छोटी बूंद प्रतिधारा क्रोमैटोग्राफी

छोटी बूंद प्रतिधारा क्रोमैटोग्राफी (DCCC या DCC) को 1970 में तनीमुरा, पिसानो, इटो और बोमन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। DCCC को तरल-तरल पृथक्करण का एक रूप माना जाता है, जिसमें प्रतिधारा वितरण और प्रतिधारा क्रोमैटोग्राफी सम्मिलित है, जो श्रृंखला में जुड़े ऊर्ध्वाधर काँच के स्तंभों के संग्रह में रखे गए एक तरल स्थिर चरण को नियोजित करता है। गतिशील चरण बूंदों के रूप में स्तंभों से होकर गुजरता है। DCCC उपकरण को निचले चरण के स्थिर और ऊपरी चरण को प्रत्येक कॉलम के नीचे प्रस्तुत किए जाने के साथ चलाया जा सकता है। या इसे ऊपरी चरण स्थिर और निचले चरण को स्तंभ के ऊपर से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में, गुरुत्वाकर्षण के कार्य को अलग-अलग घनत्व के दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को प्रभावित करने की अनुमति दी जाती है ताकि चिन्हित बूंदों का निर्माण किया जा सके जो स्तंभ के माध्यम से उठते या उतरते हैं। गतिशील चरण को एक दर पर स्पंदित किया जाता है जो बूंदों को बनाने की अनुमति देगा जो ऊपरी और निचले चरणों के बीच एक यौगिक के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को अधिकतम करता है। यौगिक जो ऊपरी चरण में अधिक घुलनशील होते हैं, स्तंभ के माध्यम से जल्दी से यात्रा करेंगे, जबकि यौगिक जो स्थिर चरण में अधिक घुलनशील होते हैं, वे रुके रहेंगे। पृथक्करण इसलिए होता है क्योंकि दो चरणों के बीच अलग-अलग यौगिक अलग-अलग वितरण करते हैं, जिसे विभाजन गुणांक कहा जाता है।

द्‍विप्रावस्थिक विलायक प्रणाली को सावधानी से प्रतिपादित किया जाना चाहिए ताकि यह DCCC स्तंभ में उचित प्रदर्शन करे। बूंदों को बनाने के लिए विलायक प्रणाली को अतिरिक्त पायसीकरण के बिना दो चरणों का निर्माण करना चाहिए। दो चरणों का घनत्व भी पर्याप्त रूप से भिन्न होना चाहिए ताकि चरण स्तंभ में एक दूसरे से आगे बढ़ सकें। कई DCCC विलायक प्रणाली में क्लोरोफार्म और पानी दोनों होते हैं। बीजीय प्रकाशन में उपयोग की जाने वाली विलायक प्रणाली क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल और जलीय 0.1 एम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाई गई थी। बाद के कई विलायक प्रणालियाँ क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल और पानी के साथ बनाए गए थे, जिन्हें कभी-कभी ChMWat विलायक प्रणाली के रूप में दर्शाया जाता है।ref name="Hostettmann 1980 1–18"> Solvent systems formulated with n-butanol, water and a modifier such as acetic acid, pyridine or n-propanol have also enjoyed some success in DCCC. In some cases, non-aqueous biphasic solvent systems such as acetonitrile and methanol have been utilized.

DCCC और अन्य प्रकार की प्रतिधारा क्रोमैटोग्राफी तकनीकों के बीच मुख्य अंतर यह है कि यौगिकों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण को बढ़ाने के लिए चरणों का कोई कठोर मिश्रण नहीं है जो उन्हें दो चरणों के बीच वितरित करने की अनुमति देता है। 1951 में कीज़ और डेविस ने DCCC के समान एक उपकरण का वर्णन किया। उन्होंने खुली नलिकाओं की एक श्रृंखला बनाई जो एक कम घने स्थिर चरण के माध्यम से एक अधिक घने चरण को रिसकन करने के लिए एक जलप्रपात में व्यवस्थित की गई थी या इसके विपरीत, एक कम घने चरण को अधिक घने चरण के माध्यम से रिसकन करने के लिए नलिका के नीचे प्रस्तुत किया जा सकता था।. 1954 में, केप्स द्वारा एक अंशांकन स्तंभ प्रस्तुत किया गया था, जो छिद्रित प्लास्टिक चकती वाले कक्षों में विभाजित एक सीसीसी स्तंभ जैसा दिखता था। इसी तरह के DCCC-प्रकार के उपकरण ए.ई. कोस्तन्यान और सहयोगियों द्वारा बनाए गए हैं जो लंबवत स्तंभों को नियोजित करते हैं जो छिद्रित चकती के साथ विभाजन में विभाजित होते हैं। एक बार जब स्तंभ स्थिर चरण से भर जाते हैं, तो गतिशील चरण को लगातार नहीं बल्कि स्पंदक में स्पंदित किया जाता है। एक स्पंदित स्पंदक क्रिया द्वारा बनाया गया विलायक मिश्रण और स्थिरण करती है जो प्रतिधारा क्रोमैटोग्राफी के अधिकांश सभी रूपों के लिए सामान्य है।

अनुप्रयोग
DCCC को विभिन्न प्रकार के पादपरासायनिक को उनके कच्चे अर्क से अलग करने के लिए नियोजित किया गया है।  The long list of natural product separations includes: saponins, alkaloids, senna glycosides, monosaccarides, triterpene glycosides, flavone glycosides, xanthones, iridoid glycosides, vitamin B12, lignans, imbricatolic acid, gallic acid, carotenoids, and triterpenoids.

DCCC instruments have been commercially manufactured and distributed by Büchi and Tokyo Rikakikai (Eyela).