मृदा नमी संवेदक

मृदा नमी संवेदक मिट्टी में पानी की मात्रा को मापते हैं। चूंकि मुक्त मिट्टी की नमी के प्रत्यक्ष ग्रेविमेट्रिक विश्लेषण के लिए प्रतिरूपों को हटाने, सुखाने और वजन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए मिट्टी की नमी सेंसर मिट्टी की कुछ अन्य संपत्ति, जैसे विद्युत प्रतिरोध,को ढांकता हुआ स्थिरांक, या न्यूट्रॉन के साथ वार्तालाप का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से वॉल्यूमेट्रिक जल सामग्री को मापते हैं। ,और उसको नमी की मात्रा के लिए प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हैं।

मापी गई संपत्ति और मिट्टी की नमी के मध्य संबंध को कैलिब्रेट किया जाना चाहिए और यह मिट्टी के प्रकार, तापमान या विद्युत चालकता जैसे पर्यावरणीय कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है। परावर्तित माइक्रोवेव विकिरण मिट्टी की नमी से प्रभावित होता है और इसका उपयोग जल विज्ञान और कृषि में रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। पोर्टेबल जांच उपकरणों का उपयोग किसानों या बागवानों द्वारा किया जा सकता है।

मृदा नमी सेंसर आमतौर पर ऐसे सेंसर को संदर्भित करते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक जल सामग्री का अनुमान लगाते हैं। सेंसर का अन्य वर्ग मिट्टी में नमी की और संपत्ति को मापता है जिसे जल क्षमता कहा जाता है; इन सेंसरों को आमतौर पर मृदा जल संभावित सेंसर के रूप में जाना जाता है और इसमें टेन्सियोमीटर (मृदा विज्ञान) और जिप्सम ब्लॉक शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी
आमतौर पर अप्रत्यक्ष रूप से वॉल्यूमेट्रिक जल सामग्री (मिट्टी की नमी) को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों में शामिल हैं:


 * फ़्रीक्वेंसी डोमेन सेंसर|फ़्रीक्वेंसी डोमेन रिफ़्लेक्टोमेट्री (FDR): सेंसर के चारों ओर निश्चित वॉल्यूम तत्व का ढांकता हुआ स्थिरांक ऑसिलेटिंग सर्किट की ऑपरेटिंग आवृत्ति को मापकर प्राप्त किया जाता है।
 * टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री | टाइम डोमेन ट्रांसमिशन (टीडीटी) और टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री (टीडीआर): सेंसर के चारों ओर निश्चित वॉल्यूम तत्व का ढांकता हुआ स्थिरांक दफन ट्रांसमिशन लाइन के साथ प्रसार की गति को मापकर प्राप्त किया जाता है; (यह भी देखें: टीडीआर नमी सेंसर)
 * न्यूट्रॉन नमी गेज: न्यूट्रॉन के लिए पानी के न्यूट्रॉन मॉडरेटर गुणों का उपयोग स्रोत और डिटेक्टर जांच के मध्य मिट्टी की नमी की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।
 * मिट्टी की प्रतिरोधकता: यह मापना कि मिट्टी दो इलेक्ट्रोडों के मध्य बिजली के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करती है, का उपयोग मिट्टी की नमी की मात्रा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
 * बिजली उत्पन्न करनेवाली सेल : मौजूद पानी की मात्रा मिट्टी द्वारा उत्पादित वोल्टेज के आधार पर निर्धारित की जा सकती है क्योंकि पानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है और बिजली पैदा करता है। इस अवधारणा के पीछे की तकनीक गैल्वेनिक सेल है।

कृषि
किसानों को अपनी सिंचाई प्रणाली को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए कृषि अनुप्रयोगों के लिए मिट्टी की नमी को मापना महत्वपूर्ण है। अपने खेतों में मिट्टी की नमी की सही स्थिति जानने से, किसान न केवल आम तौर पर फसल उगाने के लिए कम पानी का उपयोग करने में सक्षम होते हैं, बल्कि पौधों के विकास के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान मिट्टी की नमी के बेहतर प्रबंधन के माध्यम से पैदावार और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने में भी सक्षम होते हैं।

परिदृश्य सिंचाई
शहरी क्षेत्र और उपनगरीय क्षेत्रों में, उद्यान और आवासीय घास का मैदान सिंचाई नियंत्रक के साथ इंटरफेस करने के लिए मिट्टी की नमी सेंसर का उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी की नमी सेंसर को साधारण सिंचाई घड़ी से जोड़ने से यह स्मार्ट सिंचाई नियंत्रक में परिवर्तित हो जाएगा जो मिट्टी पहले से ही गीली होने पर सिंचाई चक्र को रोकता है, उदाहरण के लिए। हाल ही में हुई वर्षा की घटना के बाद। गोल्फ कोर्स अपनी सिंचाई प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए मिट्टी की नमी सेंसर का उपयोग कर रहे हैं ताकि अत्यधिक पानी भरने और उर्वरकों और अन्य रसायनों को जमीन में जाने से रोका जा सके।

अनुसंधान
मृदा नमी सेंसर का उपयोग कई अनुसंधान अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कृषि विज्ञान और बागवानी में सिंचाई योजना, जलवायु विज्ञान, या पर्यावरण विज्ञान जिसमें विलेय परिवहन अध्ययन और मिट्टी श्वसन माप के लिए सहायक सेंसर शामिल हैं।

बागवानों के लिए सरल सेंसर
यह जांचने के लिए कि पौधों में पनपने के लिए पर्याप्त नमी है या नहीं, अपेक्षाकृत सस्ते और सरल उपकरण उपलब्ध हैं, जिन्हें बिजली स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। लगभग 60 सेकंड के लिए मिट्टी में जांच डालने के बाद, मीटर इंगित करता है कि क्या मिट्टी पौधों के लिए बहुत सूखी, नम या गीली है।

यह भी देखें

 * आर्द्रतामापी
 * लाइसीमीटर

बाहरी संबंध

 * Wessel-Bothe, Weihermüller (2020): Field Measurement Methods in Soil Science New practical guide to soil measurements explains the principles of operation of different moisture sensor types (independent of manufacturer), their accuracy, fields of application and how such sensors are installed, as well as subtleties of the data so obtained. Also deals with other crop-related soil parameters.
 * The Soil Water Compendium (soil water content sensors explained)
 * Irrigation Monitoring with Soil Water Sensors
 * Practical Overview of Soil Moisture in 2010
 * When2Water Sensors Tutorials about using sensors and tensiometers in irrigation scheduling