स्वचालित परीक्षण उपकरण

स्वचालित परीक्षण उपकरण या स्वचालित परीक्षण उपकरण (एटीई) कोई भी उपकरण है जो एक उपकरण पर परीक्षण करता है, जिसे परीक्षण के अंतर्गत उपकरण (डीयूटी), परीक्षण के अंतर्गत उपकरण (ईयूटी) या परीक्षण के अंतर्गत इकाई (यूयूटी) के रूप में जाना जाता है, स्वचालन का उपयोग करके माप को शीघ्र करने के लिए और परीक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करें। स्वचालित परीक्षण उपकरण एक साधारण कंप्यूटर-नियंत्रित बहुमापी, या एक जटिल प्रणाली हो सकती है जिसमें बहुत अधिक जटिल परीक्षण उपकरण (वास्तविक या अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण) होते हैं जो स्वचालित रूप से परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक पैकेज्ड उपकरणों या चिप्स और एकीकृत परिपथ पर प्रणाली सहित वेफर परीक्षण पर दोषों का स्वचालित रूप से परीक्षण और निदान करने में सक्षम होते है।

जहां इसका उपयोग किया जाता है
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग में स्वचालित परीक्षण उपकरण का व्यापक रूप से निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉनिक घटकों और प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्वचालित परीक्षण उपकरण का उपयोग स्वचालित वाहन में वैमानिकी  और इलेक्ट्रॉनिक  प्रतिरूपक का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग रडार और तारविहीन संचार जैसे सैन्य एप्लीकेशन में किया जाता है।

अर्धचालक उद्योग में
अर्धचालक स्वचालित परीक्षण उपकरण, जिसे अर्धचालक उपकरणों के परीक्षण के लिए नामित किया गया है, सरल घटकों (प्रतिरोधकों, संधारित्र, और प्रेरित्र) से एकीकृत परिपथ (आईसी), मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी), और जटिल, पूरी तरह से संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला का परीक्षण कर सकता है।  इस प्रयोजन के लिए, जांच कार्ड का उपयोग किया जाता है। स्वचालित परीक्षण उपकरण प्रणाली को यह सत्यापित करने के लिए आवश्यक परीक्षण समय की मात्रा को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एक विशेष उपकरण कार्य करता है या अंतिम उपभोक्ता उत्पाद में भाग का उपयोग करने का अवसर मिलने से पहले इसके दोषों को तुरंत जांच करता  है। विनिर्माण कीमत को कम करने और उत्पादन में संशोधन करने के लिए, उपभोक्ता के साथ समाप्त होने वाले दोषपूर्ण उपकरणों को रोकने के लिए तैयार किए जाने के बाद अर्धचालक उपकरणो  का परीक्षण किया जाना चाहिए।

अवयव
अर्धचालक स्वचालित परीक्षण उपकरण संरचना में प्रमुख नियंत्रक (सामान्य रूप से एक कंप्यूटर) होता है जो एक या अधिक स्रोत और प्रग्रहण उपकरण (नीचे सूचीबद्ध) को समक्रमिक करता है। ऐतिहासिक रूप से, कस्टम-डिज़ाइन किए गए नियंत्रक या प्रसारण स्वचालित परीक्षण उपकरण प्रणाली द्वारा उपयोग किए जाते थे। परीक्षण के अंतर्गत उपकरण (डीयूटी) भौतिक रूप से स्वचालित परीक्षण उपकरण से एक अन्य रोबोटिक मशीन जिसे  प्रबंधकर्ता या  वेफर जांचकर्ता  कहा जाता है और एक अनुकूलित इंटरफ़ेस परीक्षण एडाप्टर (आईटीए) या स्थिरता के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो स्वचालित परीक्षण उपकरण के संसाधनों को परीक्षण के अंतर्गत उपकरण के अनुकूल बनाता है।

