इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण

इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण का उपयोग परीक्षण (डीयूटीएस) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों मे संकेत प्रदर्शित करने और प्रतिक्रियाओं को अधिकृत करने के लिए किया जाता है इस प्रकार डीयूटी के उपयुक्त संचालन को सिद्ध किया जा सकता है या उपकरण में तकनीकी कमी का पता लगाया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर किसी भी उपयोगी कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण डीयूटीएस का उपयोग करना आवश्यक होता है।

प्रायोगिक इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग और असेंबली में कई अलग-अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो बहुत ही सरल और मितव्ययी (जैसे कि केवल एक प्रकाशिक बल्ब और एक परीक्षण लीड से युक्त परीक्षण प्रकाश) से लेकर अत्यंत जटिल और परिष्कृत जैसे स्वचालित परीक्षण उपकरण तक होते हैं एटीई में प्रायः इनमें से कई उपकरण वास्तविक और कृत्रिम रूपों में सम्मिलित होते हैं।

सामान्यतः उत्पादन परीक्षण करते समय या क्षेत्र में सम्मिलित उत्पादन इकाइयों की समस्या निवारण करते समय परिपथ और प्रणाली विकसित करते समय अधिक उन्नत परीक्षण उपकरण आवश्यक होता है।

मूलभूत उपकरण
परीक्षण के अंतर्गत परिपथ में वोल्टेज, धाराओं और घटकों की मूल माप के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया जाता है:
 * वोल्टमीटर (माप वोल्टेज)
 * ओममीटर- विद्युत प्रतिरोध मापता है।
 * ऐमीटर- उदाहरण गैल्वेनोमीटर या मिलियममीटर (विद्युत धारा)
 * मल्टीमीटर- वोल्ट ओम मिलियममीटर या डिजिटल मल्टीमीटर उपर्युक्त सभी को मापता है।
 * एलसीआर मीटर- प्रेरकत्व (L), धारिता (C), प्रतिरोध (R) मीटर और एलसीआर के मान को मापता है।

परीक्षण के अंतर्गत परिपथ की उत्तेजना के लिए निम्नलिखित का उपयोग किया जाता है: निम्नलिखित परीक्षण के अंतर्गत परिपथ की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं:
 * विद्युत की आपूर्ति
 * संकेतक उत्पादक
 * डिजिटल पैटर्न जनित्र
 * स्पंद जनित्र
 * दोलनदर्शी- समय के साथ परिवर्तित वोल्टेज को प्रदर्शित करता है।
 * आवृत्ति गणक- आवृत्ति मापने का यंत्र


 * परीक्षण

उन्नत या सामान्यतः कम उपयोग होने वाले उपकरण
मीटर:


 * सोलेनॉइड वाल्टमीटर ("विगी")
 * क्लैंप मापी (धारा ट्रांसड्यूसर)
 * ह्वीटस्टोन सेतु - विद्युत प्रतिरोध को शुद्ध रूप से मापता है।
 * धारिता मीटर- धारिता मापता है।
 * एलसीआर मीटर- प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध और उसके संयोजन को मापता है।
 * ईएमएफ मीटर- विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को मापता है।
 * विद्युतमापी- विद्युत आवेश प्रभाव के माध्यम से कभी-कभी छोटे वोल्टेज को भी मापता है।

परीक्षण:

 * आरएफ परीक्षण
 * संकेत शोध परीक्षण

विश्लेषक

 * तर्क विश्लेषक- डिजिटल परिपथ का परीक्षण
 * स्पेक्ट्रम विश्लेषक (एसए)- संकेतों की स्पेक्ट्मी ऊर्जा को मापता है।
 * प्रोटोकॉल विश्लेषक- परीक्षण कार्यक्षमता, प्रदर्शन और प्रोटोकॉल की अनुरूपता
 * सदिश संकेत विश्लेषक (वीएसए)- एसए की तरह लेकिन यह कई और उपयोगी डिजिटल विमॉडुलन भी कर सकता है।
 * समय-डोमेन परावर्तनमापी (विस्तृत केबलों की अखंडता का परीक्षण)
 * अर्धचालक वक्र अनुरेखण

संकेत उत्पन्न करने वाले उपकरण



 * संकेत उत्पन्न करने वाले उपकरण सामान्यतः आवृत्ति विस्तार जैसे, ऑडियो या रेडियो आवृत्ति या तरंग विस्तार द्वारा पहचाने जाते है।


 * आवृत्ति संश्लेषक
 * फलन जनित्र
 * डिजिटल पैटर्न जनित्र
 * स्पंद जनित्र
 * संकेत अंतःक्षेपक

