ऑप्टिकल टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर

एक प्रकाशीय टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) एक ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक उपकरण है जिसका उपयोग प्रकाशीय फाइबर को प्रदर्शित करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर का प्रकाशीय समतुल्य है जो परीक्षण के तहत केबल या ट्रांसमिशन लाइन के प्रतिबाधा को मापता है। एक ओटीडीआर फाइबर के एक ही छोर से परीक्षण और अर्क के अंतर्गत फाइबर में प्रकाशीय स्पन्द की एक श्रृंखला को अंतःक्षिप्त करता है, प्रकीर्णन प्रकाश (रेले पश्च प्रकीर्णन) या फाइबर के साथ बिंदुओं से वापस परिलक्षित होता है। प्रकीर्णन हुए या परावर्तित प्रकाश को वापस इकट्ठा किया जाता है जिसका उपयोग प्रकाशीय फाइबर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पुनरावृत्ति स्पन्दों की प्रबलता को समय के एक फंक्शन के रूप में मापा और एकीकृत किया जाता है, और फाइबर की लंबाई के एक फंक्शन के रूप में चित्रित किया जाता है।

ओटीडीआर उपकरण की विश्वसनीयता और गुणवत्ता
ओटीडीआर की विश्वसनीयता और गुणवत्ता इसकी दक्षता, माप सीमा, घनिष्ठ घटनाओं को हल करने और मापने की क्षमता, माप गति पर आधारित है, और विभिन्न पर्यावरणीय चरम सीमाओं के तहत और विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग के बाद संतुष्टिपूर्वक प्रदर्शन करने की क्षमता। साधन को इसकी क्षमता, प्रदान की गई सुविधाओं, आकार, भार और उपयोग में आसानी के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है।

ओटीडीआर की गुणवत्ता को निर्दिष्ट करने में प्रायः उपयोग किए जाने वाले कुछ नियम इस प्रकार हैं:

प्रत्यायन: माप की निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया गया है अर्थात्, मापित मूल्य और घटनाओं के सही मूल्य के बीच का अंतर मापा जा रहा है।

मापन सीमा: अधिकतम क्षीणन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उपकरण और मापी जा रही घटना के बीच रखा जा सकता है:, जिसके लिए उपकरण अभी भी स्वीकार्य सटीकता सीमा के भीतर घटना को मापने में सक्षम है।

उपकरण समाधान: दो अलग-अलग स्थितियों को कैसे अलग करना है और अभी भी दो अलग-अलग घटनाओं के रूप में पहचाना जा सकता है। मापन पल्स और डेटा संग्रह अंतराल की अवधि ओटीडीआर के लिए एक समाधान अवधि है। पल्स अवधि कम और डेटा प्रतिदर्श अंतराल को कम करता है, टूल समाधान बेहतर होता है, लेकिन माप सीमा कम होती है। समाधान भी प्रायः सीमित होता है जब प्रबल प्रतिबिंब ओटीडीआर में वापस आते हैं और अस्थायी रूप से संसूचक को अधिभारित करते हैं। जब ऐसा होता है, तो उपकरण को दूसरी फाइबर स्थिति को व्यवस्थित करने से पहले कुछ समय की आवश्यकता होती है। कुछ ओटीडीआर निर्माता समाधान में सुधार के लिए “ मास्किंग ” प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया परिरक्षित या “मास्क” उच्च शक्ति फाइबर प्रतिबिंब से संसूचक, संसूचक अधिभार को रोकने और संसूचक पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करता है.

ओटीडीआर की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए उद्योग की आवश्यकताएं ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) टाइप उपकरण के लिए सामान्य आवश्यकताओं में निर्दिष्ट हैं।