औद्योगिक पीसी
औद्योगिक पीसी 19 इंच के रैक मानकों में पैक किया गया एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें सिग्नल प्रेरक/सेंसिंग कार्ड को समायोजित करने के लिए पर्याप्त पीसीआई/पीसीआईई स्लॉट हैं। यह स्वचालित परीक्षण उपकरण में नियंत्रक की भूमिका निभाता है। इस पीसी में परीक्षण एप्लीकेशन का विकास और परिणाम भंडारण का प्रबंधन किया जाता है। अधिकांश आधुनिक अर्धचालक स्वचालित परीक्षण उपकरण में मापदंडों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्रोत या मापने के लिए कई कंप्यूटर नियंत्रित उपकरण सम्मिलित हैं। उपकरणों में डिवाइस विद्युत की आपूर्ति (डीपीएस), प्राचलिक माप इकाइयां (पीएमयू), यादृच्छिक तरंगरूप जनित्र (एडब्ल्यूजी), डिजिटाइज़र, डिजिटल आईओ और उपयोगिता आपूर्ति सम्मिलित हो सकती है। उपकरण परीक्षण के अंतर्गत उपकरण पर विभिन्न मापन करते हैं, और उपकरणों को समन्वयित किया जाता है ताकि वे उपयुक्त समय पर तरंगों को स्रोत और माप सकें। प्रतिक्रिया-समय की आवश्यकता के आधार पर, उत्तेजना और सिग्नल प्रग्रहण के लिए वास्तविक-समय प्रणाली पर भी विचार किया जाता है।

सामूहिक अंतर्संबंध
सामूहिक अंतर्संबंध परीक्षण उपकरणों (पीएक्सआई, वीएक्सआई, एलएक्सआई, जीपीआईबी, एससीएक्सआई, और पीसीआई) और परीक्षण के अंतर्गत उपकरणों/इकाइयों (डी/यूयूटी) के बीच एक संयोजक इंटरफ़ेस है। यह भाग स्वचालित परीक्षण उपकरण और डी/यूयूटी के बीच आने/जाने वाले संकेतों के लिए एक केन्द्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है।

उदाहरण: सरल विद्युत-दाब माप
उदाहरण के लिए, किसी विशेष अर्धचालक डिवाइस के वोल्टेज को मापने के लिए, स्वचालित परीक्षण उपकरण में डिजिटल सिग्नल प्रसंस्करण (डीएसपी) उपकरण प्रत्यक्ष वोल्टेज को मापते हैं और परिणाम सिग्नल प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) के लिए कंप्यूटर को प्रेषित करते हैं, जहां वांछित मान की गणना की जाती है। इस उदाहरण से पता चलता है कि पारंपरिक उपकरण, जैसे एम्मिटर, का उपयोग कई स्वचालित परीक्षण उपकरण में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपकरण सीमित संख्या में माप कर सकता है, और माप करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने में लगने वाला समय होगा। मापदंडों को मापने के लिए डिजिटल सिग्नल प्रसंस्करण का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ समय है। यदि हमें विद्युत सिग्नल के अधिकतम वोल्टेज और सिग्नल के अन्य पैरामीटरों की गणना करनी है, तो हमें अन्य पैरामीटरों का परीक्षण करने के लिए एक अधिकतम संसूचक उपकरण के साथ-साथ अन्य उपकरणों को भी नियोजित करना होगा। हालांकि, यदि डिजिटल सिग्नल प्रसंस्करण-आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो सिग्नल का एक प्रतिदर्श बनाया जाता है और अन्य मापदंडों की गणना एकल माप से की जा सकती है।

परीक्षण पैरामीटर आवश्यकताएँ बनाम परीक्षण समय
सभी उपकरणों का समान रूप से परीक्षण नहीं किया जाता है। परीक्षण कीमत जोड़ता है, इसलिए कम कीमत वाले घटकों का संभव्यता ही कभी पूरी तरह से परीक्षण किया जाता है, जबकि चिकित्सा या उच्च कीमत वाले घटकों (जहां विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है) का प्रायः परीक्षण किया जाता है।

