ऑप्टिकल टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर

एक ऑप्टिकल टाइम-डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (OTDR) एक optoelectronic  उपकरण है जिसका उपयोग  प्रकाशित तंतु  की विशेषता के लिए किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक [[समय डोमेन परावर्तक ]] का ऑप्टिकल समतुल्य है जो परीक्षण के तहत विद्युत केबल या  संचरण [[रोशनी ]] के विद्युत प्रतिबाधा को मापता है। एक ओटीडीआर परीक्षण के तहत फाइबर में ऑप्टिकल दालों की एक श्रृंखला को इंजेक्ट करता है और फाइबर के उसी छोर से, बिखरा हुआ प्रकाश (रेले स्कैटरिंग) या फाइबर के साथ बिंदुओं से वापस परिलक्षित होता है। बिखरा हुआ या परावर्तित प्रकाश जो वापस इकट्ठा होता है, ऑप्टिकल फाइबर को चिह्नित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वापसी दालों की ताकत को समय के कार्य के रूप में मापा और एकीकृत किया जाता है, और फाइबर की लंबाई के कार्य के रूप में प्लॉट किया जाता है।

ओटीडीआर उपकरण की विश्वसनीयता और गुणवत्ता
ओटीडीआर की विश्वसनीयता और गुणवत्ता इसकी सटीकता, माप सीमा, निकट दूरी की घटनाओं को हल करने और मापने की क्षमता, माप की गति और विभिन्न पर्यावरणीय चरम सीमाओं के तहत और विभिन्न प्रकार के शारीरिक शोषण के बाद संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन करने की क्षमता पर आधारित है। उपकरण को उसकी लागत, प्रदान की गई सुविधाओं, आकार, वजन और उपयोग में आसानी के आधार पर भी आंका जाता है।

ओटीडीआर की गुणवत्ता निर्दिष्ट करने में अक्सर उपयोग की जाने वाली कुछ शर्तें इस प्रकार हैं:
 * सटीकता: माप की शुद्धता के रूप में परिभाषित, यानी मापा मूल्य और मापी जा रही घटना के वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर।


 * माप रेंज: अधिकतम क्षीणन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उपकरण और मापी जा रही घटना के बीच रखा जा सकता है, जिसके लिए उपकरण अभी भी स्वीकार्य सटीकता सीमा के भीतर घटना को मापने में सक्षम होगा।


 * इंस्ट्रूमेंट रेजोल्यूशन: यह माप है कि दो घटनाओं के बीच कितना अंतर हो सकता है और फिर भी दो अलग-अलग घटनाओं के रूप में पहचाना जा सकता है। माप नाड़ी की अवधि और डेटा नमूनाकरण अंतराल ओटीडीआर के लिए एक संकल्प सीमा बनाते हैं। पल्स अवधि जितनी कम होगी और डेटा सैंपलिंग अंतराल जितना छोटा होगा, उपकरण का रिज़ॉल्यूशन उतना ही बेहतर होगा, लेकिन माप सीमा कम होगी। संकल्प भी अक्सर सीमित होता है जब शक्तिशाली प्रतिबिंब ओटीडीआर पर लौटते हैं और अस्थायी रूप से डिटेक्टर को अधिभारित करते हैं। जब ऐसा होता है, तो उपकरण द्वारा दूसरी फाइबर घटना को हल करने से पहले कुछ समय की आवश्यकता होती है। कुछ OTDR निर्माता रिज़ॉल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए "मास्किंग" प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। प्रक्रिया डिटेक्टर को उच्च-शक्ति फाइबर प्रतिबिंबों से ढाल या "मास्क" करती है, डिटेक्टर अधिभार को रोकती है और डिटेक्टर रिकवरी की आवश्यकता को समाप्त करती है।

ओटीडीआर की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के लिए उद्योग की आवश्यकताओं को ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) प्रकार के उपकरण के लिए सामान्य आवश्यकताएं में निर्दिष्ट किया गया है।

ओटीडीआर जैसे परीक्षण उपकरण के प्रकार
सामान्य प्रकार के ओटीडीआर-जैसे परीक्षण उपकरण हैं:
 * 1) फुल-फीचर ओटीडीआर:
 * पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर पारंपरिक, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर हैं। वे सुविधा संपन्न हैं और आमतौर पर हाथ से पकड़े जाने वाले ओटीडीआर या फाइबर ब्रेक लोकेटर की तुलना में बड़े, भारी और कम पोर्टेबल होते हैं। बड़े होने के बावजूद, उनका आकार और वजन प्रारंभिक पीढ़ी के ओटीडीआर का केवल एक अंश है। अक्सर एक पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर में एक मुख्य फ्रेम होता है जिसे कई फाइबर माप कार्यों को करने के लिए मल्टी-फंक्शन प्लग-इन इकाइयों के साथ लगाया जा सकता है। बड़े रंग के डिस्प्ले आम हैं। पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर में अक्सर अन्य प्रकार के ओटीडीआर जैसे उपकरणों की तुलना में अधिक माप सीमा होती है। अक्सर इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में और कठिन फाइबर मापन के लिए क्षेत्र में किया जाता है। अधिकांश पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर एसी और/या बैटरी से संचालित होते हैं।
 * 1) हैंड हेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर:
 * हैंड-हेल्ड (पूर्व में मिनी) ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर को अक्सर बैटरी पावर का उपयोग करते हुए, एक क्षेत्र के वातावरण में फाइबर नेटवर्क की समस्या निवारण के लिए डिज़ाइन किया गया है। दो प्रकार के उपकरण संचार प्रदाताओं द्वारा लिए गए फाइबर ऑप्टिक प्लांट के दृष्टिकोण के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। हैंड-हेल्ड, सस्ते ओटीडीआर का उद्देश्य उपयोग में आसान, हल्का, परिष्कृत ओटीडीआर है जो फील्ड डेटा एकत्र करता है और अल्पविकसित डेटा विश्लेषण करता है। वे पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर की तुलना में कम सुविधा संपन्न हो सकते हैं। डेटा संग्रह और परिष्कृत डेटा विश्लेषण करने के लिए अक्सर उनका उपयोग पीसी-आधारित सॉफ़्टवेयर के संयोजन में किया जा सकता है। हाथ से पकड़े जाने वाले ओटीडीआर आमतौर पर फाइबर लिंक को मापने और फाइबर ब्रेक, उच्च हानि के बिंदु, उच्च प्रतिबिंब, एंड-टू-एंड लॉस और ऑप्टिकल रिटर्न लॉस (ओआरएल) का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
 * फाइबर ब्रेक लोकेटर कम लागत वाले उपकरणों के लिए अभिप्रेत हैं, जिन्हें विशेष रूप से एक भयावह फाइबर घटना के स्थान को निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, उदाहरण के लिए, फाइबर ब्रेक, उच्च परावर्तन बिंदु, या उच्च हानि। फाइबर ब्रेक लोकेटर एक ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक टेप उपाय है जिसे केवल भयावह फाइबर घटनाओं की दूरी को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
 * सामान्य तौर पर, हैंड-हेल्ड ओटीडीआर और फाइबर ब्रेक लोकेटर हल्के और छोटे होते हैं, संचालित करने में आसान होते हैं, और पूर्ण-सुविधा वाले ओटीडीआर की तुलना में बैटरी पावर का उपयोग करने की अधिक संभावना होती है। हैंड-हेल्ड OTDRs और फाइबर ब्रेक लोकेटर्स के साथ मंशा फील्ड तकनीशियनों के लिए मानक टूल किट के हिस्से के रूप में एक से लैस होने के लिए पर्याप्त सस्ती है।
 * 1) आरएफटीएस में आरटीयू:
 * RTU, RFTS का परीक्षण मॉड्यूल है, जिसका वर्णन जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स फॉर रिमोट फाइबर टेस्टिंग सिस्टम्स (RFTSS) में किया गया है। एक RFTS फाइबर को एक केंद्रीय स्थान से स्वचालित रूप से परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। फाइबर नेटवर्क में प्रमुख बिंदुओं पर स्थित OTDR जैसे परीक्षण घटकों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। परीक्षण घटक समस्याओं का पता लगाने के लिए फाइबर को स्कैन करते हैं। यदि कोई समस्या पाई जाती है, तो उसका स्थान नोट कर लिया जाता है और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयुक्त कर्मियों को सूचित कर दिया जाता है। RFTS उस डेटाबेस तक सीधी पहुँच भी प्रदान कर सकता है जिसमें OTDR फाइबर ट्रेस की ऐतिहासिक जानकारी और भौतिक फाइबर संयंत्र के लिए कोई अन्य फाइबर रिकॉर्ड शामिल हैं।
 * चूंकि OTDRs और OTDR जैसे उपकरणों के संचार उद्योग में कई उपयोग हैं, ऑपरेटिंग वातावरण व्यापक रूप से घर के अंदर और बाहर दोनों में भिन्न होते हैं। ज्यादातर, हालांकि, इन परीक्षण सेटों को नियंत्रित वातावरण में संचालित किया जाता है, फाइबर वितरण फ्रेम पर उनके समाप्ति बिंदुओं पर फाइबर तक पहुंच होती है। आंतरिक वातावरण में केंद्रीय कार्यालय (सीओ), उपकरण हट, या नियंत्रित पर्यावरण वाल्ट (सीईवी) जैसे नियंत्रित क्षेत्र शामिल हैं। बाहरी वातावरण में उपयोग दुर्लभ है, लेकिन इसमें मैनहोल, हवाई मंच, खुली खाई, या स्प्लिसिंग वाहन में उपयोग शामिल हो सकता है।

ओटीडीआर डेटा प्रारूप
1990 के दशक के अंत में, OTDR उद्योग के प्रतिनिधियों और OTDR उपयोगकर्ता समुदाय ने OTDR फाइबर डेटा को संग्रहीत और विश्लेषण करने के लिए एक अद्वितीय डेटा प्रारूप विकसित किया। यह डेटा GR-196, ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (OTDR) प्रकार के उपकरण के लिए सामान्य आवश्यकताएं में विशिष्टताओं पर आधारित था। लक्ष्य वास्तव में डेटा प्रारूप के लिए सार्वभौमिक होना था, जिसमें सभी ओटीडीआर निर्माताओं द्वारा इसे लागू करने का इरादा था। ओटीडीआर आपूर्तिकर्ताओं ने डेटा प्रारूप को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया। जैसा कि वे आगे बढ़े, उन्होंने उपयोगकर्ताओं के बीच गलतफहमी के क्षेत्रों के साथ-साथ प्रारूप में विसंगतियों की पहचान की।

1997 से 2000 तक, ओटीडीआर आपूर्तिकर्ता सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के एक समूह ने समस्याओं और विसंगतियों को हल करने का प्रयास किया, जिसे तब "बेलकोर" ओटीडीआर डेटा प्रारूप कहा जाता था। ओटीडीआर डाटा फॉर्मेट यूजर ग्रुप (ओडीएफयूजी) कहे जाने वाले इस समूह ने प्रगति की है। तब से, कई ओटीडीआर डेवलपर्स ने अन्य डेवलपर्स के साथ व्यक्तिगत बातचीत की समस्याओं को हल करने और निर्माताओं के बीच क्रॉस उपयोग को सक्षम करने के लिए काम करना जारी रखा। 2011 में, टेल्कोर्डिया ने इस डेटा प्रारूप पर उद्योग की टिप्पणियों को ऑप्टिकल टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर (ओटीडीआर) डेटा प्रारूप नामक एक दस्तावेज़ में संकलित करने का निर्णय लिया। यह विशेष रिपोर्ट (एसआर) बेलकोर ओटीडीआर डेटा प्रारूप की स्थिति को सारांशित करती है, इसे टेल्कोर्डिया ओटीडीआर डेटा प्रारूप के रूप में पुनर्नामित करती है। डेटा प्रारूप ट्रेस डेटा और विश्लेषण जानकारी को बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए सभी ओटीडीआर-संबंधित उपकरणों के लिए अभिप्रेत है। प्रारंभिक कार्यान्वयन के लिए OTDR आपूर्तिकर्ता द्वारा मौजूदा OTDR ट्रेस फ़ाइलों को SR-4731 डेटा प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए और इस सार्वभौमिक प्रारूप से फ़ाइलों को उनके पुराने OTDRs द्वारा उपयोग करने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए स्टैंडअलोन सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता होती है। यह फ़ाइल रूपांतरण सॉफ़्टवेयर हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता, अंतिम उपयोगकर्ता या किसी तृतीय पक्ष द्वारा विकसित किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर मौजूदा उपकरणों के साथ ओटीडीआर डेटा प्रारूप की पिछड़ी अनुकूलता भी प्रदान करता है।

SR-4731 प्रारूप बाइनरी डेटा का वर्णन करता है। जबकि टेक्स्ट जानकारी कई क्षेत्रों में समाहित है, अधिकांश संख्याओं को 16-बिट (2-बाइट) या 32-बिट (4-बाइट) हस्ताक्षरित या अहस्ताक्षरित पूर्णांक के रूप में बाइनरी छवियों के रूप में संग्रहीत किया जाता है। इस फ़ाइल प्रारूप में बाइट ऑर्डरिंग स्पष्ट रूप से लो-बाइट ऑर्डरिंग है, जैसा कि इंटेल प्रोसेसर-आधारित मशीनों पर आम है। स्ट्रिंग फ़ील्ड को शून्य बाइट "\0" के साथ समाप्त किया जाता है। OTDR तरंग डेटा को लघु, अहस्ताक्षरित पूर्णांक डेटा के रूप में दर्शाया जाता है, जो समय में समान रूप से डेसिबल (dB) गुणा 1000 की इकाइयों में, अधिकतम शक्ति स्तर के संदर्भ में होता है। अधिकतम शक्ति स्तर शून्य पर सेट है, और सभी तरंग डेटा बिंदुओं को शून्य या नकारात्मक (साइन बिट निहित है) माना जाता है, ताकि इस प्रारूप में न्यूनतम शक्ति स्तर -65.535 dB हो, और शक्ति स्तर के बीच न्यूनतम रिज़ॉल्यूशन कदम 0.001 डीबी है। कुछ मामलों में, यह सभी तरंग बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त पावर रेंज प्रदान नहीं करेगा। इस कारण से, डेटा पॉइंट पावर रेंज का विस्तार करने के लिए स्केल फैक्टर का उपयोग शुरू किया गया है।

यह भी देखें

 * ऑप्टिकल रिटर्न लॉस