्भित किया जाता है। कुछ ऑस्किलोस्कोप इस मोड में या ऑपरेटर की पसंद पर अधिक पारंपरिक वास्तविक समय मोड में काम कर सकते हैं।

अन्य विशेषताएं
कुछ ऑस्किलोस्कोप में कर्सर होते हैं।ये ऐसी रेखाएँ हैं जिन्हें दो बिंदुओं के बीच समय अंतराल को मापने के लिए स्क्रीन के बारे में स्थानांतरित किया जा सकता है, या दो वोल्टेज के बीच का अंतर।कुछ पुराने ऑस्किलोस्कोप ने चल रहे स्थानों पर बस ट्रेस को उज्ज्वल किया।ये कर्सर ग्रैटिक्यूल लाइनों का उल्लेख करते हुए दृश्य अनुमानों की तुलना में अधिक सटीक हैं। बेहतर गुणवत्ता वाले सामान्य उद्देश्य ओस्सिलोस्कोप में परीक्षण जांच के मुआवजे की स्थापना के लिए एक अंशांकन संकेत शामिल है; यह (अक्सर) एक 1 & nbsp; kHz स्क्वायर-वेव सिग्नल ऑफ एक निश्चित पीक-टू-पीक वोल्टेज का फ्रंट पैनल पर एक टेस्ट टर्मिनल पर उपलब्ध है। कुछ बेहतर ऑस्किलोस्कोप में वर्तमान जांच की जाँच और समायोजित करने के लिए एक चुकता-बंद लूप भी है।

कभी -कभी एक उपयोगकर्ता एक ऐसी घटना देखना चाहता है जो केवल कभी -कभी होती है। इन घटनाओं को पकड़ने के लिए, कुछ ऑस्किलोस्कोप -स्टोरेज स्कोप कहा जाता है - स्क्रीन पर सबसे हालिया स्वीप को प्रज्वलित करता है। यह मूल रूप से एक विशेष सीआरटी, एक भंडारण ट्यूब के साथ प्राप्त किया गया था, जिसने लंबे समय तक एक बहुत ही संक्षिप्त घटना की छवि को बनाए रखा।

कुछ डिजिटल ऑस्किलोस्कोप एक स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर का अनुकरण करते हुए, प्रति घंटे एक बार एक बार धीमी गति से तैर सकते हैं। अर्थात्, सिग्नल स्क्रीन पर दाएं से बाएं स्क्रॉल करता है। इस सुविधा के साथ अधिकांश ऑस्किलोस्कोप एक स्वीप से स्ट्रिप-चार्ट मोड में एक स्वीप पर लगभग एक स्वीप प्रति दस सेकंड में स्विच करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्यथा, गुंजाइश टूटी हुई दिखती है: यह डेटा एकत्र कर रहा है, लेकिन डॉट को नहीं देखा जा सकता है।

सभी लेकिन वर्तमान ऑस्किलोस्कोप के सबसे सरल मॉडल अधिक बार डिजिटल सिग्नल नमूनाकरण का उपयोग करते हैं। नमूने तेजी से एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर्स को खिलाते हैं, जिसके बाद सभी सिग्नल प्रोसेसिंग (और स्टोरेज) डिजिटल है।

कई ऑस्किलोस्कोप विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्लग-इन मॉड्यूल को समायोजित करते हैं, उदा। ऑडियो/अल्ट्रासोनिक स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, और अपेक्षाकृत उच्च लाभ के साथ स्थिर-ऑफसेट-वोल्टेज डायरेक्ट-युग्मित चैनल सहित।

उपयोग के उदाहरण
स्कोप के सबसे लगातार उपयोगों में से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी का निवारण करना है। उदाहरण के लिए, जहां एक वोल्टमीटर पूरी तरह से अप्रत्याशित वोल्टेज दिखा सकता है, एक गुंजाइश यह बता सकती है कि सर्किट दोलन कर रहा है। अन्य मामलों में पल्स का सटीक आकार या समय महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के एक टुकड़े में, चरणों (जैसे, इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, एम्पलीफायरों) के बीच संबंध अपेक्षित सिग्नल के लिए 'जांच' हो सकते हैं, एक साधारण सिग्नल ट्रेसर के रूप में गुंजाइश का उपयोग करते हुए। यदि अपेक्षित संकेत अनुपस्थित या गलत है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पूर्ववर्ती चरण सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि अधिकांश विफलताएं एकल दोषपूर्ण घटक के कारण होती हैं, प्रत्येक माप यह दिखा सकता है कि उपकरण के एक जटिल टुकड़े के कुछ चरण या तो काम करते हैं, या शायद गलती का कारण नहीं थे।