ओटीडीआर जैसे परीक्षण उपकरण के प्रकार
ओटीडीआर जैसे परीक्षण उपकरण के सामान्य प्रकार हैं:
 * 1) पूर्ण विशेषता ओटीडीआर:
 * पूर्ण विशेषता ओडीडीआर पारंपरिक, ऑप्टिकल टाइम डोमेन परावर्तक होते हैं। वे फीचर-समृद्ध और आम तौर पर बड़े, भारी और कम पोर्टेबल हैं, जो या तो हाथ से संचालित ओडीआर या फाइबर ब्रेक लोकेटर की तुलना में कम है। बड़े होने के बावजूद, उनका आकार और वजन प्रारंभिक पीढ़ी के ओटीडीआर का केवल एक अंश है। अक्सर एक पूर्ण विशेषता ओडीआर में एक मुख्य फ्रेम होता है जिसे कई फाइबर माप कार्यों को पूरा करने के लिए मल्टी-फंक्शन प्लग-इन इकाइयों के साथ लगाया जा सकता है। बड़ा कलर डिस्प्ले आम है। पूर्ण विशेषता ओटीडीआर में अक्सर अन्य प्रकार के ओटीडीआर जैसे उपकरणों की तुलना में अधिक माप सीमा होती है। अक्सर यह प्रयोगशाला और क्षेत्र में कठिन फाइबर माप के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश पूर्ण विशेषता ओडीडीआर एसी और/या बैटरी द्वारा संचालित होते हैं।
 * 1) हैंड हेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर:
 * हैंड-हेल्ड (पूर्व में मिनी) ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर को फील्ड वातावरण में फाइबर नेटवर्क की समस्या निवारण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अक्सर बैटरी पावर का उपयोग करते हैं। दो प्रकार के उपकरण संचार प्रदाताओं द्वारा उठाए गए फाइबर ऑप्टिक संयंत्रों के दृष्टिकोण के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। हाथ से पकड़े जाने वाले, सस्ते ओटीडीआर का उद्देश्य उपयोग में आसान, हल्का, परिष्कृत ओटीडीआर होना है जो फ़ील्ड डेटा एकत्र करते हैं और प्रारंभिक डेटा विश्लेषण करते हैं। वे पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर की तुलना में कम सुविधा-संपन्न हो सकते हैं। डेटा संग्रह और परिष्कृत डेटा विश्लेषण करने के लिए अक्सर इनका उपयोग पीसी-आधारित सॉफ़्टवेयर के साथ किया जा सकता है। हाथ से पकड़े जाने वाले ओटीडीआर का उपयोग आमतौर पर फाइबर लिंक को मापने और फाइबर टूटने, उच्च हानि के बिंदु, उच्च परावर्तन, एंड-टू-एंड लॉस और ऑप्टिकल रिटर्न लॉस (ओआरएल) का पता लगाने के लिए किया जाता है। फ़ाइबर ब्रेक लोकेटर का उद्देश्य कम लागत वाले उपकरण हैं जो विशेष रूप से किसी विनाशकारी फ़ाइबर घटना का स्थान निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे, फ़ाइबर ब्रेक, उच्च परावर्तन बिंदु, या उच्च हानि। फाइबर ब्रेक लोकेटर एक ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक टेप माप है जिसे केवल विनाशकारी फाइबर घटनाओं की दूरी को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हैंडहेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर का उद्देश्य इतना सस्ता है कि फील्ड तकनीशियनों को एक मानक उपकरण किट के हिस्से के रूप में सुसज्जित किया जा सकता है।
 * सामान्य तौर पर, हैंड-हेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर हल्के और छोटे होते हैं, संचालित करने में आसान होते हैं, और पूर्ण विशेषता ओटीडीआर की तुलना में बैटरी पावर का उपयोग करने की अधिक संभावना होती है। हैंडहेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर का उद्देश्य इतना सस्ता है कि फील्ड तकनीशियनों को एक मानक उपकरण किट के हिस्से के रूप में सुसज्जित किया जा सकता है।
 * 1) आरएफटीएस में आरटीयू:
 * RTU, RFTS का परीक्षण मॉड्यूल है, जिसका वर्णन जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रिमोट फाइबर टेस्टिंग सिस्टम्स (RFTSS) में किया गया है। एक RFTS फाइबर को एक केंद्रीय स्थान से स्वचालित रूप से परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। फाइबर नेटवर्क में प्रमुख बिंदुओं पर स्थित OTDR जैसे परीक्षण घटकों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। परीक्षण घटक समस्याओं का पता लगाने के लिए फाइबर को स्कैन करते हैं। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो उसका स्थान नोट कर लिया जाता है और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयुक्त कर्मियों को सूचित कर दिया जाता है। RFTS उस डेटाबेस तक सीधी पहुँच भी प्रदान कर सकता है जिसमें OTDR फाइबर ट्रेस की ऐतिहासिक जानकारी और भौतिक फाइबर संयंत्र के लिए कोई अन्य फाइबर रिकॉर्ड शामिल हैं।
 * चूंकि OTDRs और OTDR जैसे उपकरणों के संचार उद्योग में कई उपयोग हैं, ऑपरेटिंग वातावरण व्यापक रूप से घर के अंदर और बाहर दोनों में भिन्न होते हैं। ज्यादातर, हालांकि, इन परीक्षण सेटों को नियंत्रित वातावरण में संचालित किया जाता है, फाइबर वितरण फ्रेम पर उनके समाप्ति बिंदुओं पर फाइबर तक पहुंच होती है। आंतरिक वातावरण में केंद्रीय कार्यालय (सीओ), उपकरण हट, या नियंत्रित पर्यावरण वाल्ट (सीईवी) जैसे नियंत्रित क्षेत्र शामिल हैं। बाहरी वातावरण में उपयोग दुर्लभ है, लेकिन इसमें मैनहोल, हवाई मंच, खुली खाई, या स्प्लिसिंग वाहन में उपयोग शामिल हो सकता है।