लेकिन डिवाइस की कार्यात्मकता और अंतिम उपयोगकर्ता के आधार पर सभी मापदंडों के लिए उपकरण का परीक्षण करना आवश्यक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि डिवाइस को चिकित्सा या जीवन रक्षक उत्पादों में अनुप्रयोग मिलता है तो इसके कई मापदंडों का परीक्षण किया जाना चाहिए, और कुछ मापदंडों की प्रत्याभूति होनी चाहिए। लेकिन परीक्षण किए जाने वाले मापदंडों पर निर्णय लेना कीमत बनाम उत्पादन के आधार पर एक जटिल निर्णय है। यदि डिवाइस एक जटिल डिजिटल डिवाइस है, जिसमें हजारों गेट हैं, तो परीक्षण त्रुटिपूर्ण विज्ञापन क्षेत्र की गणना की जानी चाहिए। यहां पुनः, परीक्षण आर्थिक के आधार पर निर्णय जटिल है, डिवाइस में आवृत्ति, संख्या और आई/ओ के प्रकार और अंतिम उपयोग एप्लिकेशन के आधार पर होता है।

हैंडलर या प्रोबर और डिवाइस परीक्षण एडेप्टर
स्वचालित परीक्षण उपकरण का उपयोग पैक किए गए भागों (विशिष्ट आईसी 'चिप') या प्रत्यक्ष रूप से सिलिकॉन वेफ़र पर किया जा सकता है। डिवाइस को अनुकूलित इंटरफ़ेस बोर्ड पर रखने के लिए पैकेज किए गए भाग एक हैंडलर का उपयोग करते हैं, जबकि सिलिकॉन वेफर्स का परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से उच्च परिशुद्धता जांच के साथ किया जाता है। स्वचालित परीक्षण उपकरण प्रणाली परीक्षण के अंतर्गत उपकरण का परीक्षण करने के लिए हैंडलर या प्रोबर के साथ परस्पर क्रिया करता है।

हैंडलर्स के साथ पैक किया गया भाग स्वचालित परीक्षण उपकरण
स्वचालित परीक्षण उपकरण प्रणाली सामान्य रूप से एक स्वचालित अवस्थापन उपकरण के साथ इंटरफ़ेस करता है, जिसे हैंडलर कहा जाता है, जो भौतिक रूप से परीक्षण के अंतर्गत उपकरण (डीयूटी) को इंटरफ़ेस परीक्षण एडाप्टर (आईटीए) पर रखता है ताकि इसे उपकरण द्वारा मापा जा सके। एक इंटरफ़ेस परीक्षण एडॉप्टर (आईटीए) भी हो सकता है, एक उपकरण जो स्वचालित परीक्षण उपकरण और परीक्षण के अंतर्गत उपकरण (जिसे परीक्षण के अंतर्गत इकाई या यूयूटी भी कहा जाता है) के बीच इलेक्ट्रॉनिक संयोजन बनाता है, लेकिन इसमें स्वचालित परीक्षण उपकरण के बीच संकेतों को अनुकूलित करने के लिए एक अतिरिक्त परिपथिकी भी हो सकती है। और परीक्षण के अंतर्गत उपकरण और परीक्षण के अंतर्गत उपकरण को आयोजित करने के लिए भौतिक सुविधाएं हैं। अंत में, इंटरफ़ेस परीक्षण एडॉप्टर और परीक्षण के अंतर्गत उपकरण के बीच संबंध को जोड़ने के लिए एक सॉकेट (संयोजक) का उपयोग किया जाता है। एक सॉकेट को एक उत्पादन स्थल की परिशुद्ध मांगों से संरक्षित करना चाहिए, इसलिए उन्हें सामान्य रूप से बार-बार बदला जाता है।

सरल विद्युत इंटरफ़ेस आरेख: ATE → ITA → DUT (package) ← Handler

प्रोबर के साथ सिलिकॉन वेफर एटीई
वेफर-आधारित स्वचालित परीक्षण उपकरण सामान्य रूप से वेफर प्रोबर नामक डिवाइस का उपयोग करते हैं जो डिवाइस का परीक्षण करने के लिए एक सिलिकॉन वेफर पर चलता है।