एक बार दोषपूर्ण चरण मिल जाने के बाद, आगे की जांच आमतौर पर एक कुशल तकनीशियन को बता सकती है कि कौन सा घटक विफल हो गया है। एक बार जब घटक को बदल दिया जाता है, तो यूनिट को सेवा के लिए बहाल किया जा सकता है, या कम से कम अगली गलती को अलग किया जा सकता है। इस तरह की समस्या निवारण रेडियो और टीवी & nbsp; रिसीवर, साथ ही ऑडियो एम्पलीफायरों की विशिष्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोटर ड्राइव जैसे काफी अलग -अलग उपकरणों पर लागू हो सकती है।

एक और उपयोग नए डिज़ाइन किए गए सर्किटरी की जांच करना है। अक्सर, डिजाइन त्रुटियों, खराब वोल्टेज स्तर, विद्युत शोर आदि के कारण एक नया डिज़ाइन किया गया सर्किट दुर्व्यवहार करता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आमतौर पर एक घड़ी से काम करते हैं, इसलिए घड़ी सिग्नल और घड़ी पर निर्भर एक परीक्षण सिग्नल दोनों को दिखाने वाला एक दोहरी-ट्रेस गुंजाइश उपयोगी है। स्टोरेज स्कोप दुर्लभ इलेक्ट्रॉनिक घटनाओं को कैप्चर करने के लिए सहायक होते हैं जो दोषपूर्ण संचालन का कारण बनते हैं।

ओस्सिलोस्कोप का उपयोग अक्सर वास्तविक समय के कंप्यूटिंग के दौरान किया जाता है। वास्तविक समय के सॉफ्टवेयर विकास को जांचने के लिए, अन्य चीजों के अलावा, डेडलाइन और सबसे खराब स्थिति के साथ।

मोटर वाहन उपयोग
इग्निशन सिस्टम विश्लेषण के लिए 1970 के दशक में पहली बार, ऑटोमोटिव ऑस्किलोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक इंजन प्रबंधन सिस्टम, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पर सेंसर और आउटपुट सिग्नल के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यशाला उपकरण बन रहे हैं। ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी सिस्टम।कुछ ऑस्किलोस्कोप सीरियल बस संदेशों को ट्रिगर और डिकोड कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली कैन बस।