विविध उपकरण

 * निरंतरता परीक्षक
 * केबल परीक्षक
 * बक्सकार औसत
 * हिपोट परीक्षक
 * नेटवर्क विश्लेषक- घटकों के एक विद्युत नेटवर्क को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
 * परीक्षण प्रकाश
 * ट्रांजिस्टर परीक्षक
 * ट्यूब परीक्षक
 * स्रोत माप इकाई (एसएमयू), एक परीक्षण उपकरण जो एक ही समय में विद्युत की आपूर्ति और वोल्टेज या धारा को मापने में सक्षम होता है।

प्लेटफॉर्म
स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और माप प्रणालियों को परिवर्तित करने के लिए धारा में कई मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्लेटफॉर्म सामान्य उपयोग में हैं। इन प्रणालियों को व्यापक रूप से आने वाले निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपसमूहों के उत्पादन परीक्षण के लिए नियोजित किया जाता है उद्योग-मानक संचार अंतरापृष्ठ लिंक संकेत स्रोतों की रूपरेखा या मेनफ्रेम-आधारित प्रणाली में माप उपकरणों के साथ जोड़ते हैं जो प्रायः बाहरी निजी कंप्यूटर पर चलने वाले सॉफ़्टवेयर या एप्लिकेशन के नियंत्रण में होते हैं।

जीपीआईबी/इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान-488
सामान्य प्रयोजन अंतरापृष्ठ (जीपीआईबी) एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान-488 (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा बनाया गया एक मानक) मानक समानांतर अंतरापृष्ठ है जिसका उपयोग कंप्यूटर में संवेदक और प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है जीपीआईबी एक डिजिटल 8-बिट समानांतर संचार अंतरापृष्ठ है जो 8 एमबीटी/एस से अधिक के डेटा स्थानांतरण को प्राप्त करने में सक्षम है यह 24-पिन संयोजक का उपयोग करके सिस्टम नियंत्रक को 14 उपकरणों तक डेज़ी-चेनिंग की स्वीकृति देता है यह उपकरणों में उपस्थित सबसे सामान्य इनपुट/आउटपुट इंटरफेस में से एक है और विशेष रूप से उपकरण नियंत्रण एप्लिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान-488 विनिर्देशों ने इस बस को मानकीकृत किया और इसके आधारिक सॉफ्टवेयर संचार नियमों को परिभाषित करते हुए इसके विद्युत, यांत्रिक और कार्यात्मक विनिर्देशों को परिभाषित किया है जीपीआईबी औद्योगिक सेटिंग्स में अनुप्रयोगों के लिए यह सबसे अच्छा कार्य करता है जिसके लिए उपकरण नियंत्रण को जटिल संयोजक की आवश्यकता होती है।

मूल जीपीआईबी मानक 1960 के दशक के अंत में हेवलेट पैकर्ड द्वारा विकसित किया गया था ताकि कंपनी द्वारा निर्मित प्रोग्राम योग्य उपकरणों को संबद्ध और नियंत्रित किया जा सके। डिजिटल नियंत्रकों और प्रोग्राम करने योग्य परीक्षण उपकरणों के प्रारम्भ मे विभिन्न विक्रेताओं से उपकरणों और नियंत्रकों के बीच संचार के लिए एक मानक, उच्च गति वाले इंटरफ़ेस की आवश्यकता को उत्पन्न किया और 1975 में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान ने एएनएसआई या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान मानक 488-1975, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान प्रोग्राम योग्य उपकरण के लिए मानक डिजिटल इंटरफ़ेस प्रकाशित किया था जिसमें एक इंटरफ़ेस सिस्टम के इलेक्ट्रिकल, यांत्रिक और कार्यात्मक विनिर्देश सम्मिलित थे इस मानक को बाद में 1978 (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान-488.1) और 1990 (इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान-488.2) में संशोधित किया गया था। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान 488.2 विनिर्देश में प्रोग्राम योग्य उपकरण (एससीपीआई) के लिए मानक कमांड सम्मिलित हैं, जो विशिष्ट कमांड को परिभाषित करते हैं जिसका अनुसरण प्रत्येक उपकरण वर्ग को करना चाहिए। एससीपीआई इन उपकरणों के बीच अनुकूलता और विन्यास को सुनिश्चित करता है।

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान-488 अधिक समय से लोकप्रिय है क्योंकि इसका उपयोग करना आसान होता है और प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों की विस्तृत प्रणालियों का लाभ प्राप्त कर सकते है हालाँकि, विस्तृत प्रणालियों की निम्नलिखित सीमाएँ हैं:


 * ड्राइवर फैनआउट: ड्राइवर फैनआउट क्षमता सिस्टम को 14 उपकरणों और एक नियंत्रक तक सीमित करती है।
 * केबल की लंबाई: केबल की लंबाई नियंत्रक उपकरण की दूरी को प्रति उपकरण दो मीटर या कुल 20 मीटर (जो भी कम हो) तक सीमित करती है यह एक कक्ष में विस्तृत सिस्टम या सिस्टम पर दूरस्थ माप की आवश्यकता वाले सिस्टम पर संचार समस्याओ को प्रयुक्त करता है।
 * प्राथमिक एड्रेस: प्राथमिक एड्रेस सिस्टम को प्राथमिक एड्रेस के साथ 30 उपकरणों तक सीमित करते हैं आधुनिक उपकरण लगभग ही कभी द्वितीयक एड्रेस का उपयोग करते हैं इसलिए यह सिस्टम के आकार पर 30-डिवाइस की सीमा रखता है।

यंत्र विन्यास के लिए एलएएन विस्तारण
एलएक्सआई मानक ईथरनेट का उपयोग कर उपकरण और डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के लिए संचार प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है प्रायः ये सिस्टम छोटे, मॉड्यूलर उपकरणों पर आधारित होते हैं जो कम लागत वाले मानक लैन (ईथरनेट) का उपयोग करते हैं एलएक्सआई-संगत उपकरण कार्ड-केज संरचना की लागत और फार्म कारक बाधाओं के अतिरिक्त मॉड्यूलर उपकरणों के आकार और एकीकरण का लाभ प्रदान करते हैं ईथरनेट संचार के उपयोग के माध्यम से, एलएक्सआई मानक वाणिज्यिक, औद्योगिक, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सैन्य अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में नम्य पैकेजिंग, उच्च गति इनपुट/आउटपुट और लैन अनुयोजकता के मानकीकृत उपयोग की स्वीकृति देता है प्रत्येक एलएक्सआई-अनुरूप उपकरण में गैर-एलएक्सआई उपकरणों के साथ संचार को सरल बनाने के लिए एक विनिमेय वर्चुअल उपकरण (आईवीआई) ड्राइवर सम्मिलित होता है इसलिए एलएक्सआई अनुवर्ती उपकरण उन उपकरणों के साथ संचार कर सकते हैं जो स्वयं एलएक्सआई के अनुरूप नहीं हैं अर्थात, ऐसे उपकरण जो जीपीआईबी, वीएक्सआई, पीएक्सआई, को नियोजित करते हैं यह उपकरणों के हाइब्रिड परिवर्तन के निर्माण और संचालन को सरल करता है।

एलएक्सआई उपकरण कभी-कभी परीक्षण और माप अनुप्रयोगों को परिवर्तित करने के लिए अंतः स्थापित परीक्षण लिपि प्रसंस्करण का उपयोग करके स्क्रिप्टिंग को नियोजित करते हैं। स्क्रिप्ट-आधारित उपकरण कई अनुप्रयोगों के लिए वास्तुशिल्प नम्यता और अपेक्षाकृत प्रदर्शन तथा कम लागत प्रदान करते हैं स्क्रिप्टिंग एलएक्सआई उपकरणों के लाभों को बढ़ाता है और एलएक्सआई ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है जो स्क्रिप्टिंग को सक्षम और उन्नत करती हैं हालांकि उपकरणों मे सम्मिलित एलएक्सआई मानकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपकरण प्रोग्राम करने योग्य हों या स्क्रिप्टिंग को प्रयुक्त करें, एलएक्सआई विनिर्देश में कई विशेषताएं प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों का अनुमान लगाती हैं तथा उपयोगी कार्यक्षमता प्रदान करती हैं और एलएक्सआई उपकरणों पर स्क्रिप्टिंग की क्षमताओं को विस्तृत करती हैं।

उपकरणों के लिए वीएमई विस्तारण
वीएक्सआई उपकरणों के लिए वीएमई विस्तारण मुख्य रूप से स्वचालित परीक्षण उपकरण (एटीई) के साथ उपयोग किए जाने वाले एक विद्युत और यांत्रिक मानक हैं वीएक्सआई विभिन्न विक्रेताओं के उपकरणों को एक सामान्य नियंत्रण और पैकेजिंग वातावरण में एक साथ कार्य करने की स्वीकृति देते है वीपीएक्स (अथवा वीटा-46) एक एएनएसआई मानक है जो वीएमईबस पर आधारित है जिसमें उच्च गति के अनुयोजक का उपयोग करके परिवर्तित संरचना के लिए समर्थन है वीएक्सआई उपकरण अनुप्रयोगों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए सामान्य प्रयोजन इंटरफ़ेस (जीपीआईबी) की सुविधाओं के साथ वीएमईबीयूएस विनिर्देशों को जोड़ती है वीएमई, वीपीएक्स और वीएक्सआई नियंत्रकों और प्रोसेसरों के लिए अन्य प्रौद्योगिकियां भी उपलब्ध हो सकती हैं।

