टैसीमीटर

टैसीमीटर, या माइक्रोटेसीमीटर, या इनफिनिटिमल प्रेशर का मापक, इन्फ्रारेड विकिरण को मापने के लिए थॉमस एडीसन  द्वारा डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है। 1878 में, सैमुअल लैंगली, हेनरी ड्रेपर और अन्य अमेरिकी वैज्ञानिकों को एक अत्यधिक संवेदनशील उपकरण की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग 29 जुलाई, 1878 के सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सौर प्रभामंडल से निकलने वाली गर्मी में तापमान में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को मापने के लिए किया जा सकता है। चट्टान का पर्वत। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एडिसन ने कार्बन बटन का इस्तेमाल करते हुए एक माइक्रोटेसीमीटर तैयार किया।

ऑपरेशन का विवरण
उपकरण का मूल्य तापमान की छोटी भिन्नताओं का पता लगाने की क्षमता में निहित है। यह अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है। तापमान में परिवर्तन वल्केनाइट की एक छड़ के विस्तार या संकुचन का कारण बनता है, जो सर्किट में शामिल कार्बन-बटन पर पड़ने वाले दबाव को अलग-अलग करके विद्युत सर्किट के प्रतिरोध को बदलता है। 1878 में सूर्य के पूर्ण ग्रहण के दौरान, इसने कोरोना में गर्मी के अस्तित्व का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। यह तापमान में वृद्धि के कारण पदार्थों के सापेक्ष विस्तार का पता लगाने में भी उपयोगी है।

कार्यात्मक भागों को आंशिक क्रॉस सेक्शन में दर्शाया गया है, जो इसके निर्माण और संचालन के तरीके को दर्शाता है। वह पदार्थ जिसका विस्तार मापना है, A पर दिखाया गया है। यह B पर मजबूती से जकड़ा हुआ है, इसका निचला सिरा धातु में एक स्लॉट में फिट होता है प्लेट, एम, जो कार्बन-बटन पर टिकी हुई है। उत्तरार्द्ध एक विद्युत परिपथ में है, जिसमें एक नाजुक बिजली की शक्ति नापने का यंत्र  भी शामिल है। रॉड की लंबाई में कोई भी बदलाव कार्बन पर दबाव को बदल देता है और सर्किट के प्रतिरोध को बदल देता है। यह गैल्वेनोमीटर-सुई के विक्षेपण का कारण बनता है - ए के विस्तार को दर्शाते हुए एक दिशा में गति, जबकि एक विपरीत गति संकुचन का प्रतीक है। किसी भी विक्षेपण से बचने के लिए जो बैटरी की शक्ति में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है, टैसीमीटर को  व्हीटस्टोन पुल  की भुजा में डाला जाता है।

एक इंच के दशमलव में विस्तार की सटीक मात्रा का पता लगाने के लिए, डायल के सामने देखा जाने वाला पेंच S, तब तक घुमाया जाता है जब तक कि तापमान में परिवर्तन के कारण पहले से होने वाला विक्षेपण पुन: उत्पन्न नहीं हो जाता। स्क्रू एक दूसरे स्क्रू का काम करता है, जिससे रॉड चढ़ती या उतरती है, और सटीक दूरी जिसके माध्यम से रॉड चलती है, डायल पर सुई, एन द्वारा इंगित की जाती है।

उपकरण का उपयोग वातावरण की आर्द्रता में परिवर्तन को मापने के लिए भी लाभप्रद रूप से किया जा सकता है। इस मामले में वल्केनाइट की पट्टी को जेलाटीन  की पट्टी से बदल दिया जाता है, जो नमी को अवशोषित करके इसकी मात्रा को बदल देता है।

अन्य उपयोग
1878 एक ऐसा समय था जब इलेक्ट्रिक आर्क लाइटिंग में बड़ी प्रगति की जा रही थी, और सूर्य ग्रहण अभियान के दौरान, जो एडिसन के साथ था, पुरुषों ने तीव्र आर्क लाइट्स को उप-विभाजित करने की व्यावहारिकता पर चर्चा की ताकि बिजली का उपयोग प्रकाश के लिए उसी तरह किया जा सके जैसे कि छोटे, व्यक्तिगत गैस बर्नर के साथ। मूल समस्या यह प्रतीत होती है कि बर्नर, या बल्ब को अत्यधिक गरम होने से रोककर भस्म होने से बचाए रखना। एडिसन ने सोचा कि वह करंट को नियंत्रित करने के लिए माइक्रोटेसीमीटर जैसी डिवाइस बनाकर इसे हल कर पाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि वे एक सुरक्षित, सौम्य और सस्ती बिजली की रोशनी का आविष्कार करेंगे जो गैसलाइट की जगह लेगी।

परित्याग
एडिसन ने डिवाइस को पेटेंट करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह केवल वैज्ञानिकों के लिए रुचि का था, और लंदन और फिलाडेल्फिया में कंपनियों को रॉयल्टी मुक्त टैसीमीटर बनाने की अनुमति दी। इसका परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों ने इसे मात्रात्मक माप उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए बहुत अनिश्चित पाया, और इसे जल्द ही छोड़ दिया गया।

यह भी देखें

 * बोलोमीटर
 * इन्फ्रारेड टेलीस्कोप

बाहरी संबंध

 * Eclipse Vicissitudes:Thomas Edison and the Chickens, J. Donald Fernie, American Scientist.
 * Edison the scientist, John A. Eddy, Applied Optics (may require subscription).