सरल विद्युत इंटरफ़ेस आरेख: ATE → Prober → Wafer (DUT)

बहु-साइट
परीक्षण समय को अपेक्षाकृत अधिक अच्छा बनाने का एक तरीका एक साथ कई उपकरणों का परीक्षण करना है। स्वचालित परीक्षण उपकरण प्रणाली अब कई साइटों का समर्थन कर सकता है जहां प्रत्येक साइट द्वारा स्वचालित परीक्षण उपकरण संसाधनों को साझा किया जाता है। कुछ संसाधनों का उपयोग पैरेलल में किया जा सकता है, अन्य को प्रत्येक परीक्षण के अंतर्गत उपकरण को क्रमबद्ध किया जाना चाहिए।

प्रोग्रामिंग स्वचालित परीक्षण उपकरण
स्वचालित परीक्षण उपकरण कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर भाषाओं (जैसे C (प्रोग्रामिंग भाषा),  C ++ ,  जावा (प्रोग्रामिंग भाषा) , पायथन (प्रोग्रामिंग भाषा),  प्रयोगशाला देखें या स्मॉलटॉक) का उपयोग मानक और  ट्रेडमार्क युक्त एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से स्वचालित परीक्षण उपकरण उपकरण को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त कथन के साथ करता है।  साथ ही कुछ समर्पित कंप्यूटर भाषाएँ सम्मिलित हैं, जैसे सभी प्रणालियों के लिए संक्षिप्त परीक्षण भाषा (एटलस) है। राष्ट्रीय उपकरण के टेस्टस्टैंड जैसे परीक्षण निष्पादन इंजन का उपयोग करके स्वचालित परीक्षण उपकरण को भी स्वचालित किया जा सकता है।

कभी-कभी परीक्षणों की श्रृंखला को डिजाइन करने में सहायता के लिए स्वत: परीक्षण पैटर्न उत्पादन का उपयोग किया जाता है।

परीक्षण डेटा (एसटीडीएफ)
मानक परीक्षण डेटा स्वरूप (एसटीडीएफ) का उपयोग कर अर्धचालक उद्योग आउटपुट डेटा में उपयोग किए जाने वाले कई स्वचालित परीक्षण उपकरण प्लेटफॉर्म होते है।

निदान तकनीक
स्वचालित परीक्षण उपकरण निदान तकनीक स्वचालित परीक्षण उपकरण परीक्षण का भाग है जो दोषपूर्ण घटकों को निर्धारित करता है। स्वचालित परीक्षण उपकरण परीक्षण दो मूल फ़ंक्शन होते हैं। सबसे पहले यह जांचना है कि परीक्षण के अंतर्गत डिवाइस सही से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा है जब कारण का निदान करने के लिए परीक्षण के अंतर्गत उपकरण सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है। नैदानिक ​​भाग परीक्षण का सबसे कठिन और कीमती भाग हो सकता है। स्वचालित परीक्षण उपकरण के लिए क्लस्टर या घटकों के अस्पष्टता समूह में विफलता को कम करना सामान्य है। इन अस्पष्टता समूहों को कम करने में सहायता करने का एक तरीका स्वचालित परीक्षण उपकरण प्रणाली में एनालॉग चिह्नक विश्लेषण परीक्षण को जोड़ना है। निदान तकनीक प्रायः सतत जांच परीक्षण के उपयोग से सहायता प्राप्त होती है।

परीक्षण उपकरण स्विचिंग
परीक्षण प्रणाली के कॉन्फिगरेशन में उच्च-गति स्वचालित परीक्षण स्विचिंग को जोड़ने से कई उपकरणों के तीव्र, अधिक कीमत प्रभावी परीक्षण की स्वीकृति मिलती है, और इसे परीक्षण त्रुटियों और कीमत दोनों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक परीक्षण प्रणाली के स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन को डिजाइन करने के लिए स्विच किए जाने वाले संकेतों और किए जाने वाले परीक्षणों के साथ-साथ स्विचिंग हार्डवेयर रूप कारकों की समझ की आवश्यकता होती है।

परीक्षण उपकरण प्लेटफॉर्म
स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण और माप प्रणालियों को कॉन्फ़िगर करने के लिए वर्तमान में कई मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्लेटफॉर्म सामान्य उपयोग में हैं। इन प्रणालियों को व्यापक रूप से आने वाले निरीक्षण, गुणवत्ता प्रत्याभूति और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उपसमूहों के उत्पादन परीक्षण के लिए नियोजित किया जाता है। उद्योग-मानक संचार इंटरफेस 19 इंच के रैक-और-स्टैक या चेसिस-/मेनफ्रेम-आधारित प्रणाली में माप उपकरणों के साथ सिग्नल स्रोतों को जोड़ते हैं, जो प्रायः बाहरी पीसी पर चलने वाले कस्टम सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन के नियंत्रण में होते हैं।

जीपीआईबी/आईईईई-488
सामान्य प्रयोजन इंटरफ़ेस बस (जीपीआईबी) एक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान-488 (विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान द्वारा बनाया गया एक मानक) मानक पैरेलल इंटरफ़ेस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में सेंसर और प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जीपीआईबी एक डिजिटल 8-बिट पैरेलल संचार इंटरफेस है जो 8 एमबीटी/एस से अधिक के डेटा स्थानांतरण को प्राप्त करने में सक्षम है। यह 24-पिन संयोजक का उपयोग करके प्रणाली नियंत्रक को 14 उपकरणों तक डेज़ी-श्रृंखलन की स्वीकृति देता है। यह उपकरणों में सम्मिलित सबसे सामान्य आई/ओ इंटरफेस में से एक है और विशेष रूप से उपकरण नियंत्रण एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान-488 विनिर्देशों ने इस बस को मानकीकृत किया और इसके मूल सॉफ्टवेयर संचार नियमों को परिभाषित करते हुए इसके विद्युत, यांत्रिक और कार्यात्मक विनिर्देशों को परिभाषित किया। जीपीआईबी औद्योगिक संस्थापन में एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छा कार्य करता है जिसके लिए उपकरण नियंत्रण के लिए दृढ़ संयोजन की आवश्यकता होती है।

मूल जीपीआईबी मानक 1960 के दशक के अंत में हेवलेट-पैकार्ड द्वारा विकसित किया गया था ताकि कंपनी द्वारा निर्मित प्रोग्राम योग्य उपकरणों को संयोजित और नियंत्रित किया जा सके। डिजिटल नियंत्रकों और प्रोग्राम करने योग्य परीक्षण उपकरणों के प्रारंभ ने विभिन्न विक्रेताओं से उपकरणों और नियंत्रकों के बीच संचार के लिए एक मानक, उच्च गति वाले इंटरफ़ेस की आवश्यकता उत्पन्न की। 1975 में, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान ने अमेरिकन राष्ट्रीय मानक संस्थान/विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान मानक 488-1975, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान प्रोग्रामेबल उपकरण के लिए मानक डिजिटल इंटरफ़ेस प्रकाशित किया, जिसमें एक इंटरफेसिंग प्रणाली के विद्युत, यांत्रिक और कार्यात्मक विनिर्देश सम्मिलित थे। इस मानक को बाद में 1978 (विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान-488.1) और 1990 (विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान-488.2) में संशोधित किया गया था। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान 488.2 विनिर्देश में प्रोग्रामेबल उपकरण (एससीपीआई) के लिए मानक कमांड सम्मिलित हैं, जो विशिष्ट कमांड को परिभाषित करते हैं जिसका अनुसरण प्रत्येक उपकरण वर्ग को करना चाहिए। एससीपीआई इन उपकरणों के बीच अनुकूलता और विन्यास सुनिश्चित करता है।

विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान-488 बस लंबे समय से लोकप्रिय रही है क्योंकि इसका उपयोग करना आसान है और प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों और प्रोत्साहन के बड़े चयन का लाभ उठाती है। हालाँकि, बड़ी प्रणालियों की निम्नलिखित सीमाएँ हैं:


 * ड्राइवर फैनआउट क्षमता प्रणाली को 14 उपकरणों और एक नियंत्रक तक सीमित करती है।
 * केबल की लंबाई नियंत्रक-उपकरण की दूरी को प्रति उपकरण दो मीटर या कुल 20 मीटर, जो भी कम हो, तक सीमित करती है। यह एक कमरे में विस्तृत प्रणाली या प्रणाली पर दूरस्थ माप की आवश्यकता वाले प्रणाली पर प्रसारण समस्याएं लगाता है।
 * प्राथमिक एड्रैस प्रणाली को प्राथमिक एड्रैस के साथ 30 उपकरणों तक सीमित करते हैं। आधुनिक उपकरण संभव्यता ही कभी द्वितीयक पतों का उपयोग करते हैं इसलिए यह प्रणाली आकार पर 30-डिवाइस की सीमा रखता है।

उपकरण के लिए लैन एक्सटेंशन (एलएक्सआई)
उपकरण मानक के लिए लैन एक्सटेंशन ईथरनेट का उपयोग कर उपकरण और डाटा अधिग्रहण प्रणाली के लिए संचार प्रोटोकॉल को परिभाषित करता है। ये प्रणाली छोटे, मॉड्यूलर उपकरणों पर आधारित हैं, जो कम कीमत वाले, मुक्त मानक लैन (ईथरनेट) का उपयोग करते हैं। एलएक्सआई-संगत उपकरण कार्ड-केज संरचना की कीमत और रूप कारक नियन्त्रण के बिना मॉड्यूलर उपकरणों के आकार और एकीकरण लाभ प्रदान करते हैं। ईथरनेट संचार के उपयोग के माध्यम से, एलएक्सआई मानक वाणिज्यिक, औद्योगिक,  अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सैन्य एप्लीकेशन की एक विस्तृत श्रृंखला में नम्य पैकेजिंग, उच्च गति आई/ओ और लोकल एरिया नेटवर्क संबद्धता के मानकीकृत उपयोग की स्वीकृति देता है। प्रत्येक एलएक्सआई-अनुरूप उपकरण में गैर-एलएक्सआई उपकरणों के साथ संचार को सरल बनाने के लिए एक विनिमेय वर्चुअल उपकरण (आईवीआई) संचालक सम्मिलित होता है, इसलिए एलएक्सआई-अनुरूप उपकरण उन उपकरणों के साथ संचार कर सकते हैं जो स्वयं एलएक्सआई अनुरूप नहीं हैं अर्थात, ऐसे उपकरण जो जीपीआईबी, वीएक्सआई, पीएक्सआई, को नियोजित करते हैं। यह उपकरणों के हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन के निर्माण और संचालन को सरल करता है।

एलएक्सआई उपकरण कभी-कभी परीक्षण और माप एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने के लिए अंतःस्थापित परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर का उपयोग करके स्क्रिप्टिंग को नियोजित करते हैं। स्क्रिप्ट-आधारित उपकरण कई एप्लीकेशन के लिए संरचना संशोधन, अधिकतम प्रदर्शन और कम कीमत प्रदान करते हैं। स्क्रिप्टिंग एलएक्सआई उपकरणों के लाभों को बढ़ाता है, और एलएक्सआई ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है जो स्क्रिप्टिंग को सक्षम और उन्नत करती हैं। हालांकि उपकरण के लिए लैन एक्सटेंशन मानकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उपकरण प्रोग्राम करने योग्य हों या स्क्रिप्टिंग को प्रयुक्त करें, एलएक्सआई विनिर्देश में कई विशेषताएं प्रोग्राम करने योग्य उपकरणों का अनुमान लगाती हैं और उपयोगी कार्यक्षमता प्रदान करती हैं जो एलएक्सआई-अनुरूप उपकरणों पर स्क्रिप्टिंग की क्षमताओं को बढ़ाती हैं।