चयन
उच्च आवृत्तियों पर और तेज डिजिटल संकेतों के साथ काम के लिए, ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायरों और नमूनाकरण दर की बैंडविड्थ पर्याप्त उच्च होनी चाहिए।सामान्य-उद्देश्य उपयोग के लिए, कम से कम 100 & nbsp; मेगाहर्ट्ज का एक बैंडविड्थ आमतौर पर संतोषजनक होता है।केवल ऑडियो-फ़्रीक्वेंसी एप्लिकेशन के लिए एक बहुत कम बैंडविड्थ पर्याप्त है। एक उपयोगी स्वीप रेंज एक सेकंड से 100 & nbsp; नैनोसेकंड, उपयुक्त ट्रिगर और (एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए) स्वीप देरी के साथ है।एक स्थिर प्रदर्शन के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन, स्थिर ट्रिगर सर्किट की आवश्यकता होती है।एक गुणवत्ता आस्टसीलस्कप का मुख्य लाभ ट्रिगर सर्किट की गुणवत्ता है। एक डीएसओ के प्रमुख चयन मानदंड (इनपुट बैंडविड्थ के अलावा) नमूना मेमोरी गहराई और नमूना दर हैं।1990 के दशक के मध्य में शुरुआती डीएसओ में केवल प्रति चैनल के कुछ केबी नमूना मेमोरी थी।यह बुनियादी तरंग प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है, लेकिन उदाहरण के लिए लंबे डेटा पैकेट के तरंग या निरीक्षण की विस्तृत परीक्षा की अनुमति नहीं देता है।यहां तक कि प्रवेश-स्तर (<$ 500) आधुनिक डीएसओ में अब 1 & nbsp; एमबी या अधिक नमूना मेमोरी प्रति चैनल है, और यह किसी भी आधुनिक डीएसओ में अपेक्षित न्यूनतम बन गया है। अक्सर यह नमूना मेमोरी चैनलों के बीच साझा की जाती है, और कभी -कभी केवल कम नमूना दरों पर पूरी तरह से उपलब्ध हो सकती है।उच्चतम नमूना दरों पर, मेमोरी कुछ दसियों केबी तक सीमित हो सकती है। किसी भी आधुनिक वास्तविक समय के नमूना दर DSO में आमतौर पर नमूना दर में इनपुट बैंडविड्थ का 5-10 गुना होता है।तो एक 100 & nbsp; mHz बैंडविड्थ DSO में 500 & nbsp; ms/s - 1 & nbsp; gs/s नमूना दर होगी।SINX/X प्रक्षेप का उपयोग करते हुए, सैद्धांतिक न्यूनतम नमूना दर, बैंडविड्थ से 2.5 गुना है। एनालॉग ऑस्किलोस्कोप को डिजिटल स्टोरेज स्कोप द्वारा लगभग पूरी तरह से विस्थापित किया गया है, जो विशेष रूप से कम आवृत्तियों पर उपयोग के अलावा है। बहुत बढ़ी हुई नमूना दरों ने काफी हद तक गलत संकेतों के प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है, जिसे अलियासिंग के रूप में जाना जाता है, जो कभी -कभी डिजिटल स्कोप की पहली पीढ़ी में मौजूद था। समस्या तब भी हो सकती है, जब उदाहरण के लिए, एक दोहराव वाली तरंग के एक छोटे हिस्से को देखना, जो देखे गए खंड की तुलना में हजारों गुना अधिक समय तक अंतराल पर दोहराता है (उदाहरण के लिए एक विशेष टेलीविजन लाइन की शुरुआत में एक छोटा सिंक्रनाइज़ेशन पल्स), एक ऑसिलोस्कोप के साथ यह छोटे खंड और अगले एक उदाहरण के बीच बहुत बड़ी संख्या में नमूनों को संग्रहीत नहीं कर सकता है।

उपयोग किए गए परीक्षण उपकरण बाजार, विशेष रूप से ऑन-लाइन नीलामी स्थानों, आमतौर पर पुराने एनालॉग स्कोप का एक विस्तृत चयन उपलब्ध होता है। हालांकि इन उपकरणों के लिए प्रतिस्थापन भागों को प्राप्त करना अधिक कठिन होता जा रहा है, और मरम्मत सेवाएं आमतौर पर मूल निर्माता से अनुपलब्ध हैं। उपयोग किए गए उपकरण आमतौर पर अंशांकन से बाहर होते हैं, और आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञता के साथ कंपनियों द्वारा पुनर्गणना आमतौर पर साधन के दूसरे हाथ के मूल्य से अधिक खर्च होती है।

, एक 350 & nbsp; मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ (BW), 2.5 & nbsp; gigasamples प्रति सेकंड (GS/S), दोहरे चैनल डिजिटल स्टोरेज स्कोप की कीमत लगभग $ 7000 नई है। सबसे कम छोर पर, एक सस्ती हॉबी-ग्रेड सिंगल-चैनल डीएसओ को जून 2011 के अनुसार $ 90 के लिए खरीदा जा सकता है। इनमें अक्सर सीमित बैंडविड्थ और अन्य सुविधाएं होती हैं, लेकिन एक आस्टसीलस्कप के बुनियादी कार्यों को पूरा करती हैं।

सॉफ्टवेयर
कई ऑस्किलोस्कोप आज बाहरी सॉफ़्टवेयर द्वारा दूरस्थ उपकरण नियंत्रण की अनुमति देने के लिए एक या अधिक बाहरी इंटरफेस प्रदान करते हैं।इन इंटरफेस (या बसों) में GPIB, ईथरनेट, सीरियल पोर्ट, USB और WI-FI शामिल हैं।

प्रकार और मॉडल
निम्नलिखित अनुभाग उपलब्ध विभिन्न प्रकार और मॉडलों का एक संक्षिप्त सारांश है।एक विस्तृत चर्चा के लिए, अन्य लेख देखें।