वीएमई-वीपीएक्स और वीएक्सआई इंटरफ़ेस और एडेप्टर का चयन करने के लिए उपलब्ध तकनीकों के विश्लेषण की आवश्यकता होती है मूल वीएमईबीयूएस यूरोकार्ड्स, अशिष्ट परिपथ बोर्डों का उपयोग करती है जो स्थिरता के लिए एज संयोजक के अतिरिक्त 96-पिन प्लग प्रदान करते हैं वीएमई-64, वीएमईबीयूएस का एक विस्तारित संस्करण है जो 64-बिट डेटा स्थानातरण और एड्रेसिंग प्रदान करता है वीएमई-64 सुविधाओं में अतुल्यकालिक डेटा स्थानांतरण 16 और 40 बिट्स के बीच एक एड्रेसिंग दूरी 8 और 64 बिट्स के बीच डेटा एड्रेस की चौड़ाई और 80 एमबीटी/एस की बैंडविड्थ सम्मिलित हैं वीएमई-64 विस्तारित (वीएमई-64एक्स) मूल वीएमईबीयूएस का एक उन्नत संस्करण है जिसमें 160-पिन अनुयोजक समूह 3.3 V विद्युत आपूर्ति पिन 160 एमबीटी/एस तक बैंडविड्थ अंतःक्षेपक लॉकिंग नियंत्रण और हॉट स्वैप की क्षमता होती है वीएमई-160 160 एमबीटी/एस पर डेटा स्थानांतरण करता है और वीएमई-320 320 एमबीटी/एस की दर से डेटा स्थानांतरण करता है वीएक्सआई उपकरण अनुप्रयोगों की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए सामान्य प्रयोजन इंटरफ़ेस-बस (जीपीआईबी) की सुविधाओं के साथ वीएमईबीयूएस विनिर्देशों को संबद्ध करते है जहाँ वीएमई, वीपीएक्स और वीएक्सआई बस इंटरफेस और वीपीएक्स अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न अनुयोजक भी उपलब्ध होते हैं।

उपकरणों के लिए पीसीआई विस्तारण
उपकरणों के लिए पीसीआई विस्तारण एक पीएक्सआई परिधीय-बस है जो डेटा अधिग्रहण और वास्तविक समय नियंत्रण सिस्टम के लिए विशिष्ट है जिसको 1997 में प्रस्तुत किया गया थापीएक्सआई संक्षिप्त पीसीआई 3-यू और 6-यू फॉर्म कारकों का उपयोग करता है और माप अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त ट्रिगर-लाइन, एक स्थानीय बस और अन्य कार्यों को संबद्ध करता है। पीएक्सआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विनिर्देशों को पीएक्सआई सिस्टम एलायंस द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है विश्व में 50 से अधिक निर्माता पीएक्सआई हार्डवेयर का उत्पादन करते हैं।

यूनिवर्सल सीरियल बस (यूएसबी)
यूएसबी कीबोर्ड और माउस जैसे परिधीय उपकरणों को पीसी से जोड़ता है यूएसबी एक प्लग और प्ले बस है जो एक पोर्ट पर 127 उपकरणों तक संभाल सकती है सैद्धांतिक रूप से अधिकतम 480 एमबीटी/एस (यूएसबी 2.0 विनिर्देश द्वारा परिभाषित उच्चगति वाली यूएसबी) है क्योंकि यूएसबी पोर्ट पीसी की मानक विशेषताएं हैं वे पारंपरिक आनुक्रमिक पोर्ट प्रौद्योगिकी का स्वाभाविक विकास हैं हालांकि इसको कई कारणों से औद्योगिक परीक्षण और माप प्रणालियों के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है उदाहरण के लिए, यूएसबी केबल्स लगभग ही कभी औद्योगिक ग्रेड होते हैं प्रायः ये ध्वनि संवेदनशील होते हैं और सामान्य रूप से जुड़े नहीं होते हैं इसलिए आसानी से अलग हो जाते हैं नियंत्रक और उपकरण के बीच की अधिकतम दूरी कुछ मीटर तक सीमित होती है कुछ अन्य उपकरणों की तरह यूएसबी मुख्य रूप से एक प्रयोगशाला सेटिंग में अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए जटिल बस संयोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

