ट्यूनेबल डायोड लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी

ट्यून करने योग्य डायोड लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (TDLAs, कभी -कभी TDLS, TLS या TLAs के रूप में संदर्भित किया जाता है ) मीथेन, जल वाष्प और कई और अधिक प्रजातियों की एकाग्रता को मापने के लिए एक तकनीक है, जो ट्यून करने योग्य डायोड लेजर और लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग करके एक गैसीय मिश्रण में है।एकाग्रता माप के लिए अन्य तकनीकों पर TDLAs का लाभ बहुत कम पता लगाने की सीमा (प्रति बिलियन भागों के आदेश) को प्राप्त करने की क्षमता है।एकाग्रता के अलावा, अवलोकन के तहत गैस के तापमान, दबाव, वेग और द्रव्यमान प्रवाह को निर्धारित करना भी संभव है। टीडीएलएएस अब तक गैस चरण में प्रजातियों के मात्रात्मक आकलन के लिए सबसे आम लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री है।

काम करना
एक बुनियादी TDLAS सेटअप में एक ट्यून करने योग्य डायोड लेजर लाइट सोर्स होता है, जो संचारित (यानी बीम शेपिंग) ऑप्टिक्स, वैकल्पिक रूप से सुलभ अवशोषित माध्यम, प्रकाशिकी और डिटेक्टर/एस प्राप्त होता है।ट्यून करने योग्य डायोड लेजर का उत्सर्जन तरंग दैर्ध्य, अर्थात।वर्टिकल-कैविटी सतह-उत्सर्जक लेजर, डायोड लेजर#डिस्ट्रिब्यूटेड फीडबैक लेजर, आदि, लेजर बीम के मार्ग में गैस में एक प्रजाति की विशेषता अवशोषण लाइनों पर ट्यून किया जाता है।यह अवशोषण के कारण मापा सिग्नल तीव्रता में कमी का कारण बनता है, जिसे एक फोटोडायोड द्वारा पता लगाया जा सकता है, और फिर बाद में वर्णित गैस एकाग्रता और अन्य गुणों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अलग -अलग डायोड लेजर का उपयोग एप्लिकेशन और उस रेंज के आधार पर किया जाता है जिस पर ट्यूनिंग का प्रदर्शन किया जाना है।विशिष्ट उदाहरण ingaasp/inp हैं (900 & nbsp से अधिक ट्यून करने योग्य; nm से 1.6 & nbsp; μm), ingaasp/inasp (1.6 & nbsp से अधिक ट्यून करने योग्य; μM से 2.2 & nbsp; μM), आदि।इंजेक्शन वर्तमान घनत्व को लाभ माध्यम में बदलना।जबकि तापमान परिवर्तन 100 & nbsp; सेमी से अधिक ट्यूनिंग की अनुमति देते हैं−1, यह धीमी गति से ट्यूनिंग दरों (कुछ हर्ट्ज) द्वारा सीमित है, सिस्टम के थर्मल जड़ता के कारण।दूसरी ओर, इंजेक्शन करंट को समायोजित करने से ~ 10 & nbsp; GHz के रूप में उच्च दरों पर ट्यूनिंग प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यह एक छोटी सीमा तक सीमित है (लगभग 1 से 2 & nbsp; cm−1) जिस पर ट्यूनिंग का प्रदर्शन किया जा सकता है।ठेठ लेजर लाइनविड्थ 10 के क्रम का है−3 cm−1 या छोटा।अतिरिक्त ट्यूनिंग, और लाइनविड्थ संकीर्णता, विधियों में एक्स्ट्रासैविटी डिस्पर्सिव ऑप्टिक्स का उपयोग शामिल है।

एकाग्रता माप
TDLAS तकनीक के पीछे मूल सिद्धांत सरल है।यहां ध्यान किसी विशेष प्रजाति के अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक एकल अवशोषण रेखा पर है।शुरू करने के लिए, एक लेज़र डायोड की तरंग दैर्ध्य को ब्याज की एक विशेष अवशोषण रेखा पर ट्यून किया जाता है और प्रेषित विकिरण की तीव्रता को मापा जाता है।प्रेषित तीव्रता बीयर-लैम्बर्ट लॉ द्वारा मौजूद प्रजातियों की एकाग्रता से संबंधित हो सकती है, जिसमें कहा गया है कि जब लहरदार का विकिरण $$ (\tilde{\nu}) $$ एक अवशोषित माध्यम से गुजरता है, बीम के पथ के साथ तीव्रता भिन्नता द्वारा दी गई है,
 * $$I(\tilde{\nu}) = I_{0}(\tilde{\nu}) \exp(-\alpha(\tilde{\nu})L) = I_{0}(\tilde{\nu}) \exp(-\sigma(\tilde{\nu})NL)$$

