एक्टिनोमीटर

एक्टिनोमीटर वह उपकरण हैं जिनका उपयोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ताप शक्ति (भौतिकी) को मापने के लिए किया जाता हैं। इनका उपयोग मौसम विज्ञान में सौर विकिरण को मापने के लिए पाइरानोमीटर, पाइरेलियोमीटर और शुद्ध रेडियोमीटर के रूप में किया जाता है।

एक्टिनोमीटर रासायनिक प्रणाली या भौतिक उपकरण है जो बीम में फोटॉन की संख्या को एकीकृत रूप से या प्रति यूनिट समय संख्या निर्धारित करता है। यह नाम सामान्यतः पराबैंगनी और दृश्यमान तरंग दैर्ध्य श्रेणियों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों पर प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, आयरन(III) ऑक्सालेट के विलयन को रासायनिक ऐक्टिनोमीटर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जबकि बोलोमीटर, थर्मापाइल्स और फोटोडिओड भौतिक हैं जो रीडिंग देने वाले डिवाइस जिन्हें फोटॉन की संख्या से जोड़ा जा सकता है।

इतिहास
एक्टिनोमीटर का आविष्कार सन्न 1825 में जॉन हर्शल ने किया था उन्होंने एक्टिनोमीटर शब्द की शुरुआत की थी जो वैज्ञानिक उपकरणों, प्रभावों और प्रक्रियाओं के लिए उपसर्ग एक्टिन के अनेक उपयोगों में से प्रथम है।

फोटोग्राफी के लिए प्रकाश की एक्टिनिक शक्ति का अनुमान लगाने के लिए एक्टिनोग्राफ संबंधित उपकरण है।

रासायनिक एक्टिनोमेट्री
रासायनिक एक्टिनोमेट्री में रासायनिक प्रतिक्रिया से उपज के माध्यम से चमकदार प्रवाह को मापना सम्मिलित है। इस प्रक्रिया के लिए ज्ञात क्वांटम उपज के साथ रसायन की आवश्यकता होती है और प्रतिक्रिया उत्पादों का सरलता से विश्लेषण किया जाता है।

एक्टिनोमीटर चुनना
पोटैशियम फ़ेरीऑक्सालेट का सामान्यतः उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रासंगिक तरंग दैर्ध्य (254 nm से 500 nm) की विस्तृत श्रृंखला पर उपयोग करने में आसान और संवेदनशील है। अन्य एक्टिनोमीटर में मैलाकाइट हरी ल्यूकोसाइनाइड्स, वैनेडियम (V)-आयरन (III) ऑक्सालेट और मोनोक्लोरोएसेटिक एसिड सम्मिलित हैं, चूंकि ये सभी एक्टिनोमीटर अंधेरे प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं, अर्थात, वे प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं। यह अवांछनीय है क्योंकि इसके लिए इसे ठीक करना होगा। गैस क्रोमैटोग्राफी द्वारा ब्यूट्रोफेनोन या पिपेरिलीन जैसे कार्बनिक एक्टिनोमीटर का विश्लेषण किया जाता है। अन्य एक्टिनोमीटर तरंग दैर्ध्य की सीमा के संदर्भ में अधिक विशिष्ट हैं, जिस पर क्वांटम पैप्रामाणितर निर्धारित की गई है। रीनेके नमक K[Cr(NH3)2(एनसीएस)4] निकट-यूवी क्षेत्र में प्रतिक्रिया करता है, चूंकि यह ऊष्मीय रूप से अस्थिर है। यूरेनिल ऑक्सालेट का ऐतिहासिक रूप से उपयोग किया गया है किन्तु विश्लेषण करने के लिए बहुत जहरीला और बोझिल है।

नाइट्रेट photodissociation में हालिया जांच हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट के फोटोलिसिस में उत्पादित हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स के लिए रेडिकल मेहतर के रूप में 2-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड और बेंज़ोइक एसिड का उपयोग किया है। चूंकि, उन्होंने मूल रूप से हाइड्रोजन पेरोक्साइड फोटोलिसिस के लिए क्वांटम उपज को कैलिब्रेट करने के लिए फेरीऑक्सालेट एक्टिनोमेट्री का उपयोग किया था। रेडिकल मैला ढोने वालों ने हाइड्रॉक्सिल रेडिकल के उत्पादन को मापने का व्यवहार्य विधि सिद्ध किया।

दृश्यमान रेंज में रासायनिक एक्टिनोमेट्री
Meso-diphenylhelianthrene रासायनिक एक्टिनोमेट्री के लिए दृश्यमान रेंज (400-700 एनएम) में उपयोग किया जा सकता है। यह रासायनिक उपाय 475-610 एनएम रेंज में है, किन्तु व्यापक वर्णक्रमीय रेंज में मापन इस रसायन के साथ किया जा सकता है यदि प्रकाश स्रोत का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ज्ञात हो।

यह भी देखें

 * एक्टिनोग्राफ