परीक्षण प्रकाश

एक परीक्षण प्रकाश, परीक्षण दीपक, वोल्टेज परीक्षक, या मुख्य परीक्षक परीक्षण के तहत उपकरणों के एक टुकड़े में बिजली की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण का एक टुकड़ा है। एक मल्टीमीटर जैसे मापने वाले उपकरण की तुलना में एक परीक्षण प्रकाश सरल और कम खर्चीला होता है, और अक्सर कंडक्टर पर वोल्टेज की उपस्थिति की जांच के लिए पर्याप्त होता है। उचित रूप से डिज़ाइन की गई परीक्षण रोशनी में उपयोगकर्ता को आकस्मिक बिजली के झटके से बचाने के लिए सुविधाएँ शामिल हैं। गैर-संपर्क परीक्षण रोशनी इन्सुलेटेड कंडक्टर पर वोल्टेज का पता लगा सकती है।

दो-संपर्क परीक्षण रोशनी
परीक्षण प्रकाश एक या दो विद्युत इन्सुलेशन तार लीड से जुड़ा एक विद्युत दीपक है। अक्सर, यह एक पेचकश का रूप ले लेता है जिसमें पेचकश की नोक के बीच जुड़ा हुआ दीपक और एक एकल लीड होता है जो पेचकस के पीछे की ओर निकलता है। फ्लाइंग लीड को अर्थ (जमीन) संदर्भ से जोड़कर और पेंचकस  टिप को सर्किट में विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श करके, प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज की उपस्थिति या अनुपस्थिति निर्धारित की जा सकती है, जिससे साधारण दोषों का पता लगाया जा सकता है और उनके मूल कारण का पता लगाया जा सकता है। उच्च वोल्टेज के लिए, एक लंबे इंसुलेटिंग हैंडल पर लगे नियॉन गैस से भरे ट्यूब से युक्त एक स्टैटिस्कोप का उपयोग 2000 वोल्ट या उससे अधिक के एसी वोल्टेज का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

कम वोल्टेज के काम के लिए (उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल में), आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला दीपक एक छोटा, कम वोल्टेज वाला गरमागरम प्रकाश बल्ब होता है। ये लैंप आमतौर पर लगभग 12 वी पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं; मुख्य वोल्टेज पर एक ऑटोमोटिव टेस्ट लैम्प का उपयोग लैम्प को नष्ट कर देगा और टेस्टर में शॉर्ट-सर्किट फॉल्ट का कारण बन सकता है।

साधन बिजली (मेन्स) के काम के लिए, लैम्प आमतौर पर एक उपयुक्त  गिट्टी (विद्युत)  रेसिस्टर के साथ श्रृंखला में जुड़ा एक छोटा नीयन दीपक होता है। ये लैंप अक्सर 90V से लेकर कई सौ वोल्ट तक के वोल्टेज की एक विस्तृत श्रृंखला में काम कर सकते हैं। कुछ मामलों में, कई अलग-अलग लैंपों का उपयोग प्रतिरोधी  वोल्टेज विभक्त  के साथ किया जाता है ताकि अतिरिक्त लैंप को हड़ताल करने की अनुमति मिल सके क्योंकि लागू वोल्टेज अधिक हो जाता है। लैंप सबसे कम वोल्टेज से उच्चतम तक के क्रम में लगाए जाते हैं, यह न्यूनतम  दंड आरेख  वोल्टेज का एक कच्चा संकेत प्रदान करता है।

गरमागरम बल्बों का उपयोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत में भी किया जा सकता है, और एक प्रशिक्षित तकनीशियन आमतौर पर कच्चे संकेतक के रूप में चमक का उपयोग करके अनुमानित वोल्टेज बता सकता है।

