वेवफॉर्म मॉनिटर

एक तरंगरूप मॉनिटर एक विशेष प्रकार का दोलनदर्शी है जिसका उपयोग टेलीविजन उत्पादन अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह आमतौर पर समय के संबंध में विडियो संकेत के स्तर या वोल्टेज को मापने और प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

एक वीडियो संकेत का स्तर आमतौर पर एक ही समय में एक नियमित वीडियो स्क्रीन पर खींची जा रही छवि के हिस्से की चमक, या ल्यूमिनेंस से मेल खाता है। एक तरंगरूप मॉनिटर का उपयोग टेलीविज़न चित्र की समग्र चमक को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है, अथवा यह वीडियो संकेत की एक या दो अलग-अलग पंक्तियों को दिखाने के लिए आकार वर्धन कर सकता है। इसका उपयोग वीडियो संकेत के लंबवत विलोपन अंतराल में विशेष संकेतों को देखने के लिए भी किया जा सकता है, साथ ही वीडियो की प्रत्येक पंक्ति के बीच colorburst  भी किया जा सकता है।

तरंगरूप मॉनिटर का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है:


 * पेशेवर वीडियो कैमरों के अंशांकन में सहायता करने के लिए, और एक ही स्थान पर उपयोग किए जा रहे कई-कैमरा सेटअप को लाइन अप करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि समान परिस्थितियों में शूट किया गया एक ही दृश्य समान परिणाम देगा।
 * telecine (फिल्म-टू-टेप ट्रांसफर), रंग सुधार, और अन्य वीडियो उत्पादन गतिविधियों में सहायता के लिए एक उपकरण के रूप में
 * यह सुनिश्चित करने के लिए वीडियो संकेतों की निगरानी करना कि न तो रंग सरगम ​​​​और न ही एनालॉग ट्रांसमिशन सीमा का उल्लंघन हो।
 * एक टेलीविजन स्टूडियो, या उसमें स्थित उपकरण का निदान और समस्या निवारण करने के लिए।
 * टेलीविजन सुविधा में उपकरणों की स्थापना में सहायता करने के लिए, या किसी सुविधा के कमीशन या प्रमाणीकरण के साथ।
 * विनिर्माण परीक्षण और अनुसंधान और विकास अनुप्रयोगों में।
 * वीडियो और डिजिटल सिनेमा कैमरों के मामले में कैमरा एक्सपोज़र सेट करने के लिए।

एक तरंगरूप मॉनिटर का उपयोग अक्सर एक वैक्टरस्कोप के संयोजन में किया जाता है। मूल रूप से, ये अलग उपकरण थे; हालांकि आधुनिक तरंगरूप मॉनिटर में vectorscope  कार्यक्षमता एक अलग मोड के रूप में शामिल है। (संयुक्त डिवाइस को केवल तरंगरूप मॉनिटर कहा जाता है)।

मूल रूप से, तरंगरूप मॉनिटर पूरी तरह से एनालॉग डिवाइस थे; आने वाले (एनालॉग) वीडियो संकेत को फ़िल्टर और प्रवर्धित किया गया था, और परिणामी वोल्टेज का उपयोग कैथोड रे ट्यूब के ऊर्ध्वाधर अक्ष को चलाने के लिए किया गया था। सिंक पल्स और कलरबर्स्ट को वीडियो संकेत से अलग करने के लिए एक सिंक खाल उधेड़नेवाला  सर्किट का उपयोग किया गया था; बरामद सिंक जानकारी को एक स्वीप सर्किट में फीड किया गया था जो क्षैतिज अक्ष को संचालित करता था। विशेष वीडियो ट्रिगर सर्किटरी को छोड़कर, प्रारंभिक तरंगरूप मॉनिटर ऑसिलोस्कोप से थोड़ा भिन्न होता है। तरंगरूप मॉनिटर भी बाहरी संदर्भ के उपयोग की अनुमति देते हैं; इस मोड में सिंक और बर्स्ट संकेत एक अलग इनपुट से लिए जाते हैं (इस प्रकार एक सुविधा में सभी उपकरणों को  genlocking  करने की अनुमति मिलती है, या एक ही समय स्रोत से सिंक्रनाइज़ किया जाता है)।

डिजिटल टेलीविजन और अंकीय संकेत प्रक्रिया  के आगमन के साथ, वेवफॉर्म मॉनिटर ने कई नई सुविधाओं और क्षमताओं का अधिग्रहण किया। आधुनिक वेवफॉर्म मॉनिटर में ऑपरेशन के कई अतिरिक्त मोड होते हैं, जिसमें 'पिक्चर मोड' (जहां वीडियो पिक्चर को टीवी की तरह ही स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाता है), रंगों के सारे पहलू चेकिंग के लिए अनुकूलित विभिन्न मोड, एक के ऑडियो हिस्से के लिए समर्थन टेलीविजन कार्यक्रम (या तो वीडियो के साथ एम्बेडेड है, या अलग-अलग इनपुट पर), सीरियल-डिजिटल टेलीविजन प्रारूपों के भौतिक परत मापदंडों को मापने के लिए आंखों आँख का पैटर्न और  घबराना  डिस्प्ले, सीरियल डिजिटल प्रोटोकॉल परत की जांच के लिए मोड, और सहायक डेटा और टेलीविजन के लिए समर्थन- संबंधित  मेटा डेटा  जैसे timecode, सीमित अनुशीर्षक और वि चिप रेटिंग सिस्टम।

आधुनिक तरंगरूप मॉनिटर और अन्य ऑसिलोस्कोप ने काफी हद तक पुरानी शैली की सीआरटी तकनीक को भी छोड़ दिया है। सभी नए तरंगरूप मॉनिटर एक 'रैस्टराइज़र' पर आधारित होते हैं, जो ग्राफ़िक्स हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो एक सीआरटी वेक्टर डिस्प्ले के व्यवहार को दोहराता है, एक रेखापुंज ग्राफिक्स उत्पन्न करता है। वे एक फ्लैट-पैनल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के साथ आ सकते हैं, या उन्हें बिना डिस्प्ले के बेचा जा सकता है, इस स्थिति में उपयोगकर्ता किसी भी वीजीए डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकता है।

यह भी देखें

 * रंग सूट
 * गैर रेखीय संपादन प्रणाली
 * रैखिक वीडियो संपादन
 * नियंत्रण कक्ष
 * टेलीविजन स्टूडियो#प्रोडक्शन-कंट्रोल रूम|टेलीविजन स्टूडियो प्रोडक्शन-कंट्रोल रूम
 * टेलीविजन उत्पादन

बाहरी संबंध

 * "4kScope". Drastic Technologies Ltd. Software waveform monitor with free training mode.
 * "4kScope". Drastic Technologies Ltd. Software waveform monitor with free training mode.