उपकरण के लिए वीएमई एक्सटेंशन ( वीएक्सआई )
वीएक्सआई बस संरचना VMEbus पर आधारित स्वचालित परीक्षण के लिए एक खुला मानक मंच है। 1987 में पेश किया गया, वीएक्सआई सभी यूरोकार्ड फॉर्म कारकों का उपयोग करता है और माप एप्लीकेशन के लिए उपयुक्त ट्रिगर लाइन, एक स्थानीय बस और अन्य कार्यों को जोड़ता है। वीएक्सआई प्रणाली 13 स्लॉट तक मेनफ्रेम या चेसिस पर आधारित होते हैं जिनमें विभिन्न वीएक्सआई इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल स्थापित किए जा सकते हैं। चेसिस चेसिस और इसमें सम्मिलित उपकरणों के लिए सभी बिजली आपूर्ति और शीतलन आवश्यकताओं को भी प्रदान करता है। वीएक्सआई बस मॉड्यूल सामान्य रूप से ऊंचाई में रैक इकाई होते हैं।

उपकरण (पीएक्सआई) के लिए पीसीआई एक्सटेंशन
पीएक्सआई एक परिधीय बस है जो डेटा अधिग्रहण और वास्तविक-समय कंट्रोल प्रणाली के लिए विशिष्ट है। 1997 में पेश किया गया, पीएक्सआई कॉम्पैक्टपीसीआई रैक यूनिट और रैक यूनिट फॉर्म फैक्टर का उपयोग करता है और माप एप्लीकेशन के लिए ट्रिगर लाइन, एक स्थानीय बस और अन्य कार्यों को जोड़ता है। पीएक्सआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विनिर्देशों को पीएक्सआई प्रणाली एलायंस द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है। दुनिया भर में 50 से अधिक निर्माता पीएक्सआई हार्डवेयर का उत्पादन करते हैं।

यूनिवर्सल सीरियल बस (यूएसबी)
USB परिधीय उपकरणों, जैसे कि कीबोर्ड और चूहों को पीसी से जोड़ता है। USB एक प्लग एंड प्ले बस है जो एक पोर्ट पर 127 उपकरणों को संभाल सकती है, और सैद्धांतिक रूप से अधिकतम 480 Mbit/s (USB 2.0 विनिर्देश द्वारा परिभाषित उच्च गति USB) है। क्योंकि USB पोर्ट पीसी की मानक विशेषताएं हैं, वे पारंपरिक सीरियल पोर्ट तकनीक का स्वाभाविक विकास हैं। हालाँकि, कई कारणों से औद्योगिक परीक्षण और माप प्रणालियों के निर्माण में इसका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है; उदाहरण के लिए, यूएसबी केबल्स औद्योगिक ग्रेड नहीं हैं, शोर संवेदनशील हैं, गलती से अलग हो सकते हैं, और नियंत्रक और डिवाइस के बीच अधिकतम दूरी 30 मीटर है। RS-232 की तरह, USB एक प्रयोगशाला सेटिंग में एप्लीकेशन के लिए उपयोगी है, जिसके लिए कठोर बस संयोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

RS-232
RS-232 धारावाहिक संचार के लिए एक विनिर्देश है जो विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक उपकरणों में लोकप्रिय है, साथ ही प्रिंटर जैसे बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए भी। जीपीआईबी के विपरीत, RS-232 इंटरफ़ेस के साथ, एक समय में केवल एक डिवाइस को संयोजित और नियंत्रित करना संभव है। RS-232 भी एक अपेक्षाकृत धीमा इंटरफ़ेस है, जिसमें विशिष्ट डेटा दर 20 kbytes/s से कम है। RS-232 धीमी, कम कठोर संयोजन के साथ संगत प्रयोगशाला एप्लीकेशन के लिए सबसे उपयुक्त है। यह ±24 वोल्ट की आपूर्ति पर कार्य करता है

JTAG/सीमा-स्कैन विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान Std 1149.1
बाउंड्री स्कैन | JTAG / बाउंड्री-स्कैन को एक IC के पिन को नियंत्रित करने और परीक्षण लक्ष्य (यूयूटी) पर निरंतरता (इंटरकनेक्शन) परीक्षणों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से PCB-लेवल या प्रणाली-लेवल इंटरफ़ेस बस के रूप में लागू किया जा सकता है और कार्यात्मक क्लस्टर भी तर्क उपकरणों या उपकरणों के समूह पर परीक्षण। इसे अन्य उपकरण के लिए एक कंट्रोलिंग इंटरफ़ेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे स्वयं IC में एम्बेड किया जा सकता है (विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर संस्थान 1687 देखें) या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बाहरी नियंत्रणीय परीक्षण प्रणाली का भाग हैं।

परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर और एक चैनल विस्तार बस
सबसे हाल ही में विकसित परीक्षण प्रणाली प्लेटफार्मों में से एक उच्च गति बस के साथ संयुक्त ऑनबोर्ड परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर से लैस उपकरण को नियोजित करता है। इस दृष्टिकोण में, एक मास्टर उपकरण एक परीक्षण स्क्रिप्ट (एक छोटा प्रोग्राम) चलाता है जो परीक्षण प्रणाली में विभिन्न दास उपकरणों के संचालन को नियंत्रित करता है, जिससे यह उच्च गति वाले लोकल एरिया नेटवर्क-आधारित ट्रिगर तुल्यकालन और अंतर-इकाई संचार के माध्यम से जुड़ा होता है। बस। स्क्रिप्टिंग क्रियाओं के अनुक्रम को समन्वयित करने के लिए स्क्रिप्टिंग भाषा में प्रोग्राम लिख रही है।

यह दृष्टिकोण छोटे संदेश हस्तांतरण के लिए अनुकूलित है जो परीक्षण और मापन एप्लीकेशन की विशेषता है। बहुत कम नेटवर्क ओवरहेड और 100Mbit/sec डेटा दर के साथ, यह वास्तविक एप्लीकेशन में जीपीआईबी और 100BaseT ईथरनेट से काफी तेज है।

इस प्लेटफ़ॉर्म का लाभ यह है कि सभी जुड़े हुए उपकरण एक कड़े एकीकृत मल्टी-चैनल प्रणाली के रूप में व्यवहार करते हैं, इसलिए उपयोगकर्ता कीमत प्रभावी ढंग से अपने आवश्यक चैनल की गणना करने के लिए अपने परीक्षण प्रणाली को माप सकते हैं। इस प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म पर कॉन्फ़िगर की गई प्रणाली एक पूर्ण माप और स्वचालन समाधान के रूप में अकेले खड़ी हो सकती है, जिसमें मास्टर यूनिट सोर्सिंग, मापन, पास / असफल निर्णय, परीक्षण अनुक्रम प्रवाह नियंत्रण, बिनिंग और घटक हैंडलर या जांचकर्ता को नियंत्रित करती है। समर्पित ट्रिगर लाइनों के लिए समर्थन का अर्थ है कि इस हाई स्पीड बस से जुड़े ऑनबोर्ड परीक्षण स्क्रिप्ट प्रोसेसर से लैस कई उपकरणों के बीच तुल्यकालिक संचालन को अतिरिक्त ट्रिगर संयोजन की आवश्यकता के बिना प्राप्त किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण
 * आईईईई-488 / आईईईई-488
 * इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लैन एक्सटेंशन
 * एम-मॉड्यूल
 * पीएक्सआई
 * परीक्षण स्वचालन (सॉफ्टवेयर का परीक्षण)
 * परीक्षण निष्पादन इंजन (परीक्षण के लिए सॉफ्टवेयर)
 * वीएमईबस
 * वीएक्सआई

बाहरी संबंध

 * System Integration of an Open-Architecture Test System by Yuhai Ma, Advantest America Inc. (July 2006)
 * ATE automatic testing basics.
 * Impact of Cable Losses – application note defines and details the sources for cable loss in automatic tester systems (ATE).
 * जीपीआईबी 101A Tutorial About the जीपीआईबी Bus ICS Electronics (retrieved December 29, 2009).
 * List of books covering automatic test systems and applications (retrieved July 20, 2011).