कहाँ पे,


 * $$ I(\tilde{\nu}) $$ एक दूरी तय करने के बाद विकिरण की प्रेषित तीव्रता है $$ L $$ माध्यम के माध्यम से,
 * $$ I_{0}(\tilde{\nu}) $$ विकिरण की प्रारंभिक तीव्रता है,
 * $$ \alpha(\tilde{\nu}) = \sigma(\tilde{\nu})N = S(T)\phi(\tilde{\nu}- \tilde{\nu}_{0}) $$ माध्यम का अवशोषण है,
 * $$ \sigma(\tilde{\nu}) $$ अवशोषित प्रजातियों का अवशोषण क्रॉस-सेक्शन है,
 * $$ N \!$$ अवशोषित प्रजातियों की संख्या घनत्व है,
 * $$ S(T) \!$$ तापमान पर अवशोषित प्रजातियों की रेखा शक्ति (यानी कुल अवशोषण प्रति अणु) है $$ T $$,
 * $$ \phi(\tilde{\nu}- \tilde{\nu}_{0}) $$ विशेष अवशोषण रेखा के लिए लाइनशेप फ़ंक्शन है।कभी -कभी भी इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है $$ g(\tilde{\nu}- \tilde{\nu}_{0}) $$,
 * $$\tilde{\nu}_{0}$$ स्पेक्ट्रम की केंद्र आवृत्ति है।

तापमान माप
उपरोक्त संबंध के लिए आवश्यक है कि तापमान $$ T \!$$ अवशोषित प्रजातियों को जाना जाता है।हालांकि, इस कठिनाई को दूर करना और एक साथ तापमान को मापना संभव है।तापमान को मापने के तरीके हैं।एक व्यापक रूप से लागू विधि, जो एक साथ तापमान को माप सकती है, इस तथ्य का उपयोग करती है कि लाइन की ताकत $$ S(T) \! $$ अकेले तापमान का एक कार्य है।यहां एक ही प्रजाति के लिए दो अलग -अलग अवशोषण लाइनों की जांच की जाती है, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में लेजर को स्वीप करते हुए, एकीकृत अवशोषण का अनुपात, फिर अकेले तापमान का एक कार्य है।


 * $$ R =\left( \frac{S_{1}}{S_{2}}\right)_{T} = \left(\frac{S_{1}}{S_{2}} \right)_{T_0} \exp\left[-\frac{hc(E_{1}-E_{2})}{k}\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{T_{0}} \right) \right] $$

कहाँ पे,


 * $$T_{0} \!$$ कुछ संदर्भ तापमान है जिस पर लाइन की ताकत ज्ञात है,
 * $$\Delta E = (E_{1} - E_{2}) \! $$ जांच की जा रही लाइनों के लिए संक्रमण में शामिल निम्न ऊर्जा स्तरों में अंतर है।

तापमान को मापने का एक और तरीका उस तापमान पर प्रजातियों के डॉपलर को चौड़ा करने के लिए जांच अवशोषण लाइन के आधे हिस्से पर पूरी चौड़ाई से संबंधित है।यह द्वारा दिया गया है,


 * $$FWHM (\Delta\tilde{\nu}_{D}) = \tilde{\nu}_{0} \sqrt{\frac{8kT\ln 2}{mc^{2}}} = \tilde{\nu}_{0} (7.1623\mbox{x}10^{-7}) \sqrt{\frac{T}{M}} $$

कहाँ पे,
 * $$ m$$ प्रजातियों के एक अणु का वजन है, और
 * $$M$$ प्रजातियों की तिल (इकाई)#भविष्य की परिभाषा है।

नोट: अंतिम अभिव्यक्ति में, $$T$$ केल्विन्स में है और $$M$$ g/mol में है। हालांकि, इस विधि का उपयोग किया जा सकता है, केवल तभी जब गैस का दबाव कम होता है (कुछ mbar के क्रम का)।उच्च दबाव (दसियों मिलीबार या अधिक) पर, स्पेक्ट्रल लाइन चौड़ीकरण#स्पेक्ट्रल लाइन चौड़ीकरण और शिफ्ट महत्वपूर्ण हो जाता है और लाइनशेप अब अकेले तापमान का कार्य नहीं है।