ओटीडीआर डेटा प्रारूप
1990 के दशक के अंत में, OTDR उद्योग के प्रतिनिधियों और OTDR उपयोगकर्ता समुदाय ने OTDR फाइबर डेटा को संग्रहीत और विश्लेषण करने के लिए एक अद्वितीय डेटा प्रारूप विकसित किया। यह डेटा GR-196, प्रकाशीय टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (OTDR) प्रकार के उपकरण के लिए सामान्य आवश्यकताएं में विशिष्टताओं पर आधारित था। लक्ष्य वास्तव में डेटा प्रारूप के लिए सार्वभौमिक होना था, जिसमें सभी ओटीडीआर निर्माताओं द्वारा इसे लागू करने का इरादा था। ओटीडीआर आपूर्तिकर्ताओं ने डेटा प्रारूप को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। जैसा कि वे आगे बढ़े, उन्होंने उपयोगकर्ताओं के बीच गलतफहमी के क्षेत्रों के साथ-साथ प्रारूप में विसंगतियों की पहचान की।

1997 से 2000 तक, ओटीडीआर आपूर्तिकर्ता सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के एक समूह ने समस्याओं और विसंगतियों को हल करने का प्रयास किया, जिसे तब "बेलकोर" ओटीडीआर डेटा प्रारूप कहा जाता था। ओटीडीआर डाटा फॉर्मेट यूजर ग्रुप (ओडीएफयूजी) कहे जाने वाले इस समूह ने प्रगति की है। तब से, कई ओटीडीआर डेवलपर्स ने अन्य डेवलपर्स के साथ व्यक्तिगत बातचीत की समस्याओं को हल करने और निर्माताओं के बीच क्रॉस उपयोग को सक्षम करने के लिए काम करना जारी रखा। 2011 में, टेल्कोर्डिया ने इस डेटा प्रारूप पर उद्योग की टिप्पणियों को प्रकाशीय टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) डेटा प्रारूप नामक एक दस्तावेज़ में संकलित करने का निर्णय लिया। यह विशेष रिपोर्ट (एसआर) बेलकोर ओटीडीआर डेटा प्रारूप की स्थिति को सारांशित करती है, इसे टेल्कोर्डिया ओटीडीआर डेटा प्रारूप के रूप में पुनर्नामित करती है। डेटा प्रारूप ट्रेस डेटा और विश्लेषण जानकारी को बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए सभी ओटीडीआर-संबंधित उपकरणों के लिए अभिप्रेत है। प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए OTDR आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा OTDR ट्रेस फ़ाइलों को SR-4731 डेटा प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए और इस सार्वभौमिक प्रारूप से फ़ाइलों को उनके पुराने OTDRs द्वारा उपयोग करने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए स्टैंडअलोन सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है। यह फ़ाइल रूपांतरण सॉफ़्टवेयर हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता, अंतिम उपयोगकर्ता या किसी तृतीय पक्ष द्वारा विकसित किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर मौजूदा उपकरणों के साथ ओटीडीआर डेटा प्रारूप की पिछड़ी अनुकूलता भी प्रदान करता है।

SR-4731 प्रारूप बाइनरी डेटा का वर्णन करता है। जबकि टेक्स्ट जानकारी कई क्षेत्रों में समाहित है, अधिकांश संख्याओं को 16-बिट (2-बाइट) या 32-बिट (4-बाइट) हस्ताक्षरित या अहस्ताक्षरित पूर्णांक के रूप में बाइनरी छवियों के रूप में संग्रहीत किया जाता है। इस फ़ाइल प्रारूप में बाइट ऑर्डरिंग स्पष्ट रूप से लो-बाइट ऑर्डरिंग है, जैसा कि इंटेल प्रोसेसर-आधारित मशीनों पर आम है। स्ट्रिंग फ़ील्ड को शून्य बाइट "\0" के साथ समाप्त किया जाता है। OTDR तरंग डेटा को लघु, अहस्ताक्षरित पूर्णांक डेटा के रूप में दर्शाया जाता है, जो समय में समान रूप से डेसिबल (dB) गुणा 1000 की इकाइयों में, अधिकतम शक्ति स्तर के संदर्भ में होता है। अधिकतम शक्ति स्तर शून्य पर सेट है, और सभी तरंग डेटा बिंदुओं को शून्य या नकारात्मक (साइन बिट निहित है) माना जाता है, ताकि इस प्रारूप में न्यूनतम शक्ति स्तर -65।535 dB हो, और शक्ति स्तर के बीच न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन कदम 0।001 डीबी है। कुछ मामलों में, यह सभी तरंग बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त पावर रेंज प्रदान नहीं करेगा। इस कारण से, डेटा पॉइंट पावर रेंज का विस्तार करने के लिए स्केल फैक्टर का उपयोग शुरू किया गया है।

यह भी देखें

 * प्रकाशीय रिटर्न लॉस