आरएस-232
आरएस-232 धारावाहिक संचार के लिए एक विनिर्देश है जो विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक उपकरणों और साथ ही प्रिंटर जैसे बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए भी लोकप्रिय है। जीपीआईबी के विपरीत आरएस-232 इंटरफ़ेस के साथ एक समय में केवल एक डिवाइस को संबद्ध और नियंत्रित करना संभव होता है आरएस-232 भी 20 kB/s से कम की विशिष्ट डेटा दरों के साथ एक अपेक्षाकृत धीमा इंटरफ़ेस है आरएस-232 धीमी और कम कठोर संयोजन के साथ संगत प्रयोगशाला अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है।

परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर और चैनल विस्तार बस
वर्तमान में विकसित परीक्षण प्रणाली प्लेटफार्मों में से एक उच्च गति बस के साथ संयुक्त ऑनबोर्ड परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर से लैन उपकरण को नियोजित करता है इस दृष्टिकोण में एक "मास्टर" उपकरण परीक्षण स्क्रिप्ट (छोटा प्रोग्राम) चलाता है जो परीक्षण प्रणाली में विभिन्न "स्लेव" उपकरणों के संचालन को नियंत्रित करता है जिससे यह उच्च गति वाले लैन-आधारित ट्रिगर तुल्यकालन के माध्यम से जुड़ा होता है और अंतर-इकाई संचार बस मे स्क्रिप्टिंग क्रियाओं के अनुक्रम को समन्वयित करने के लिए स्क्रिप्टिंग भाषा में प्रोग्राम लिखे होते है।

यह दृष्टिकोण छोटे संदेश हस्तांतरण के लिए अनुकूलित है जो परीक्षण और मापन अनुप्रयोगों की विशेषता है बहुत कम नेटवर्क ओवरहेड और 100 एमबीटी/एस डेटा दर के साथ या वास्तविक अनुप्रयोगों में जीपीआईबी और 100बीटी इथरनेट की तुलना में अपेक्षाकृत तीव्र होते है।

इस प्लेटफ़ॉर्म का लाभ यह है कि सभी जुड़े हुए उपकरण एकीकृत बहु-चैनल सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं इसलिए उपयोगकर्ता लागत प्रभावी रूप से अपने आवश्यक चैनल की गणना करने के लिए अपने परीक्षण प्रणाली को माप सकते हैं इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म पर परिवर्तित की गई प्रणाली एक पूर्ण माप और स्वचालन समाधान के रूप में हो सकती है जिसमें मास्टर इकाई स्रोत, मापन, पास/असफल निर्णय, परीक्षण अनुक्रम प्रवाह नियंत्रण, बिनिंग और घटक नियंत्रक या जांचकर्ता को नियंत्रित करती है समर्पित ट्रिगर लाइनों के लिए समर्थन का अर्थ है कि इस उच्चगति बस से संबद्ध ऑनबोर्ड परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर से लैस कई उपकरणों के बीच तुल्यकालिक संचालन को अतिरिक्त ट्रिगर संपर्कन की आवश्यकता के अतिरिक्त प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षण उपकरण स्विचिंग
परीक्षण प्रणाली के विन्यास में एक उच्च गति स्वचालित परीक्षण स्विचिंग को जोड़ने से कई उपकरणों की अधिक लागत प्रभावी परीक्षण की स्वीकृति प्राप्त होती है प्रायः इसे परीक्षण त्रुटियों और लागत दोनों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एक परीक्षण प्रणाली के स्विचिंग परिवर्तन को डिजाइन करने के लिए स्थानांतरित किए जाने वाले संकेतों और परीक्षणों के साथ-साथ स्विचिंग हार्डवेयर कारकों की समझ की आवश्यकता होती है।

यह भी देखें

 * विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक मापने के उपकरण की सूची।
 * लोड पुल, लोड पुल परीक्षण के अंतर्गत एक डिवाइस मे उपस्थित प्रतिबाधा को व्यवस्थित रूप से अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त संवादात्मक शब्द।

बाहरी संबंध

 * एलएक्सआई Consortium
 * NIST’s 1588 Standard
 * ICS Electronics. “जीपीआईबी 101A Tutorial About the जीपीआईबी Bus.”, Retrieved December 29, 2009.
 * 
 * United Testing Systems Inc.