सुरक्षा
हाथ से पकड़ने वाला टेस्ट लैम्प आवश्यक रूप से उपयोगकर्ता को लाइव सर्किट के निकट रखता है। लाइव वायरिंग के आकस्मिक संपर्क के परिणामस्वरूप शार्ट सर्किट  या बिजली का झटका लग सकता है। सस्ते या घर के बने टेस्ट लैंप में उच्च-ऊर्जा दोषों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा शामिल नहीं हो सकती है। परीक्षण लैंप की विफलता की जांच करने के लिए अज्ञात सर्किट का परीक्षण करने से पहले और बाद में परीक्षण लैंप को एक ज्ञात लाइव सर्किट से कनेक्ट करने के लिए प्रथागत है।

यूके में, स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्यकारी (एचएसई) द्वारा स्थापित दिशानिर्देश टेस्ट लैंप के निर्माण और उपयोग के लिए सिफारिशें प्रदान करते हैं। आकस्मिक संपर्क को रोकने के लिए फिंगर गार्ड के साथ लाइव टर्मिनलों के न्यूनतम जोखिम के साथ जांच को अच्छी तरह से इन्सुलेट किया जाना चाहिए, और यदि परीक्षण लैंप ग्लास बल्ब टूट गया हो तो लाइव तारों को उजागर नहीं करना चाहिए। शॉर्ट सर्किट के मामले में वितरित ऊर्जा को सीमित करने के लिए, परीक्षण रोशनी में वर्तमान-सीमित फ़्यूज़ (विद्युत) या वर्तमान-सीमित रोकनेवाला और फ़्यूज़ होना चाहिए। एचएसई दिशानिर्देश परीक्षण प्रकाश के संचालन को मान्य करने के लिए प्रक्रियाओं की भी सिफारिश करते हैं। जब एक ज्ञात लाइव सर्किट उपलब्ध नहीं होता है, तो एक अलग जांच इकाई जो ज्ञात परीक्षण वोल्टेज प्रदान करती है और दीपक को रोशन करने के लिए पर्याप्त शक्ति का उपयोग सर्किट के परीक्षण से पहले और बाद में दीपक के संचालन की पुष्टि करने के लिए किया जाता है।

चूंकि परीक्षण लैंप को संचालित करने के लिए ऊर्जा परीक्षण के तहत सर्किट से खींची जाती है, इसलिए इस प्रकार के गैर-प्रवर्धित परीक्षण उपकरण का उपयोग करके कुछ उच्च-प्रतिबाधा रिसाव वोल्टेज का पता नहीं लगाया जा सकता है।

एक-संपर्क नियॉन परीक्षण रोशनी
परीक्षण लैंप का एक कम लागत वाला प्रकार केवल परीक्षण के तहत सर्किट के एक तरफ से संपर्क करता है, और सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के शरीर के माध्यम से भटकने शरीर समाई और करंट पर निर्भर करता है। डिवाइस में एक पेचकश का रूप हो सकता है। परीक्षक की नोक को परीक्षण किए जा रहे कंडक्टर से छुआ जाता है (उदाहरण के लिए, इसे स्विच में तार पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या बिजली के सॉकेट के छेद में डाला जा सकता है)। एक नियॉन लैंप प्रकाश में बहुत कम धारा लेता है, और इस प्रकार सर्किट को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के शरीर की धारिता का उपयोग पृथ्वी की सतह पर कर सकता है।