कैथोड-रे आस्टसीलोस्कोप (CRO)
आस्टसीलस्कप के सबसे पहले और सरल प्रकार के प्रकार में एक कैथोड रे ट्यूब, एक ऊर्ध्वाधर एम्पलीफायर, एक टाइमबेस, एक क्षैतिज एम्पलीफायर और एक बिजली की आपूर्ति शामिल थी।इन्हें अब एनालॉग स्कोप कहा जाता है ताकि उन्हें डिजिटल स्कोप से अलग किया जा सके जो 1990 के दशक में और बाद में आम हो गया।

एनालॉग स्कोप में जरूरी नहीं कि वेव्स के आकार माप के लिए एक कैलिब्रेटेड संदर्भ ग्रिड शामिल हो, और वे बाएं से दाएं स्वीप करने वाले एक लाइन सेगमेंट के पारंपरिक अर्थों में तरंगों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं।इसके बजाय, उन्हें एक अक्ष में एक संदर्भ संकेत और दूसरे अक्ष में मापने के लिए सिग्नल को खिलाकर सिग्नल विश्लेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है।एक दोलन संदर्भ और माप संकेत के लिए, यह एक जटिल लूपिंग पैटर्न में परिणाम दिया गया है जिसे एक लिसाजस वक्र के रूप में संदर्भित किया जाता है।वक्र के आकार की व्याख्या संदर्भ संकेत के संबंध में माप संकेत के गुणों की पहचान करने के लिए की जा सकती है, और दोलन आवृत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला में उपयोगी है।

डुअल-बीम आस्टसीलोस्कोप
दोहरी-बीम एनालॉग आस्टसीलस्कप एक साथ दो संकेत प्रदर्शित कर सकता है।एक विशेष दोहरी-बीम CRT दो अलग-अलग बीमों को उत्पन्न और विक्षेपित करता है।मल्टी-ट्रेस एनालॉग ऑस्किलोस्कोप्स एक दोहरे-बीम डिस्प्ले को CHOP और वैकल्पिक स्वीप के साथ अनुकरण कर सकते हैं-लेकिन वे विशेषताएं एक साथ डिस्प्ले प्रदान नहीं करती हैं।(रियल टाइम डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स एक दोहरे-बीम आस्टसीलस्कप के समान लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें दोहरे-बीम डिस्प्ले की आवश्यकता नहीं होती है।) दोहरे ट्रेस आस्टसीलस्कप के नुकसान यह है कि यह निशान के बीच जल्दी से स्विच नहीं कर सकता है, और दो तेज क्षणिक क्षणिक को कैप्चर नहीं कर सकता है,आयोजन।एक दोहरी बीम आस्टसीलस्कप उन समस्याओं से बचा जाता है।

एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप
ट्रेस स्टोरेज कुछ एनालॉग स्कोप पर उपलब्ध एक अतिरिक्त सुविधा है;उन्होंने डायरेक्ट-व्यू स्टोरेज सीआरटी का इस्तेमाल किया।स्टोरेज एक ट्रेस पैटर्न की अनुमति देता है जो आम तौर पर कई मिनटों या उससे अधिक समय तक स्क्रीन पर रहने के लिए एक सेकंड के एक अंश में क्षय होता है।एक विद्युत सर्किट को तब जानबूझकर स्क्रीन पर ट्रेस को स्टोर करने और मिटाने के लिए सक्रिय रूप से सक्रिय किया जा सकता है।

डिजिटल ऑस्किलोस्कोप
जबकि एनालॉग डिवाइस लगातार अलग -अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं, डिजिटल डिवाइस संख्याओं का उपयोग करते हैं जो वोल्टेज के नमूनों के अनुरूप होते हैं।डिजिटल ऑस्किलोस्कोप के मामले में, एक एनालॉग-टू-डिजिटल कनवर्टर (एडीसी) मापा वोल्टेज को डिजिटल जानकारी में बदल देता है।

डिजिटल स्टोरेज आस्टसीलोस्कोप, या डीएसओ शॉर्ट के लिए, औद्योगिक अनुप्रयोगों के बहुमत के लिए आज आस्टसीलस्कप का मानक प्रकार है, और हॉबीस्ट के लिए भी प्रवेश-स्तरीय ऑसिलोस्कोप की कम लागत के लिए धन्यवाद।यह डिजिटल मेमोरी के साथ एनालॉग स्टोरेज स्कोप में इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरेज विधि की जगह लेता है, जो कि गिरावट के बिना आवश्यक रूप से लंबे समय तक नमूना डेटा को संग्रहीत करता है और भंडारण-प्रकार के सीआरटी की चमक के मुद्दों के बिना इसे प्रदर्शित करता है।यह उच्च गति डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट द्वारा सिग्नल के जटिल प्रसंस्करण की भी अनुमति देता है।