वेग माप
लेजर बीम के पथ में गैस के औसत प्रवाह के प्रभाव को अवशोषण स्पेक्ट्रम में एक बदलाव के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डॉपलर प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है।आवृत्ति स्पेक्ट्रम में बदलाव माध्य प्रवाह वेग से संबंधित है,


 * $$\Delta\tilde{\nu}_{D} = \frac{V}{c}\tilde{\nu}_{0}\cos\theta $$

कहाँ पे,


 * $$\theta$$ प्रवाह दिशा और लेजर बीम दिशा के बीच का कोण है।

टिप्पणी : $$\Delta\tilde{\nu}_{D}$$ पहले उल्लेख किया गया नहीं है जहां पहले यह स्पेक्ट्रम की चौड़ाई को संदर्भित करता है।शिफ्ट आमतौर पर बहुत छोटा होता है (3 × 10−5 cm−1 ms−1 निकट-ir डायोड लेजर के लिए) और शिफ्ट-टू-चौड़ाई अनुपात 10 के क्रम का है−4।

सीमाएं और सुधार के साधन
अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (एएस) के साथ -साथ लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (एलएएस) का मुख्य नुकसान सामान्य रूप से यह है कि यह एक बड़ी पृष्ठभूमि के शीर्ष पर एक संकेत के एक छोटे से परिवर्तन के माप पर निर्भर करता है।प्रकाश स्रोत या ऑप्टिकल सिस्टम द्वारा पेश किया गया कोई भी शोर तकनीक की पहचान को खराब कर देगा।प्रत्यक्ष अवशोषण तकनीकों की संवेदनशीलता इसलिए अक्सर ~ 10 के अवशोषण तक सीमित होती है−3, शॉट शोर स्तर से बहुत दूर, जो कि सिंगल पास डायरेक्ट के रूप में (DAS) 10 में है−7 - 10−8 रेंज।चूंकि यह कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए अपर्याप्त है, जैसा कि शायद ही कभी इसके ऑपरेशन के सरलतम मोड में उपयोग किया जाता है।

स्थिति में सुधार करने के लिए मूल रूप से दो तरीके हैं;एक संकेत में शोर को कम करने के लिए है, दूसरा अवशोषण को बढ़ाने के लिए है।पूर्व को एक मॉड्यूलेशन तकनीक के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि बाद में गैस को एक गुहा के अंदर रखकर प्राप्त किया जा सकता है जिसमें प्रकाश कई बार नमूने से गुजरता है, इस प्रकार इंटरैक्शन लंबाई बढ़ाता है।यदि तकनीक को प्रजातियों का पता लगाने के लिए लागू किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य पर पता लगाने से संकेत को बढ़ाना भी संभव है जहां संक्रमणों में बड़ी रेखा की ताकत होती है, उदा।मौलिक कंपन बैंड या इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों का उपयोग करना।

मॉड्यूलेशन तकनीक
मॉड्यूलेशन तकनीक इस तथ्य का उपयोग करती है कि गुलाबी शोर आमतौर पर बढ़ती आवृत्ति के साथ कम हो जाता है (यही कारण है कि इसे अक्सर 1/एफ शोर के रूप में संदर्भित किया जाता है) और उच्च आवृत्ति पर अवशोषण संकेत को एन्कोडिंग और पता लगाने के द्वारा शोर अनुपात में संकेत में सुधार करें, जहां, जहांशोर का स्तर कम है।सबसे आम मॉड्यूलेशन तकनीक तरंग दैर्ध्य मॉड्यूलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी (डब्ल्यूएमएस) और आवृत्ति मॉड्यूलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी (एफएमएस) हैं।

डब्ल्यूएमएस में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अवशोषण प्रोफ़ाइल में लगातार स्कैन किया जाता है, और सिग्नल को मॉड्यूलेशन आवृत्ति के एक हार्मोनिक पर पाया जाता है।