पेचकश-प्रकार के परीक्षण लैंप बहुत सस्ते हैं, लेकिन यूके जीएस 38 की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि शाफ्ट खुला है, तो उपयोगकर्ता के लिए एक झटका खतरा मौजूद है, और परीक्षक का आंतरिक निर्माण शॉर्ट-सर्किट दोषों के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। प्रतिरोधी और दीपक श्रृंखला नेटवर्क की विफलता उपयोगकर्ता को परीक्षण के तहत सर्किट के साथ सीधे धातु संपर्क में डाल सकती है। उदाहरण के लिए, पेचकश के अंदर फंसा पानी उपयोगकर्ता को झटका देने के लिए पर्याप्त लीकेज करंट की अनुमति दे सकता है। यहां तक ​​कि अगर एक आंतरिक शॉर्ट सर्किट उपयोगकर्ता को बिजली का झटका नहीं देता है, तो परिणामी बिजली के झटके से गिरने या अन्य चोट लग सकती है। दीपक नियॉन लैंप के स्ट्राइक वोल्टेज के नीचे कोई संकेत नहीं देता है, और इसलिए कुछ खतरनाक रिसाव स्थितियों का पता नहीं लगा सकता है। चूंकि यह सर्किट को पूरा करने के लिए समाई पर निर्भर करता है, इसलिए दिष्ट-धारा क्षमता को विश्वसनीय रूप से इंगित नहीं किया जा सकता है। यदि पेचकश के उपयोगकर्ता को जमीन और कैपेसिटिव कपलिंग से अन्य पास के लाइव तारों से अलग किया जाता है, तो लाइव सर्किट का परीक्षण करते समय एक गलत नकारात्मक और मृत सर्किट का परीक्षण करते समय एक गलत सकारात्मक हो सकता है। चमकदार रोशनी वाले क्षेत्रों में गलत नकारात्मक भी हो सकते हैं जो नियॉन चमक को देखने में मुश्किल बनाते हैं।

गैर-संपर्क वोल्टेज डिटेक्टर
प्रवर्धित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षक (अनौपचारिक रूप से विद्युत परीक्षक पेन, टेस्ट पेन या वोल्टेज डिटेक्टर कहा जाता है) केवल कैपेसिटिव करंट पर निर्भर करते हैं, और अनिवार्य रूप से एसी सक्रिय वस्तुओं के आसपास बदलते विद्युत क्षेत्र का पता लगाते हैं। इसका मतलब है कि सर्किट के साथ सीधे धातु संपर्क की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ता को ग्राउंड (बिजली) संदर्भ (जमीन पर परजीवी समाई  के माध्यम से) प्रदान करने के लिए हैंडल के शीर्ष को स्पर्श करना चाहिए, जिस बिंदु पर परीक्षण किए जा रहे कंडक्टर लाइव होने पर संकेतक प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रकाश करेगा या स्पीकर गुलजार होगा। दीपक को जलाने और एम्पलीफायर को शक्ति देने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा एक छोटी आंतरिक बैटरी द्वारा आपूर्ति की जाती है, और उपयोगकर्ता के शरीर के माध्यम से प्रवाहित नहीं होती है।

जब डिवाइस को लाइव कंडक्टर के पास रखा जाता है, तो एक वोल्टेज डिवाइडर # कैपेसिटिव डिवाइडर स्थापित होता है, जिसमें कंडक्टर और सेंसर के बीच और सेंसर के बीच (उपयोगकर्ता के शरीर के माध्यम से) पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है। जब परीक्षक इस विभाजक के माध्यम से प्रवाहित धारा का पता लगाता है, तो यह वोल्टेज की उपस्थिति को इंगित करता है।

कुछ प्रवर्धित परीक्षक पता लगाए गए क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को मापने के लिए एक मजबूत संकेत (तेज रोशनी या तेज आवाज) देंगे, इस प्रकार एक सक्रिय वस्तु के स्थान के बारे में कुछ सुराग देंगे। अन्य परीक्षक एक ज्ञात विद्युत क्षेत्र का केवल एक सरल चालू/बंद संकेत देते हैं। पेशेवर स्तर के परीक्षकों में उपयोगकर्ता को आश्वस्त करने की सुविधा भी होगी कि बैटरी और लैंप काम कर रहे हैं।

वोल्टेज डिटेक्टर पेन या तो लाइन-वोल्टेज या लो-वोल्टेज (लगभग 50 वोल्ट) रेंज के लिए बनाए जाते हैं। मेन्स-वोल्टेज डिटेक्शन के लिए अभिप्रेत टेस्टर लो-वोल्टेज कंट्रोल सर्किट पर कोई संकेत नहीं दे सकता है जैसे कि डोरबेल या एचवीएसी कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है।