एक मानक डीएसओ एडीसी के आधे से कम नमूना दर (जिसे Nyquist सीमा कहा जाता है) के एक बैंडविड्थ के साथ संकेतों को कैप्चर करने तक सीमित है।डिजिटल सैंपलिंग ऑसिलोस्कोप नामक डीएसओ की एक भिन्नता है जो कुछ प्रकार के सिग्नल के लिए इस सीमा से अधिक हो सकती है, जैसे कि उच्च गति संचार संकेत, जहां तरंग में दालों को दोहराने के लिए होता है।इस प्रकार के डीएसओ ने जानबूझकर Nyquist सीमा की तुलना में बहुत कम आवृत्ति पर नमूने लिए और फिर एक विशिष्ट नाड़ी के एक समग्र दृश्य को फिर से बनाने के लिए सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग किया।

मिश्रित-सिग्नल ऑस्किलोस्कोप
एक मिश्रित-सिग्नल ऑसिलोस्कोप (या एमएसओ) में दो प्रकार के इनपुट होते हैं: एनालॉग चैनल की एक छोटी संख्या (आमतौर पर दो या चार), और बड़ी संख्या में डिजिटल चैनल (आमतौर पर सोलह)।यह सटीक रूप से समय-सहसंबंधित एनालॉग और डिजिटल चैनलों की क्षमता प्रदान करता है, इस प्रकार एक अलग आस्टसीलस्कप और तर्क विश्लेषक पर एक अलग लाभ प्रदान करता है।आमतौर पर, डिजिटल चैनलों को हेक्साडेसिमल या बाइनरी में डिस्प्ले के निचले भाग में प्रदर्शित प्रत्येक बस मूल्य के साथ बस के रूप में समूहित और प्रदर्शित किया जा सकता है।अधिकांश एमएसओ पर, ट्रिगर को एनालॉग और डिजिटल दोनों चैनलों में सेट किया जा सकता है।

मिश्रित-डोमेन ओस्सिलोस्कोप
एक मिश्रित-डोमेन ऑसिलोस्कोप (एमडीओ) एक आस्टसीलस्कप है जो एक अतिरिक्त आरएफ इनपुट के साथ आता है जो पूरी तरह से समर्पित एफएफटी-आधारित स्पेक्ट्रम विश्लेषक कार्यक्षमता के लिए उपयोग किया जाता है।अक्सर, यह आरएफ इनपुट पारंपरिक एनालॉग इनपुट चैनलों की तुलना में उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है।यह पारंपरिक डिजिटल ऑस्किलोस्कोप की एफएफटी कार्यक्षमता के विपरीत है, जो सामान्य एनालॉग इनपुट का उपयोग करते हैं। कुछ एमडीओ आवृत्ति डोमेन (जैसे आरएफ प्रसारण) में होने वाली घटनाओं के साथ समय डोमेन (एक विशिष्ट सीरियल डेटा पैकेज की तरह) में घटनाओं के समय-सहसंबंध की अनुमति देते हैं।

हैंडहेल्ड ऑस्सिलोस्कोप
हैंडहेल्ड ऑस्किलोस्कोप कई परीक्षण और क्षेत्र सेवा अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हैं। आज, एक हैंडहेल्ड ऑसिलोस्कोप आमतौर पर एक डिजिटल सैंपलिंग आस्टसीलोस्कोप है, जो तरल क्रिस्टल डिस्प्ले का उपयोग करता है।

