अवशोषण तरंगमापी

अवशोषण तरंगमापी एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग रेडियो तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। यह आवृत्ति को मापने की एक पुरानी विधि है, जिसका व्यापक रूप से 20 वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर 1970 के दशक तक रेडियो के जन्म से उपयोग किया जाता था, जब सस्ती आवृत्ति काउंटरों के विकास, जिनकी सटीकता कहीं अधिक थी, ने इसे काफी हद तक अप्रचलित बना दिया। एक तरंगमापी में आवृत्ति में कैलिब्रेटेड एक समायोज्य अनुनाद सर्किट होता है, जिसमें सर्किट में वोल्टेज या करंट को मापने के लिए मीटर या अन्य साधन होते हैं। जब अज्ञात आवृत्ति के साथ अनुनाद को समायोजित किया जाता है, तो अनुनाद सर्किट ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो मीटर पर एक डिप द्वारा इंगित किया जाता है। फिर आवृत्ति को डायल से पढ़ा जा सकता है।

वेवमीटर का उपयोग आवृत्ति माप के लिए किया जाता है जिसके लिए उच्च सटीकता की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि यह जांचना कि रेडियो ट्रांसमीटर अपने सही आवृत्ति बैंड के भीतर काम कर रहा है, या आउटपुट में लयबद्ध ्स की जांच करना। कई रेडियो शौकीन लोग इन्हें अपनी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जांचने के आसान तरीके के रूप में रखते हैं।   मोबाइल फोन का पता लगाने के लिए इसी तरह के उपकरण बनाए जा सकते हैं। विकल्प के तौर पर डिप मीटर का उपयोग किया जा सकता है।

वेवमीटर की दो श्रेणियां हैं: ट्रांसमिशन वेवमीटर, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट पोर्ट होता है और सिग्नल पथ में डाला जाता है, या अवशोषण तरंगमीटर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी स्रोत से शिथिल रूप से जुड़े होते हैं और इससे ऊर्जा को अवशोषित करते हैं।

एचएफ और वीएचएफ


डिवाइस का सबसे सरल रूप एक वैरिएबल संधारित्र  है जिसके टर्मिनलों पर एक कुंडल तार लगा होता है। एलसी सर्किट के एक टर्मिनल से जुड़ा हुआ एक डायोड होता है, फिर एलसी सर्किट से जुड़े न होने वाले डायोड के अंत और डायोड को प्रभावित न करने वाले एलसी सर्किट के टर्मिनल के बीच एक सिरेमिक डिकॉउलिंग कैपेसिटर को तार दिया जाता है। अंत में एक  बिजली की शक्ति नापने का यंत्र  को डिकूपलिंग कैपेसिटर के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है। यह उपकरण उस आवृत्ति पर रेडियो तरंगों के मजबूत स्रोतों के प्रति संवेदनशील होगा जिस पर एलसी सर्किट गुंजयमान होता है।

यह द्वारा दिया गया है $$f = {1 \over 2 \pi \sqrt {LC}}$$ जब डिवाइस एक आरएफ क्षेत्र के संपर्क में आता है जो गुंजयमान आवृत्ति पर होता है तो बाईं ओर के टर्मिनलों पर एक डीसी वोल्टेज दिखाई देगा। कॉइल अक्सर यूनिट के केस के बाहर होती है ताकि इसे जांच की जा रही वस्तु के करीब लाया जा सके।

यूएचएफ और एसएचएफ


उच्च आवृत्तियों पर ट्यून्ड सर्किट के लिए लम्प्ड घटकों का उपयोग करना संभव नहीं है। इसके बजाय स्ट्रिपलाइन या रेज़ोनेंट कैविटीज़ जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रा हाई फ़्रीक्वेंसी (UHF) और सुपर हाई फ़्रीक्वेंसी (SHF) के लिए एक डिज़ाइन एक गुंजयमान λ/4 (क्वार्टर वेव) रॉड है जो लंबाई में भिन्न हो सकती है। एक्स-बैंड (10 GHz) के लिए एक अन्य डिज़ाइन एक माइक्रोवेव गुहा  है जिसे लंबाई में बदला जा सकता है।

यूएचएफ के विकल्प के रूप में, लेचर ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग किया जा सकता है। पंक्तियाँ चाटना का उपयोग करके ट्रांसमीटर की आवृत्ति को मोटे तौर पर मापना संभव है।

यह भी देखें

 * ग्रिड डिप ऑसिलेटर