वर्तमान दबाना के विपरीत, जो चुंबकीय क्षेत्र को बदलते हुए महसूस करता है, इन डिटेक्टरों का उपयोग तब भी किया जा सकता है, जब प्रश्न में तार के माध्यम से कोई धारा प्रवाहित न हो, क्योंकि वे कंडक्टर पर एसी वोल्टेज से निकलने वाले वैकल्पिक विद्युत क्षेत्र को महसूस करते हैं।

एक गैर-संपर्क परीक्षक जो बिजली के क्षेत्रों को महसूस करता है, संरक्षित या बख़्तरबंद केबलों के अंदर वोल्टेज का पता नहीं लगा सकता (फैराडे गुफ़ा प्रभाव के कारण एक मौलिक सीमा)। एक और सीमा यह है कि इस विधि से डीसी वोल्टेज का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि डीसी करंट कैपेसिटर (स्थिर अवस्था (इलेक्ट्रॉनिक्स) में) से नहीं गुजरता है, इसलिए परीक्षक सक्रिय नहीं होता है।

इस प्रकार के परीक्षकों का उपयोग श्रृंखला और समानांतर सर्किट पर किया जा सकता है | मिनी क्रिसमस रोशनी की श्रृंखला से जुड़ी तार यह पता लगाने के लिए कि कौन सा बल्ब विफल हो गया है और सर्किट टूट गया है, जिससे सेट (या इसका एक भाग) प्रकाश नहीं करता है। प्रत्येक बल्ब की नोक पर डिटेक्टर के अंत को इंगित करके, यह निर्धारित किया जा सकता है कि यह अभी भी कम से कम एक तरफ से जुड़ा हुआ है या नहीं। पहला बल्ब जो पंजीकृत नहीं होता है वह समस्या बल्ब के ठीक पहले वाला हो सकता है। (जले हुए बल्ब तब भी अच्छे दिखाई देंगे, यदि कोई बायपास शंट (विद्युत) है जो सर्किट को पूरा करता है।) सेट के प्लग को फ़्लिप करना और इसे आउटलेट में फिर से लगाना इसके बजाय सेट या सर्किट के विपरीत छोर को पंजीकृत करने का कारण बनेगा।.

पात्र परीक्षक
एक संदूक परीक्षक (आउटलेट परीक्षक या सॉकेट परीक्षक) एक आउटलेट में प्लग करता है, और कुछ प्रकार की वायरिंग त्रुटियों का पता लगा सकता है। वायरिंग में विशेष त्रुटि तीन लाइटों के विभिन्न संयोजनों द्वारा दिखाई जाती है। पता लगाने योग्य त्रुटियों में उलटा गर्म/तटस्थ, लापता विद्युत जमीन या तटस्थ, और अन्य शामिल हैं। हालांकि, बिजली की पट्टी  के न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच जुड़े सर्ज प्रोटेक्टिव  धातु-ऑक्साइड वैरिस्टर  के जरिए लीकेज करंट एक गलत संकेत दे सकता है कि ग्राउंड कनेक्शन मौजूद है।

निरंतरता परीक्षक रोशनी
संपर्क बंद करने या तार निरंतरता के परीक्षण के लिए एक दीपक और बैटरी का उपयोग किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि निरंतरता परीक्षक दीपक के उपयोग से पहले सभी सर्किट पूरी तरह से डी-एनर्जीकृत हों, या दीपक नष्ट हो जाएगा। टॉर्च को निरंतरता परीक्षक के रूप में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए कभी-कभी एक फ्लैशलाइट (मशाल) क्षेत्र-संशोधित या टेस्ट लीड के साथ फैक्ट्री-निर्मित होती है।

यह भी देखें

 * सोलनॉइड वाल्टमीटर

बाहरी संबंध

 * Recall of one model of voltage detector pen