क्लाउड पॉइंट

तरल पदार्थ में, बादल बिंदु वह तापमान होता है जिसके नीचे एक पारदर्शी समाधान या तो एक तरल-तरल चरण पृथक्करण से होकर एक पायसन  बनाता है या एक स्थिर सोल (कोलाइड) या एक निलंबन (रसायन) बनाने के लिए तरल-ठोस चरण संक्रमण से गुजरता है जो स्थिर हो जाता है। एक वर्षा (रसायन विज्ञान)। बादल बिंदु 'ओस बिंदु' के समान होता है जिस पर जल वाष्प (आर्द्र हवा) में तरल पानी (ओस या बादल) बनाने के लिए संघनन नामक गैस-तरल चरण संक्रमण होता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तो ओस बिंदु को हिम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि जल वाष्प गैस-ठोस चरण संक्रमण से गुजरता है जिसे जमाव (चरण संक्रमण), जमना या जमना कहा जाता है।

पेट्रोलियम उद्योग में, बादलों पॉइंट उस तापमान को संदर्भित करता है जिसके नीचे डीजल में पैराफिन मोम या बायोडीजल में बायोवैक्स एक बादल जैसा रूप बनाता है। ठोस मोम की उपस्थिति तेल को गाढ़ा कर देती है और इंजनों में ईंधन फिल्टर और इंजेक्टरों को बंद कर देती है। मोम ठंडी सतहों पर भी जमा हो जाता है (उदाहरण के लिए, पाइपलाइन या हीट एक्सचेंजर में गंदगी पैदा करता है) और पानी के साथ एक इमल्शन या सोल (कोलाइड) बनाता है। इसलिए, क्लाउड पॉइंट ठंडे ऑपरेटिंग तापमान पर फिल्टर या छोटे छिद्रों को प्लग करने की तेल की प्रवृत्ति को इंगित करता है। क्लाउड पॉइंट का एक रोजमर्रा का उदाहरण ठंड के मौसम में संग्रहीत जैतून के तेल में देखा जा सकता है। जैतून का तेल लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर (तरल-ठोस चरण पृथक्करण के माध्यम से) जमना शुरू कर देता है, जबकि समशीतोष्ण देशों में सर्दियों का तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक ठंडा हो सकता है। इन स्थितियों में, जैतून के तेल में सफेद, मोमी गुच्छे/ठोस तेल के गोले बनने लगते हैं जो कंटेनर के नीचे तक डूब जाते हैं। कच्चे या भारी तेलों में, बादल बिंदु मोम उपस्थिति [[तापमान]] (डब्ल्यूएटी) और मोम वर्षा तापमान (डब्ल्यूपीटी) का पर्याय है।

नॉनऑनिक पृष्ठसक्रियकारक या [[ग्लाइकॉल्स]] सॉल्यूशन (रसायन विज्ञान) का क्लाउड पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर मिश्रण चरण-अलग होने लगता है, और दो चरण दिखाई देते हैं, इस प्रकार बादल बन जाते हैं। यह व्यवहार पॉलीऑक्सीएथिलीन श्रृंखला वाले गैर-आयनिक सर्फेक्टेंट की विशेषता है, जो पानी में विपरीत घुलनशीलता बनाम तापमान व्यवहार प्रदर्शित करता है और इसलिए तापमान बढ़ने पर कुछ बिंदु पर बादल छा जाते हैं। इस व्यवहार को प्रदर्शित करने वाले ग्लाइकोल को क्लाउड-पॉइंट ग्लाइकोल के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग एक प्रकार की शीस्ट  रिएक्शन अवरोधक के रूप में किया जाता है. बादल बिंदु लवणता से प्रभावित होता है, जो आमतौर पर अधिक खारे तरल पदार्थों में कम होता है।

मैनुअल विधि
परीक्षण तेल को 40 मिमी मोटाई की परतों में पारदर्शी होना आवश्यक है (एएसटीएम डी2500 के अनुसार)। मोम के क्रिस्टल आमतौर पर सबसे पहले निचली परिधि वाली दीवार पर सफेद या दूधिया बादल की उपस्थिति के साथ बनते हैं। बादल बिंदु ठीक ऊपर का तापमान है जहां ये क्रिस्टल पहली बार दिखाई देते हैं।

परीक्षण नमूने को पहले एक परीक्षण जार में लगभग आधा भरे स्तर तक डाला जाता है। जार को बंद करने के लिए परीक्षण थर्मामीटर वाले कॉर्क का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर बल्ब को जार के नीचे आराम करने के लिए रखा गया है। अत्यधिक शीतलन को रोकने के लिए पूरे परीक्षण विषय को गैसकेट के ऊपर एक निरंतर तापमान वाले शीतलन स्नान में रखा जाता है।

प्रत्येक 1°C पर, नमूना निकाला जाता है और बादल के लिए निरीक्षण किया जाता है और फिर तुरंत बदल दिया जाता है। बादल बिंदु के आधार पर क्रमिक रूप से कम तापमान वाले शीतलन स्नान का उपयोग किया जा सकता है। इस परीक्षण के लिए कम तापमान वाले कूलिंग बाथ में तापमान स्थिरता 1.5 K से कम नहीं होनी चाहिए।

स्वचालित विधि
एएसटीएम डी5773, पेट्रोलियम उत्पादों के क्लाउड प्वाइंट की मानक परीक्षण विधि (लगातार शीतलन दर विधि) मैनुअल परीक्षण प्रक्रिया का एक विकल्प है। यह स्वचालित उपकरण का उपयोग करता है और इसे परीक्षण विधि D2500 के समकक्ष पाया गया है। D5773 परीक्षण विधि मैन्युअल विधि D2500 की तुलना में कम समय में क्लाउड बिंदु निर्धारित करती है। इस स्वचालित विधि का उपयोग करके परीक्षण चलाने के लिए कम ऑपरेटर समय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, किसी बाहरी चिलर बाथ या प्रशीतन इकाई की आवश्यकता नहीं है। D5773 -60°C से +49°C के तापमान रेंज के भीतर बादल बिंदु निर्धारित करने में सक्षम है। परिणाम 0.1°C के तापमान रिज़ॉल्यूशन के साथ रिपोर्ट किए जाते हैं।

एएसटीएम डी5773 के तहत, परीक्षण नमूने को पेल्टियर डिवाइस द्वारा 1.5 +/- 0.1 डिग्री सेल्सियस/मिनट की स्थिर दर पर ठंडा किया जाता है। इस अवधि के दौरान, नमूना एक प्रकाश स्रोत द्वारा लगातार प्रकाशित होता है। ऑप्टिकल डिटेक्टरों की एक श्रृंखला मोम क्रिस्टल के बादल की पहली उपस्थिति के लिए नमूने की लगातार निगरानी करती है। वह तापमान जिस पर नमूने में मोम क्रिस्टल की पहली उपस्थिति का पता चलता है, उसे बादल बिंदु के रूप में निर्धारित किया जाता है।

यह भी देखें

 * कोल्ड फ़िल्टर प्लगिंग पॉइंट
 * जेल प्वाइंट (पेट्रोलियम)
 * क्राफ्ट प्वाइंट - दिखने में समान लेकिन सर्फेक्टेंट के समाधान के लिए विशिष्ट
 * पेट्रोलियम
 * बिंदु डालना

बाहरी संबंध

 * Phase Technology Manufacturer of ASTM D5773 automatic cloud point analyzers