पारा कुंडा कम्यूटेटर

एक पारा कुंडा कम्यूटेटर एक कम्यूटेटर (बिजली) है जो आमतौर पर सिर मुक्त या गतिमान जानवरों पर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में उपयोग किया जाता है। न्यूरोसर्जरी रिग से जुड़े इलेक्ट्रोड के साथ स्थिर, सिर से जुड़े जानवरों से विद्युत रिकॉर्डिंग की जा सकती है। इलेक्ट्रोड से जाने वाले तारों को नियमित तारों का उपयोग करके एम्पलीफायर और रिकॉर्डिंग सेटअप से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कोई घुमाव नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से चलने वाले जानवर एक दिशा में कई चक्कर लगा सकते हैं। स्वतंत्र रूप से चलने वाले जानवरों से रिकॉर्डिंग करते समय, एक विद्युत कम्यूटेटर की आवश्यकता होती है जो तारों को घुमाने से रोकने के लिए इलेक्ट्रोड (सिर के साथ घूमना और घूमना) से एम्पलीफायर/रिकॉर्डर (जमीन पर तय) तक जाता है।

पारंपरिक विद्युत कम्यूटेटर युग्मन के लिए स्लिप रिंग का उपयोग करते हैं। स्लिप रिंग हालांकि कनेक्शन में कम्यूटेटर शोर इंजेक्ट करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही संपर्क बिंदु स्लिप-रिंग की सतह पर स्लाइड करते हैं, वे सूक्ष्म उभार बनाते हैं। प्रतिरोध और अधिष्ठापन में परिणामी भिन्नता सर्किट में विद्युत शोर का कारण बनती है। बिजली के शोर को कम करने के लिए संपर्क बिंदुओं को अधिक बल के साथ पर्ची के छल्ले के खिलाफ दबाया जाना चाहिए। इससे महान प्रतिरोध और पहनने की उच्च दर होती है।

पर्ची के छल्ले को पारा (तत्व) के पूल के साथ बदलना - एक प्रवाहकीय द्रव - कम्यूटेटर शोर और घर्षण को कम करता है, छोटे कमजोर जानवरों के लिए कम्यूटेटर उपयोग को सक्षम करता है।

ओईएम मशीनरी निर्माता अपने डिजाइनों में पारा कुंडा कम्यूटेटर का उपयोग करने के लाभों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पैकेजिंग मशीनें कुछ प्रकार के कम्यूटेटर या स्लिप रिंग का उपयोग चलती भागों के कनेक्शन के रूप में करती हैं जो भरे जाने के बाद बंद किए गए पैकेजों को सील करने के लिए गर्म होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि तापमान संवेदन सर्किट विश्वसनीय और सटीक हो। दुर्भाग्य से, स्लिप रिंग असेंबली या मानक इलेक्ट्रिकल स्लिप रिंग का उपयोग करने से स्लिप रिंग के रगड़ संपर्कों द्वारा उत्पन्न विद्युत शोर और सिग्नल के क्षरण के कारण समस्या हो सकती है। कई ओईएम मशीनरी निर्माताओं ने विश्वसनीय और सटीक तापमान नियंत्रण के लिए पारा कुंडा कम्यूटेटर का उपयोग करने के लिए स्विच किया है। मशीन में निर्मित होने वाले कनेक्टर भागों की संख्या को कम करने के लिए उसी घूर्णन विद्युत कनेक्टर के माध्यम से शक्ति और तापमान संकेत पारित करना भी वांछनीय है। इस उद्देश्य के लिए बहु-चैनल पारा कुंडा कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है।

यह भी देखें

 * तंत्रिका विज्ञान
 * न्यूरोफिज़ियोलॉजी
 * एकल-इकाई रिकॉर्डिंग
 * पारा स्विच

श्रेणी:इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी श्रेणी:विद्युत सिग्नल कनेक्टर