एफएमएस में, प्रकाश को बहुत अधिक आवृत्ति पर संशोधित किया जाता है लेकिन एक कम मॉड्यूलेशन सूचकांक के साथ।नतीजतन, मॉड्यूलेशन आवृत्ति द्वारा वाहक से अलग किए गए साइडबैंड की एक जोड़ी दिखाई देती है, जो एक तथाकथित एफएम-ट्रिपलेट को जन्म देती है।मॉड्यूलेशन आवृत्ति पर सिग्नल दो साइडबैंड में से प्रत्येक के साथ वाहक के बीट सिग्नल का एक योग है।चूंकि ये दोनों साइडबैंड एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चरण से बाहर हैं, इसलिए दो बीट सिग्नल अवशोषक की अनुपस्थिति में रद्द कर देते हैं।हालांकि, किसी भी साइडबैंड का परिवर्तन, या तो अवशोषण या फैलाव, या वाहक की एक चरण पारी द्वारा, दो बीट संकेतों के बीच एक असंतुलन को जन्म देगा, और इसलिए एक शुद्ध-संकेत।

यद्यपि सिद्धांत बेसलाइन-मुक्त, दोनों मॉड्यूलेशन तकनीक आमतौर पर अवशिष्ट आयाम मॉड्यूलेशन (RAM) द्वारा सीमित होती हैं, या तो लेजर से या ऑप्टिकल सिस्टम (एटलोन प्रभाव) में कई प्रतिबिंबों से।यदि इन शोर योगदानों को कम आयोजित किया जाता है, तो संवेदनशीलता को 10 में लाया जा सकता है−5 - 10−6 रेंज या इससे भी बेहतर।

सामान्य तौर पर अवशोषण छापों को विशिष्ट गैस के साथ एक मात्रा के माध्यम से एक सीधी रेखा प्रकाश प्रसार द्वारा उत्पन्न किया जाता है।सिग्नल को और बढ़ाने के लिए, प्रकाश यात्रा के मार्ग को मल्टीपास स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवशोषण कोशिकाओं के साथ बढ़ाया जा सकता है। मल्टी-पास कोशिकाएं।हालांकि, WMS-Technique की एक किस्म है जो गैसों से संकीर्ण रेखा अवशोषण का उपयोग करती है, जब गैसें ठोस मटेरिया के अंदर बंद डिब्बे (जैसे छिद्र) में स्थित होती हैं, तब भी संवेदन के लिए गैसों से अवशोषण होती है।तकनीक को मीडिया अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (गैसमा) को बिखेरने में गैस के रूप में संदर्भित किया जाता है।

गुहा-संवर्धित अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (CEAS)
TDLAS तकनीक की पहचान में सुधार करने का दूसरा तरीका इंटरैक्शन लंबाई का विस्तार करना है।यह एक गुहा के अंदर प्रजातियों को रखकर प्राप्त किया जा सकता है जिसमें प्रकाश कई बार आगे और पीछे उछलता है, जिससे इंटरैक्शन की लंबाई में काफी वृद्धि हो सकती है।इसने (CEAS) के रूप में बढ़ाए गए गुहा के रूप में निरूपित तकनीकों के एक समूह को प्रेरित किया है।गुहा को या तो लेजर के अंदर रखा जा सकता है, जब इसे बाहरी गुहा के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इंट्राकैविटी को जन्म दिया।यद्यपि पूर्व तकनीक एक उच्च संवेदनशीलता प्रदान कर सकती है, इसमें शामिल सभी गैर-रैखिक प्रक्रियाओं के कारण इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता सीमित है।

बाहरी गुहाएं या तो बहु-पास प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात् हेरियोट या सफेद कोशिका (स्पेक्ट्रोस्कोपी), गैर-गुंजयमान प्रकार (ऑफ-एक्सिस संरेखण), या गुंजयमान प्रकार के, सबसे अधिक बार एक फैब्री-पेरोट एटलोन के रूप में काम कर रहे हैं। फैब्री-पोट्रोट(एफपी) एटलन।मल्टी-पास कोशिकाएं, जो आमतौर पर परिमाण के ~ 2 आदेशों तक की बढ़ी हुई बातचीत लंबाई प्रदान कर सकती हैं, टीडीएलए के साथ एक साथ आम हैं।

