वर्णमिति

वर्णमिति वह विज्ञान और तकनीक है जिसका उपयोग शारीरिक रूप से मानव रंग धारणा को मापने और वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के समान है, लेकिन रंग धारणा के भौतिक सहसंबंधों को स्पेक्ट्रा को कम करने में अपनी रुचि से अलग है, अक्सर CIE 1931 रंग स्थान # ट्रिस्टिमुलस मान और संबंधित मात्रा।

इतिहास
Duboscq वर्णमापक का आविष्कार 1870 में Jules Duboscq द्वारा किया गया था।

उपकरण
वर्णमिति उपकरण स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में उपयोग किए जाने वाले समान है। पूर्णता के लिए कुछ संबंधित उपकरणों का भी उल्लेख किया गया है।


 * एक ट्रिस्टिमुलस कलरमीटर एक रंग के ट्रिस्टिमुलस मूल्यों को मापता है।
 * एक स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर एक प्रकाश स्रोत की पूर्ण वर्णक्रमीय चमक (तीव्रता) या विकिरण को मापता है।
 * एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रंग के नमूने के वर्णक्रमीय प्रतिबिंब, संप्रेषण, या सापेक्ष विकिरण को मापता है।
 * एक स्पेक्ट्रोकलोमीटर एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो ट्रिस्टिमुलस मूल्यों की गणना कर सकता है।
 * एक densitometer  किसी विषय से गुजरने वाले या परावर्तित प्रकाश की डिग्री को मापता है। * एक रंग तापमान मीटर एक घटना रोशनी के रंग तापमान को मापता है।



ट्रिस्टिमुलस कलरमीटर
डिजिटल इमेजिंग में, कलरीमीटर रंग अंशांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रिस्टिमुलस डिवाइस हैं। सटीक आईसीसी प्रोफाइल अधिग्रहण से लेकर आउटपुट तक पूरे इमेजिंग वर्कफ्लो में एकरूपता सुनिश्चित करता है।

स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोकलरीमीटर
एक प्रकाश स्रोत के पूर्ण वर्णक्रमीय बिजली वितरण को एक स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर से मापा जा सकता है, जो ऑप्टिकल रूप से प्रकाश को इकट्ठा करके काम करता है, फिर इसे तरंग दैर्ध्य के संकीर्ण बैंड में पढ़ने से पहले एक मोनोक्रोमेटर के माध्यम से गुजरता है।

परावर्तित रंग को एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर (जिसे स्पेक्ट्रोरिफ्लेक्टोमीटर या रिफ्लेक्टोमीटर भी कहा जाता है) का उपयोग करके मापा जा सकता है, जो किसी दिए गए रंग नमूने के दृश्य क्षेत्र (और थोड़ा आगे) में माप लेता है। यदि 10 नैनोमीटर वृद्धि पर रीडिंग लेने की प्रथा का पालन किया जाता है, तो 400–700 एनएम की दृश्यमान प्रकाश सीमा से 31 रीडिंग प्राप्त होंगी। ये रीडिंग आम तौर पर नमूना की परावर्तकता वक्र (वेवलेंथ के एक समारोह के रूप में यह कितना प्रतिबिंबित करता है) को आकर्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है - सबसे सटीक डेटा जो इसकी विशेषताओं के संबंध में प्रदान किया जा सकता है।

अपने आप में रीडिंग आमतौर पर उनके त्रिस्टिमुलस मूल्यों के रूप में उपयोगी नहीं होती हैं, जिन्हें रंग अनुवाद के माध्यम से वार्णिकता समन्वय में परिवर्तित किया जा सकता है और हेरफेर किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए, एक स्पेक्ट्रोकलोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। एक स्पेक्ट्रोकोलरिमीटर केवल एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है जो संख्यात्मक एकीकरण (प्रकाश के वर्णक्रमीय बिजली वितरण के साथ रंग मिलान कार्यों के आंतरिक उत्पाद) द्वारा ट्रिस्टिमुलस मूल्यों का अनुमान लगा सकता है। त्रिस्टिम्युलस कलरीमीटर की तुलना में स्पेक्ट्रोकलरीमीटर का एक लाभ यह है कि उनके पास ऑप्टिकल फिल्टर नहीं होते हैं, जो विनिर्माण विचरण के अधीन होते हैं, और एक निश्चित वर्णक्रमीय संप्रेषण वक्र होता है - जब तक वे उम्र नहीं लेते। दूसरी ओर, ट्रिस्टिमुलस कलरीमीटर उद्देश्य-निर्मित, सस्ते और उपयोग में आसान होते हैं। रोशनी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग|सीआईई (इंटरनेशनल कमिशन ऑन इल्यूमिनेशन) 5 एनएम के तहत माप अंतराल का उपयोग करने की सिफारिश करता है, यहां तक ​​कि चिकनी स्पेक्ट्रा के लिए भी। स्पार्सर माप नुकीले उत्सर्जन स्पेक्ट्रा को सटीक रूप से चिह्नित करने में विफल होते हैं, जैसे कि एक सीआरटी डिस्प्ले के लाल फॉस्फोर, जो एक तरफ दर्शाया गया है।

रंग तापमान मीटर
फोटोग्राफर और छायाकार इन मीटरों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग यह तय करने के लिए करते हैं कि अलग-अलग प्रकाश स्रोतों को एक ही रंग का तापमान दिखाने के लिए रंग संतुलन क्या किया जाना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता संदर्भ रंग तापमान में प्रवेश करता है, तो मीटर माप और संदर्भ के बीच के अंतर की गणना कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ता को सुधारात्मक रंग जेल या फोटोग्राफिक फिल्टर को निकटतम फंस  कारक के साथ चुनने में सक्षम बनाता है।

आंतरिक रूप से मीटर आमतौर पर एक सिलिकॉन फोटोडायोड ट्रिस्टिमुलस कलरमीटर होता है। सहसंबद्ध रंग तापमान की गणना पहले सीआईई 1960 रंग अंतरिक्ष में वर्णिकता समन्वय की गणना करके ट्रिस्टिमुलस मूल्यों से की जा सकती है, फिर प्लैंकियन ठिकाना  पर निकटतम बिंदु का पता लगाया जा सकता है।

यह भी देखें

 * फोटोमेट्री (प्रकाशिकी)
 * रेडियोमेट्री

अग्रिम पठन
1.

2.

3.

4.

5. Optronik – Photometers An informative brochure with background information and specifications of their equipment.

6. Konica Minolta Sensing – Precise Color Communication – from perception to instrumentation

7. HunterLab – FAQ | How to Measure Color of a Sample & Use An Index A guide to measuring color and appearance of objects. The section provides information on numerical scales and indices that are used throughout the world to remove subjective measurements and assumptions.

8. NIST Publications related to colorimetry.

बाहरी संबंध

 * Colorlab MATLAB toolbox for color science computation and accurate color reproduction (by Jesus Malo and Maria Jose Luque, Universitat de Valencia). It includes CIE standard tristimulus colorimetry and transformations to a number of non-linear color appearance models (CIE Lab, CIE CAM, etc.).