रूबिडियम मानक

रुबिडीयाम मानक या रूबिडीयाम परमाणु घड़ी एक आवृत्ति मानक है जिसमें रूबिडीयाम-87 परमाणुओं में निर्दिष्ट हाइपरफाइन_संरचना#Use_in_defining_the_SI_second_and_meter इलेक्ट्रॉनों का उपयोग आउटपुट आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।

सारांश
आरबी मानक सबसे सस्ती, कॉम्पैक्ट, और व्यापक रूप से उत्पादित परमाणु घड़ी है, जिसका उपयोग दूरदर्शन केन्द्र ों की आवृत्ति, परीक्षण उपकरण में सेलुलर बेस स्टेशन, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे  वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली  को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक रुबिडियम घड़ियाँ सीज़ियम मानकों की तुलना में कम सटीक होती हैं, जो प्राथमिक मानक के रूप में काम करती हैं, इसलिए रुबिडीयाम घड़ी एक माध्यमिक आवृत्ति मानक है।

सभी वाणिज्यिक रूबिडियम आवृत्ति मानक 6.8 गीगाहर्ट्ज़ के रूबिडियम हाइपरफाइन संक्रमण के लिए एक क्रिस्टल थरथरानवाला को अनुशासित करके संचालित होते हैं ($6,834,682,610.904 Hz$). एक अनुनाद सेल के माध्यम से एक फोटोडिटेक्टर तक पहुंचने वाले रूबिडियम निर्वहन दीपक  से प्रकाश की तीव्रता लगभग 0.1% कम हो जाएगी जब अनुनाद सेल में रूबिडियम वाष्प हाइपरफाइन संरचना के पास माइक्रोवेव पावर के संपर्क में आती है। संक्रमण आवृत्ति के माध्यम से एक  आकाशवाणी आवृति  आवृत्ति सिंथेसाइज़रक्रिस्टल के संदर्भ में) को स्वीप करते हुए प्रकाश डुबकी का पता लगाकर क्रिस्टल ऑसिलेटर को रूबिडीयाम संक्रमण में स्थिर किया जाता है।

यह भी देखें

 * हाइड्रोजन मेसर

ग्रन्थसूची

 * Stanford Research Systems documentation on the PRS10 frequency standard

बाहरी संबंध

 * NIST Time & Frequency A-Z Glossary - Resonance Frequency
 * Secondary Representation of the SI Second
 * PTB "Unit of Time"
 * USNO Rubidium Fountain Project
 * NPL Rubidium Fountain