गुंजयमान गुहाएं गुहा के चालाकी के क्रम में एक बहुत बड़ी पथ लंबाई वृद्धि प्रदान कर सकती हैं, एफ, जो कि ~ 99.99–999999% की परावर्तक के साथ उच्च प्रतिबिंबित दर्पणों के साथ एक संतुलित गुहा के लिए ~ 10 हो सकता है ~ 10 हो सकता है4 से 105।यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि बातचीत की लंबाई में यह सभी वृद्धि को कुशलता से उपयोग किया जा सकता है, तो यह पता लगाने में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए वाउच करता है।गुंजयमान गुहाओं के साथ एक समस्या यह है कि एक उच्च चालाकी गुहा में बहुत संकीर्ण गुहा मोड होते हैं, अक्सर कम kHz रेंज में (गुहा मोड की चौड़ाई FSR/F द्वारा दी जाती है, जहां FSR गुहा की मुक्त-स्पेक्ट्रल रेंज है, जोC/2L द्वारा दिया गया है, जहां C प्रकाश की गति है और L गुहा की लंबाई है)।चूंकि CW लेज़रों में अक्सर MHz रेंज में फ्री-रनिंग लाइनविड्स होते हैं, और और भी बड़ा स्पंदित होता है, यह एक उच्च चालाकी गुहा में प्रभावी रूप से युगल लेजर प्रकाश के लिए गैर-तुच्छ होता है।

सबसे महत्वपूर्ण गुंजयमान CEAS तकनीक कैविटी रिंग-डाउन स्पेक्ट्रोमेट्री (CRDS), इंटीग्रेटेड कैविटी आउटपुट स्पेक्ट्रोस्कोपी (ICOS) या कैविटी एन्हांस्ड अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (CEAS), फेज-शिफ्ट कैविटी रिंग-डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (PS-CRDS) और कंटीन्यूअस वेव कैविटी बढ़ी हुई हैंअवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (CW-CEAS), या तो ऑप्टिकल लॉकिंग के साथ, के रूप में संदर्भित (Ceas का), जैसा कि रोमनिनी एट अल का प्रदर्शन किया गया है। या इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग द्वारा। उदाहरण के लिए शोर-प्रतिरक्षा गुहा-संवर्धित ऑप्टिकल-हेटेरोडाइन आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी (NICE-OHM) तकनीक में किया जाता है।  या फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और ऑप्टिकल फीडबैक लॉकिंग CEAS का संयोजन, जिसे (FM-of-Ceas) के रूप में संदर्भित किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण गैर-रिमेनेंट CEAS तकनीक ऑफ-एक्सिस ICOS (OA-ICO) हैं या ऑफ-एक्सिस CEAS (OA-CEAS), तरंग दैर्ध्य मॉड्यूलेशन ऑफ-एक्सिस CEAS (WM-OA-CEAS), ऑफ-एक्सिस चरण-शिफ्ट गुहा ने अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (ऑफ-एक्सिस पीएस-सीज) को बढ़ाया। इन गुंजयमानों और गैर-रिमेनेंट कैविटी एन्हांस्ड अवशोषण तकनीकों का अब तक का उपयोग नहीं किया गया है जो अक्सर TDLAs के साथ होते हैं।हालांकि, चूंकि क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए वे संभवतः भविष्य में TDLAs के साथ अधिक उपयोग किए जाएंगे।

अनुप्रयोग
फ़ार्मास्यूटिकल्स के लिए फ्रीज-ड्रायिंग (lyophilization) चक्र विकास और अनुकूलन।

हाइपरसोनिक स्पीड में फ्लो डायग्नोस्टिक्स | हाइपरसोनिक/री-एंट्री स्पीड रिसर्च फैसिलिटीज और स्क्रैमजेट कॉम्ब्स्टर।

ऑक्सीजन ट्यून करने योग्य डायोड लेजर स्पेक्ट्रोमीटर औद्योगिक प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में सुरक्षा अनुप्रयोगों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कारण से, टीडीएल अक्सर आधुनिक रासायनिक संयंत्रों का एक अभिन्न अंग होते हैं।गैस संरचना को मापने के लिए अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया समय, और कई पृष्ठभूमि गेस और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए प्रतिरक्षा टीडीएल तकनीक को प्रक्रिया वातावरण में दहनशील गैसों की निगरानी के लिए आमतौर पर चयनित तकनीक बनाती है।यह तकनीक फ्लेयर्स पर, पोत हेडस्पेस और अन्य स्थानों पर नियोजित की जाती है, जहां विस्फोटक वायुमंडल को गठन से रोका जाना चाहिए। 2018 के एक शोध अध्ययन के अनुसार, टीडीएल तकनीक रासायनिक प्रसंस्करण में गैस विश्लेषण के लिए 4 वीं सबसे अधिक चयनित तकनीक है।

यह भी देखें

 * अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी