विभेदी तापीय विश्लेषण

विभेदक तापीय विश्लेषण (डीटीए) तापीय एनालिसिस विधि है जो खास तरह की स्कैनिंग उष्मामिति के समान है। डीटीए में, नमूना और संदर्भ के बीच किसी भी तापमान के अंतर को अभिलेख करते समय अध्ययन के तहत सामग्री और निष्क्रिय संदर्भ को समान तापीय चक्रों (जिससे, समान शीतलन या ताप कार्यक्रम) से गुजरने के लिए बनाया जाता है। यह अंतर तापमान तब समय के खिलाफ या तापमान (डीटीए वक्र, या थर्मोग्राम) के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है। नमूने में परिवर्तन, या तो उष्माक्षेपी या उष्माशोषी, निष्क्रिय संदर्भ के सापेक्ष पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार, डीटीए वक्र होने वाले परिवर्तनों पर डेटा प्रदान करता है, जैसे कांच संक्रमण, क्रिस्टलीकरण, पिघलने और उच्च बनाने की क्रिया है। डीटीए चोटी के नीचे का क्षेत्र एन्थैल्पी परिवर्तन है और यह नमूने की ताप क्षमता से प्रभावित नहीं होता है।

उपकरण
डीटीए में नमूना धारक, थर्माकोपल्स, नमूना कंटेनर और सिरेमिक या धातु ब्लॉक होता है; भट्टी; तापमान प्रोग्रामर; और अभिलेख प्रणाली। मुख्य विशेषता वाल्टमीटर से जुड़े दो थर्माकोपल्स का अस्तित्व है। थर्मोकपल को एल्युमिनियम ऑक्साइड, जैसे अक्रिय पदार्थ Al2O3 में रखा जाता है जबकि दूसरे को अध्ययन के तहत सामग्री के नमूने में रखा गया है। जैसे ही तापमान बढ़ता है, अगर नमूना चरण संक्रमण से गुजर रहा है तो वाल्टमीटर का संक्षिप्त विक्षेपण होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के प्रवेश से अक्रिय पदार्थ का तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन सामग्री बदलने के चरण में गुप्त गर्मी के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें निष्क्रिय गैसों के साथ निष्क्रिय वातावरण होता है जो नमूना और संदर्भ के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। सामान्यतः पर हीलियम या आर्गन का उपयोग अक्रिय गैस के रूप में किया जाता है।

आज के वाद्य यंत्र
आज के बाजार में अधिकांश निर्माता सच्चे डीटीए प्रणाली नहीं बनाते हैं बल्कि इस विधि को थर्मोग्रैविमेट्रिक विश्लेषण (टीजीए) प्रणाली में सम्मिलित करते हैं, जो बड़े पैमाने पर नुकसान और तापीय जानकारी दोनों प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर में आज की प्रगति के साथ, यहां तक ​​कि इन उपकरणों को वास्तविक टीजीए-अंतर स्कैनिंग कैलोरीमेट्री उपकरणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो बड़े पैमाने पर नुकसान के साथ-साथ नमूने का तापमान और गर्मी प्रवाह प्रदान कर सकते हैं।

अनुप्रयोग
डीटीए वक्र का उपयोग केवल पहचान उद्देश्यों के लिए अंगुली का निशान के रूप में किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः पर इस पद्धति के अनुप्रयोग चरण आरेखों का निर्धारण, गर्मी परिवर्तन माप और विभिन्न वायुमंडलों में अपघटन हैं।

डीटीए का व्यापक रूप से दवा और खाद्य उद्योग में उपयोग किया जाता है

डीटीए का उपयोग सीमेंट रसायन विज्ञान खनिज अनुसंधान और पर्यावरण अध्ययन में किया जा सकता है

डीटीए वक्र का उपयोग हड्डी के अवशेषों की तारीख या पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। डीटीए का उपयोग करके चरण आरेखों की तरल और ठोस रेखाएं प्राप्त की जा सकती हैं।है