कई हैंडहेल्ड और बेंच ऑस्किलोस्कोप्स में सभी इनपुट चैनलों के लिए ग्राउंड संदर्भ वोल्टेज आम है। यदि एक ही समय में एक से अधिक माप चैनल का उपयोग किया जाता है, तो सभी इनपुट संकेतों में एक ही वोल्टेज संदर्भ होना चाहिए, और साझा डिफ़ॉल्ट संदर्भ पृथ्वी है। यदि कोई अंतर preamplifier या बाहरी सिग्नल आइसोलेटर नहीं है, तो यह पारंपरिक डेस्कटॉप ऑसिलोस्कोप फ्लोटिंग माप के लिए उपयुक्त नहीं है। (कभी-कभी एक आस्टसीलस्कप उपयोगकर्ता पृथ्वी के मैदान से सिग्नल कॉमन को अलग करने के प्रयास में एक बेंच-टॉप आस्टसीलस्कप की बिजली आपूर्ति कॉर्ड में ग्राउंड पिन को तोड़ता है। यह अभ्यास अविश्वसनीय है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट कैबिनेट की पूरी आवारा कैपेसिटेंस सर्किट में जुड़ता है । सुरक्षा ग्राउंड कनेक्शन को तोड़ना भी एक खतरा है, और निर्देश मैनुअल इसके खिलाफ दृढ़ता से सलाह देते हैं।)

ऑसिलोस्कोप के कुछ मॉडल में अलग -थलग इनपुट होते हैं, जहां सिग्नल संदर्भ स्तर टर्मिनल एक साथ जुड़े नहीं होते हैं। प्रत्येक इनपुट चैनल का उपयोग एक स्वतंत्र सिग्नल संदर्भ स्तर के साथ एक फ्लोटिंग माप बनाने के लिए किया जा सकता है। सर्किट सिग्नल कॉमन या ग्राउंड संदर्भ के लिए आस्टसीलस्कप इनपुट के एक पक्ष को बांधने के बिना माप किए जा सकते हैं।

उपलब्ध अलगाव को नीचे दिखाए गए अनुसार वर्गीकृत किया गया है:

पीसी-आधारित ऑस्किलोस्कोप


कुछ डिजिटल आस्टसीलस्कोप उपकरण के प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए एक पीसी प्लेटफॉर्म पर भरोसा करते हैं।यह आंतरिक पीसी प्लेटफॉर्म (पीसी मेनबोर्ड) के साथ एक स्टैंडअलोन आस्टसीलस्कप के रूप में हो सकता है, या बाहरी आस्टसीलस्कप के रूप में जो यूएसबी या लैन के माध्यम से एक अलग पीसी या लैपटॉप से जुड़ता है।

संबंधित उपकरण
विभिन्न प्रकार के तकनीकी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की एक बड़ी संख्या वास्तव में इनपुट, अंशांकन, नियंत्रण, प्रदर्शन अंशांकन, आदि के साथ ऑस्किलोस्कोप हैं, एक विशेष अनुप्रयोग के लिए विशेष और अनुकूलित। इस तरह के आस्टसीलस्कप-आधारित उपकरणों के उदाहरणों में टेलीविजन प्रोडक्शंस और मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि महत्वपूर्ण फ़ंक्शन मॉनिटर और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चिकित्सा उपकरणों का विश्लेषण करने के लिए तरंग मॉनिटर शामिल हैं। ऑटोमोबाइल मरम्मत में, प्रत्येक सिलेंडर के लिए स्पार्क वेवफॉर्म दिखाने के लिए एक इग्निशन विश्लेषक का उपयोग किया जाता है। ये सभी अनिवार्य रूप से ऑस्किलोस्कोप हैं, जो एक X - Y डिस्प्ले में समय के साथ एक या एक से अधिक इनपुट संकेतों में परिवर्तन दिखाने का मूल कार्य करते हैं।

अन्य उपकरण उनके माप के परिणामों को एक दोहरावदार विद्युत संकेत में परिवर्तित करते हैं, और एक प्रदर्शन तत्व के रूप में एक आस्टसीलस्कप को शामिल करते हैं। इस तरह के जटिल माप प्रणालियों में स्पेक्ट्रम एनालाइज़र, ट्रांजिस्टर एनालाइज़र और टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (टीडीआर) शामिल हैं। एक आस्टसीलस्कप के विपरीत, ये उपकरण स्वचालित रूप से उत्तेजना उत्पन्न करते हैं या एक माप पैरामीटर को स्वीप करते हैं।

यह भी देखें

 * आंख पैटर्न
 * फोनोडिक
 * दो के लिए टेनिस, एक आस्टसीलस्कप खेल
 * समय-डोमेन रिफ्लेमेट्री
 * वैक्टोर्सकोप
 * तरंग मॉनिटर

बाहरी संबंध

 * The Cathode Ray Tube site
 * Virtual Oscilloscope Museum
 * An interactive online oscilloscope demonstration

]