सेंसर

संवेदक (सेंसर) एक ऐसा उपकरण है जो किसी भौतिक घटना को संवेदन करने के उद्देश्य से एक आउटपुट सिग्नल प्रदान करता है।

व्यापक परिभाषा में, संवेदक एक उपकरण, मॉड्यूल, मशीन, या सबसिस्टम है जो अपने वातावरण में घटनाओं या परिवर्तन का पता लगाता है और जानकारी को अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स, अक्सर कंप्यूटर प्रोसेसर को भेजता है। संवेदक का उपयोग हमेशा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ किया जाता है।

संवेदक का उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं में किया जाता है जैसे कि टच-सेंसिटिव एलेवेटर बटन (स्पर्श संवेदक) और लैंप जिनको आधार पर छूने से मंद या तेज रोशनी करते हैं, और असंख्य अनुप्रयोगों में, जिनमें से अधिकांश लोगों को कभी पता नहीं होता है। सूक्ष्म यंत्रों और आसानी से उपयोग करने वाले माइक्रोकंट्रोलर प्लेटफार्मों में प्रगति के साथ, संवेदकों के उपयोग का विस्तार तापमान, दबाव और प्रवाह माप के पारंपरिक क्षेत्रों से परे हो गया है, उदाहरण के लिए एम्येआरजी संवेदक ।

एनालॉग संवेदक जैसे कि पोटेंशियोमीटर और फोर्स-सेंसिंग रेसिस्टर्स अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उनके अनुप्रयोगों में विनिर्माण और मशीनरी, हवाई जहाज और एयरोस्पेस, कार, चिकित्सा, रोबोटिक्स और हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन के कई अन्य पहलू शामिल हैं। अन्य संवेदक की एक विस्तृत श्रृंखला है जो सामग्रियों के रासायनिक और भौतिक गुणों को मापती है, जिसमें अपवर्तक सूचकांक माप के लिए ऑप्टिकल संवेदक, द्रव चिपचिपापन माप के लिए कंपन संवेदक, और तरल पदार्थ के पीएच की निगरानी के लिए इलेक्ट्रो-रासायनिक संवेदक शामिल हैं।

संवेदक की संवेदनशीलता इंगित करती है कि इसका आउटपुट कितना बदलता है जब इनपुट मात्रा में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, यदि थर्मामीटर में पारा 1 cm चढ़ता है तब तापमान 1° C से बदल जाता है, तो इसकी संवेदनशीलता 1cm/° C है (यह मूल रूप से $dy/dx$ ढलान है, रैखिक विशेषता मानते हुए)। कुछ संवेदक, वे क्या मापते हैं उसको भी प्रभावित कर सकते हैं; उदाहरण के लिए, जब कमरे के तापमान पर थर्मामीटर को गर्म तरल वाले कप में डाला गया, वह तरल को ठंडा करता है जबकि तरल थर्मामीटर को गर्म करता है। संवेदक आमतौर पर मापने वाली वस्तु पर बहुत छोटा प्रभाव डालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है; संवेदक को छोटा बनाने से अक्सर इसमें सुधार होता है और यह अन्य लाभों का परिचय दे सकता है।

तकनीकी प्रगति अधिक से अधिक संवेदकों को सूक्ष्म पैमाने उत्पादन की अनुमति देती है, जैसे एम्येआरजी तकनीक। ज्यादातर मामलों में, सूक्ष्मसंवेदक वृहत दृष्टिकोणों की तुलना में काफी तेज मापन और उच्च संवेदनशीलता दर्शाता है। आज की दुनिया में तेजी से, सस्ती और विश्वसनीय जानकारी के लिए बढ़ती मांग के कारण, सुलभ संवेदक, कम समय या एक ही बार मापन के लिए, कम-लागत और आसान उपयोग करने वाले उपकरणों का महत्व बढ़ रहा है। संवेदक के इस वर्ग का उपयोग करते हुए, महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक जानकारी किसी के द्वारा, कहीं भी और किसी भी समय, पुनर्गणना और संदूषण की चिंता के बिना प्राप्त की जा सकती है।

माप त्रुटियों का वर्गीकरण
अच्छा संवेदक निम्नलिखित नियमों का पालन करता है:


 * यह मापन की जाने वाली वस्तु के प्रति संवेदनशील होता है
 * यह किसी भी अन्य वस्तु के लिए असंवेदनशील है जिसके इसके विनियोग में सम्लित होने की संभावना है, और
 * यह मापन की जाने वाली वस्तु को प्रभावित नहीं करता है।

अधिकांश संवेदक में रैखिक हस्तांतरण फलन होता है। संवेदनशीलता (इलेक्ट्रॉनिक्स) को,आउटपुट सिग्नल और मापन की जाने वाली वस्तु के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संवेदक तापमान को मापता है और वोल्टेज आउटपुट होता है, तो संवेदनशीलता [v/k] इकाइ के साथ एक स्थिर अंक है। संवेदनशीलता स्थानांतरण फलन की ढलान है। संवेदक के विद्युत आउटपुट (उदाहरण के लिए v) को मापन योग्य इकाइयों में परिवर्तित करने के लिए (उदाहरण के लिए k) विद्युत आउटपुट को ढलान द्वारा विभाजित करने की आवश्यकता होती है (या इसके पारस्परिक द्वारा गुणा करना)। इसके अलावा, एक ऑफसेट को अक्सर जोड़ा या घटाया जाता है। उदाहरण के लिए, −40 को आउटपुट में जोड़ा जाना चाहिए यदि 0 V आउटपुट −40 C इनपुट से मेल खाता है।

एनालॉग संवेदक सिग्नल को संसाधित करने, या डिजिटल उपकरणों में उपयोग करने के लिए, इसे एनालॉग-टू-डिजिटल कनवर्टर का उपयोग करके डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है।

संवेदक विचलन
चूंकि संवेदक एक आदर्श हस्तांतरण फ़ंक्शन को दोहरा नहीं सकते हैं, इसलिए कई प्रकार के विचलन हो सकते हैं जो संवेदक सटीकता और सटीकता को सीमित करते हैं:
 * चूंकि आउटपुट सिग्नल की सीमा हमेशा सीमित होती है, इसलिए आउटपुट सिग्नल अंततः न्यूनतम या अधिकतम तक पहुंच जाएगा जब मापा संपत्ति सीमा से अधिक हो जाती है।पूर्ण पैमाने की सीमा मापी गई संपत्ति के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों को परिभाषित करती है।
 * संवेदनशीलता (इलेक्ट्रॉनिक्स) व्यवहार में निर्दिष्ट मूल्य से भिन्न हो सकती है। इसे संवेदनशीलता त्रुटि कहा जाता है। यह एक रैखिक हस्तांतरण फ़ंक्शन के ढलान में एक त्रुटि है।
 * यदि आउटपुट सिग्नल एक स्थिर द्वारा सही मूल्य से भिन्न होता है, तो संवेदक में एक ऑफसेट त्रुटि या पूर्वाग्रह होता है। यह एक रैखिक हस्तांतरण फ़ंक्शन के y- अवरोधन में एक त्रुटि है।
 * एक सीधी रेखा हस्तांतरण फ़ंक्शन से एक संवेदक के हस्तांतरण फ़ंक्शन का विचलन है। आमतौर पर, यह उस राशि से परिभाषित होता है जो आउटपुट संवेदक की पूरी सीमा पर आदर्श व्यवहार से भिन्न होता है, जिसे अक्सर पूर्ण सीमा के प्रतिशत के रूप में नोट किया जाता है।
 * समय के साथ मापा संपत्ति के तेजी से परिवर्तन के कारण विचलन एक गतिशीलता (भौतिकी) त्रुटि है। अक्सर, इस व्यवहार को एक आवधिक इनपुट सिग्नल की आवृत्ति के एक समारोह के रूप में संवेदनशीलता त्रुटि और चरण शिफ्ट दिखाते हुए एक बीओडी प्लॉट के साथ वर्णित किया जाता है।
 * यदि आउटपुट सिग्नल धीरे -धीरे मापा संपत्ति से स्वतंत्र बदलता है, तो इसे बहाव (दूरसंचार) के रूप में परिभाषित किया जाता है। महीनों या वर्षों में दीर्घकालिक बहाव संवेदक में शारीरिक परिवर्तन के कारण होता है।
 * शोर संकेत का एक यादृच्छिक विचलन है जो समय में भिन्न होता है।
 * एक हिस्टैरिसीस त्रुटि पिछले इनपुट मानों के आधार पर आउटपुट मान अलग -अलग हो जाती है। यदि किसी संवेदक का आउटपुट इस बात पर निर्भर करता है कि क्या इनपुट को कम करने के लिए एक विशिष्ट इनपुट मूल्य तक पहुंच गया था, तो संवेदक में हिस्टैरिसीस त्रुटि होती है।
 * यदि संवेदक में डिजिटल आउटपुट होता है, तो आउटपुट अनिवार्य रूप से मापा संपत्ति का एक अनुमान है। इस त्रुटि को परिमाणीकरण (सिग्नल प्रोसेसिंग) त्रुटि भी कहा जाता है।
 * यदि सिग्नल को डिजिटल रूप से मॉनिटर किया जाता है, तो नमूनाकरण आवृत्ति एक गतिशील त्रुटि का कारण बन सकती है, या यदि इनपुट चर या जोड़ा गया शोर समय -समय पर एक आवृत्ति पर एक आवृत्ति में परिवर्तन दर के कई के पास बदलता है, तो अलियासिंग त्रुटियां हो सकती हैं।
 * संवेदक कुछ हद तक मापा जा रहा संपत्ति के अलावा अन्य गुणों के प्रति संवेदनशील हो सकता है। उदाहरण के लिए, अधिकांश संवेदक उनके पर्यावरण के तापमान से प्रभावित होते हैं।

इन सभी विचलन को व्यवस्थित त्रुटियों या यादृच्छिक त्रुटियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यवस्थित त्रुटियों को कभी -कभी किसी प्रकार की अंशांकन रणनीति के माध्यम से मुआवजा दिया जा सकता है। शोर एक यादृच्छिक त्रुटि है जिसे सिग्नल प्रोसेसिंग द्वारा कम किया जा सकता है, जैसे कि फ़िल्टरिंग, आमतौर पर संवेदक के गतिशील व्यवहार की कीमत पर।

संकल्प
संवेदक रिज़ॉल्यूशन या माप रिज़ॉल्यूशन सबसे छोटा परिवर्तन है जिसे उस मात्रा में पता लगाया जा सकता है जिसे मापा जा रहा है।डिजिटल आउटपुट के साथ एक संवेदक का संकल्प आमतौर पर डिजिटल आउटपुट का संख्यात्मक रिज़ॉल्यूशन होता है।संकल्प सटीकता और सटीकता से संबंधित है जिसके साथ माप किया जाता है, लेकिन वे एक ही चीज नहीं हैं।एक संवेदक की सटीकता इसके संकल्प से काफी बदतर हो सकती है।


 * उदाहरण के लिए, 'डिस्टेंस रिज़ॉल्यूशन' न्यूनतम दूरी है जिसे लंबाई, दूरी, या रेंज मापने वाले उपकरणों की किसी भी सूची द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है।एक समय-उड़ान कैमरे में, दूरी रिज़ॉल्यूशन आमतौर पर लंबाई की इकाई में व्यक्त सिग्नल के मानक विचलन (कुल शोर) के बराबर होता है।
 * संवेदक कुछ हद तक मापा जा रहा संपत्ति के अलावा अन्य गुणों के प्रति संवेदनशील हो सकता है।उदाहरण के लिए, अधिकांश संवेदक उनके पर्यावरण के तापमान से प्रभावित होते हैं।

रासायनिक संवेदक
एक रासायनिक संवेदक एक स्व-निहित विश्लेषणात्मक उपकरण है जो अपने पर्यावरण की रासायनिक संरचना, यानी एक तरल या गैस चरण के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। जानकारी एक औसत दर्जे के भौतिक संकेत के रूप में प्रदान की जाती है जो एक निश्चित रासायनिक प्रजातियों की एकाग्रता (विश्लेषण के रूप में कहा जाता है) की एकाग्रता के साथ सहसंबद्ध है।दो मुख्य चरण एक रासायनिक संवेदक के कामकाज में शामिल हैं, अर्थात्, मान्यता और सिग्नल ट्रांसडक्शन।मान्यता चरण में, विश्लेषण अणु रिसेप्टर (बायोकेमिस्ट्री) या संवेदक के मान्यता तत्व की संरचना में शामिल साइटों के साथ चुनिंदा रूप से बातचीत करते हैं।नतीजतन, एक विशेषता भौतिक पैरामीटर भिन्न होता है और यह भिन्नता एक एकीकृत ट्रांसड्यूसर के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है जो आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है। जैविक प्रकृति की मान्यता सामग्री पर आधारित एक रासायनिक संवेदक एक बायोसंवेदक है।हालांकि, जैसा कि सिंथेटिक बायोमिमेटिक सामग्री कुछ हद तक मान्यता बायोमैटिरियल्स के लिए स्थानापन्न करने जा रही है, एक बायोसंवेदक और एक मानक रासायनिक संवेदक के बीच एक तेज अंतर अतिशयोक्ति है।संवेदक विकास में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट बायोमिमेटिक सामग्री आणविक रूप से अंकित पॉलिमर और एप्टामर्स हैं।

बायोसंवेदक
बायोमेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में, संवेदक जो एक जैविक घटक के लिए धन्यवाद का पता लगाते हैं, जैसे कि कोशिकाओं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या बायोमिमेटिक पॉलिमर को बायोसंवेदक कहा जाता है। जबकि जैविक विश्लेषणों के लिए एक गैर-जैविक संवेदक, यहां तक कि कार्बनिक (कार्बन रसायन विज्ञान), संवेदक या नैनोसंवेदक के रूप में जाना जाता है।यह शब्दावली इन-विट्रो और विवो अनुप्रयोगों दोनों के लिए लागू होती है। बायोसंवेदक में जैविक घटक का एनकैप्सुलेशन, थोड़ी अलग समस्या प्रस्तुत करता है जो साधारण संवेदक;यह या तो एक सेमीपर्मेबल झिल्ली के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि डायलिसिस (रसायन विज्ञान) झिल्ली या एक हाइड्रोजेल, या एक 3 डी बहुलक मैट्रिक्स, जो या तो शारीरिक रूप से संवेदनशील मैक्रोमोलेक्यूल को बाधित करता है या रासायनिक रूप से मैक्रोमोलेक्यूल को स्कैफोल्ड से बांधकर कसता है।

न्यूरोमॉर्फिक संवेदक
न्यूरोमॉर्फिक संवेदक ऐसे संवेदक हैं जो शारीरिक रूप से संरचनाओं और जैविक तंत्रिका संस्थाओं के कार्यों की नकल करते हैं। इसका एक उदाहरण ईवेंट कैमरा है।

एमओएस (MOS) संवेदक
मेटल-ऑक्साइड-सेमिकंडक्टर (MOS) तकनीक MOSFET (MOS फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या MOS ट्रांजिस्टर) से उत्पन्न होती है, जिसका आविष्कार 1959 में मोहम्मद एमअटला और डावन काहंग द्वारा किया गया था, और 1960 में प्रदर्शित किया गया था। MOSFET संवेदक (MOS संवेदक) बाद में विकसित किए गए थे, और तब से वे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक और पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए गए हैं।

जैव रासायनिक संवेदक
भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक और पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए कई MOSFET संवेदक विकसित किए गए हैं। सबसे पहले MOSFET संवेदक में 1970 में जोहानसेन द्वारा पेश किए गए ओपन-गेट फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (OGFET) शामिल हैं, आयन-संवेदनशील क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर (ISFET) का आविष्कार 1970 में पीट बर्गवेल्ड द्वारा किया गया था, सोखना FET (ADFET) पी.एफ.1974 में कॉक्स, और एक हाइड्रोजन-संवेदनशील MOSFET आई। लंडस्ट्रॉम, एम.एस.1975 में शिवरमन, सी.एस. स्वेन्सन और एल। लुंडकविस्ट। ISFET एक निश्चित दूरी पर एक गेट के साथ एक विशेष प्रकार का MOSFET है, और जहां धातु के गेट को आयन-संवेदनशील झिल्ली, इलेक्ट्रोलाइट समाधान और संदर्भ इलेक्ट्रोड द्वारा बदल दिया जाता है। ISFET का उपयोग व्यापक रूप से बायोमेडिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि डीएनए संकरण का पता लगाना, रक्त से बायोमार्कर का पता लगाना, एंटीबॉडी का पता लगाने, ग्लूकोज माप, पीएच संवेदन और आनुवंशिक प्रौद्योगिकी।

1980 के दशक के मध्य तक, कई अन्य MOSFET संवेदक विकसित किए गए थे, जिनमें गैस संवेदक FET (GASFET), सतह सुलभ FET (SAFET), चार्ज फ्लो ट्रांजिस्टर (CFT), प्रेशर संवेदक FET (प्रेसफेट), रासायनिक क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर शामिल हैं (ChemFet), ISFET (REFET), बायो-फ़ेट (बायोफेट), बायो-फेट | एंजाइम-संशोधित एफईटी (ईएनएफईटी) और इम्यूनोलॉजिकल रूप से संशोधित एफईटी (आईएमएफईटी)। 2000 के दशक की शुरुआत में, डीएनए फील्ड-इफेक्ट ट्रांजिस्टर (DNAFET) जैसे बायोफेट प्रकार, आनुवंशिक रूप से संशोधित | जीन-संशोधित FET (GENFET) और झिल्ली क्षमता | सेल-पोटेंशियल बायोफेट (CPFET) विकसित किया गया था।

छवि संवेदक
एमओएस (MOS) तकनीक आधुनिक छवि संवेदक के लिए आधार है, जिसमें चार्ज-युग्मित डिवाइस (CCD) और CMOS सक्रिय-पिक्सेल संवेदक (CMOS संवेदक) शामिल हैं, जिनका उपयोग डिजिटल इमेजिंग और डिजिटल कैमरों में किया जाता है। विलार्ड बॉयल और जॉर्ज ई। स्मिथ ने 1969 में सीसीडी का विकास किया। एमओएस प्रक्रिया पर शोध करते हुए, उन्होंने महसूस किया कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज चुंबकीय बुलबुले का सादृश्य था और इसे एक छोटे से एमओएस कैपेसिटर पर संग्रहीत किया जा सकता है।चूंकि यह एक पंक्ति में MOS कैपेसिटर की एक श्रृंखला को गढ़ने के लिए काफी सीधा था, इसलिए उन्होंने उनसे एक उपयुक्त वोल्टेज जोड़ा ताकि चार्ज को एक से अगले तक कदम रखा जा सके। CCD एक अर्धचालक सर्किट है जिसका उपयोग बाद में टेलीविजन प्रसारण के लिए पहले डिजिटल वीडियो कैमरों में किया गया था। MOS सक्रिय-पिक्सेल संवेदक (APS) को 1985 में ओलिंपस कॉर्पोरेशन में त्सुतोमु नाकामुरा द्वारा विकसित किया गया था। सीएमओएस एक्टिव-पिक्सेल संवेदक को बाद में एरिक फॉसम और उनकी टीम द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में विकसित किया गया था। MOS छवि संवेदक व्यापक रूप से ऑप्टिकल माउस तकनीक में उपयोग किए जाते हैं।1980 में ज़ेरॉक्स में रिचर्ड एफ। लियोन द्वारा आविष्कार किए गए पहले ऑप्टिकल माउस ने 6 माइक्रोन प्रक्रिया का उपयोग किया।MM NMOS लॉजिक संवेदक चिप। पहले वाणिज्यिक ऑप्टिकल माउस के बाद से, 1999 में पेश किया गया इंटेलीमॉस, अधिकांश ऑप्टिकल माउस डिवाइस सीएमओएस संवेदक का उपयोग करते हैं।

निगरानी संवेदक
एमओएस निगरानी संवेदक का उपयोग स्मार्ट होम तकनीक, कार्यालय और कृषि निगरानी, यातायात निगरानी (स्पीड डिटेक्शन रडार, यातायात अवरोध और यातायात दुर्घटना सहित), मौसम केंद्र (जैसे वर्षा संवेदक, वायु मीटर, लाइटनिंग डिटेक्शन और स्टॉर्म डिटेक्शन के लिए), रक्षा प्रौद्योगिकी निगरानी, और तापमान माप, आर्द्रता मीटर, वायु प्रदूषण संवेदक, आग का पता लगाने, स्वास्थ्य निगरानी, सुरक्षा और प्रकाश नियंत्रण प्रणाली की निगरानी के लिए किया जाता है। एमओएस गैस डिटेक्टर संवेदक का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और अन्य गैस पदार्थों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अन्य एमओएस संवेदक में होशियार संवेदक और तार-रहित संवेदक नेटवर्क (डब्ल्यूएसएन) तकनीक शामिल हैं ।

यह भी देखें
• Actuator

• Data acquisition

• Data logger

• Image sensor

• MOSFET

• * BioFET

• * Chemical field-effect transistor

• * ISFET

• List of sensors

• Machine olfaction

• Nanoelectronics

• Nanosensor

• Sensing floor

• Transducer

• Wireless sensor network

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * प्रत्यावर्ती धारा
 * फासोर
 * चरण (तरंगें)
 * विद्युतीय प्रतिरोध
 * और एकजुट
 * ध्रुवीय समन्वय तंत्र
 * प्रतिबाधा पैरामीटर
 * गुणात्मक प्रतिलोम
 * वह
 * बिजली की प्रतिक्रिया
 * अधिष्ठापन
 * धुवीय निर्देशांक
 * काल्पनिक एकक
 * वास्तविक भाग
 * काल्पनिक भाग
 * अधीरता सिद्धांत
 * समय क्षेत्र
 * वर्तमान विभक्त
 * द्विघात चरण
 * चरण बदलाव
 * विद्युतीय इन्सुलेशन
 * संभावना
 * चुंबकीय प्रवाह का घनत्व
 * एकदिश धारा
 * समकक्ष प्रतिबाधा बदल जाता है
 * वैरिकैप
 * दर्वाज़ी की घंटी
 * कंपन
 * कार्यवाही संभावना
 * तंत्रिका परिपथ
 * डेसिबल
 * भट्ठा
 * क्रोमेल
 * एल्यूमेल
 * अनिश्चितकालीन अभिन्न
 * एकीकरण स्थिर
 * प्रवाह (धातु विज्ञान)
 * इनपुट उपस्थिति
 * कॉन्स्टेंटन
 * निसिल
 * परमाणु रिऐक्टर
 * ऊष्मीय चालकता
 * 1990 का अंतर्राष्ट्रीय तापमान पैमाना
 * प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर
 * सोना
 * वैक्यूम भट्टी
 * गले लगाना
 * तापमान नियंत्रण
 * आंकड़ा अधिग्रहण
 * प्रतिरोधक थर्मामीटर
 * कोहरे की मशीन
 * विद्युत चाप भट्ठी
 * जल तापन
 * दबा कर जमाना
 * सुरक्षा कम होना
 * हनीवेल
 * मजबूर हवाई भट्ठी
 * शक्ति (भौतिकी)
 * विद्युतीय ऊर्जा
 * लकड़ी का चूल्हा
 * टोर
 * मुक्त पथ मतलब
 * वर्ग संख्या
 * द्विधात्वीय
 * लघुगणक मापक
 * स्तरीय (लघुगणक मात्रा)
 * माप की इकाई
 * ध्वनि-विज्ञान
 * शोर अनुपात का संकेत
 * समाई
 * अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
 * जड़-शक्ति मात्रा
 * फैसले
 * आधार 10 लघुगणक
 * रैखिक पद्धति
 * बिजली की वर्णक्रमीय घनत्व
 * महत्वपूर्ण आंकड़े
 * लघुगणक औसत
 * ध्वनि का दबाव
 * लघुगणक जोड़
 * लघुगणक माध्य
 * रास्ता भूलना
 * रेडियो प्रचार
 * ध्वनि दाब स्तर
 * वर्गमूल औसत का वर्ग
 * गतिशील सीमा
 * आवृत्ति भार
 * पोहोफोमेट्रिक भार
 * अटेनियूटर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
 * डीबीयू
 * अवरोध
 * व्यावसायिक श्रव्य
 * पानी के नीचे की ध्वनिकी
 * ध्वनि तीव्रता स्तर
 * मनोविज्ञान (मनोविज्ञान)
 * डीबीसी
 * न्यूनतम श्रवणता वक्र
 * मिलिवाट
 * dbm0
 * डीबीएफएस
 * पीक आयाम
 * उपचुनाव (मौसम विज्ञान)
 * डीबीआरएन
 * आकड़ों की योग्यता
 * डीबी (बी)
 * DBRN समायोजित किया गया
 * डीबी (ए)
 * डीबी (डी)
 * डीबी (सी)
 * डीबी (जेड)
 * गुणात्मक प्रतिलोम
 * प्रतिशत (संगीत)
 * प्रबलता
 * रिक्टर परिमाण मान
 * आवक -विद्युत (विद्युत)
 * ज्वाला सुधार
 * वोल्टेज रेगुलेटर
 * मर्करी-आर्क वाल्व
 * विद्युत शक्ति रूपांतरण
 * तरंग (विद्युत)
 * निरपेक्ष मूल्य
 * केंद्र नल
 * अंकगणित औसत
 * ठोस अवस्था (इलेक्ट्रॉनिक्स)
 * समतुल्य श्रृंखला प्रतिरोध
 * आयाम अधिमिश्रण
 * विद्युत का झटका
 * तड़ित पकड़क
 * विद्युत - अपघटनी संधारित्र
 * उज्ज्वल दीपक
 * गैस से भरी ट्यूब
 * सामान्य विद्युतीय
 * ऑल अमेरिकन फाइव
 * अंतरिक्ष प्रभार
 * सेमीकंडक्टर
 * पावर मोसफेट
 * पावर बजेट
 * नान्टेना
 * परमाणु घड़ी
 * सौर सेल
 * आयुध
 * सीरिज़ सर्किट
 * क्रिसमस लाइट्स (हॉलिडे डेकोरेशन)
 * बिजली का फिलामेंट
 * नीयन
 * जमीन (बिजली)
 * क्राउबर (उपकरण)
 * लड़ाई कम
 * अति संरक्षण
 * बिजली का करंट
 * परिशुद्धता और यथार्थता
 * एक प्रकार का होना
 * अलग -अलग प्रवर्धक
 * रैखिक परिपथ
 * अटेनियूटर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
 * स्थिर समय
 * वोल्टेज रेगुलेटर
 * टोपी
 * वर्तमान विभक्त
 * बल की भौतिक रेखाओं पर
 * जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी
 * प्रभारी वाहक
 * विद्युतीय संभाव्यता
 * बहाव का वेग
 * प्रभारी वाहक घनत्व
 * गॉस (इकाई)
 * बुध टेलुराइड
 * आकर्षण संस्कार
 * जियोमेट्रिक चरण
 * बिखरने
 * गाइरोरैडियस
 * प्राथमिक प्रभार
 * एकीकृत परिपथ
 * प्रवाह संवेदक
 * खुला कलेक्टर
 * लघुगणक सर्पिल
 * आंशिक मात्रा हॉल प्रभाव
 * निद्रा
 * सिगड़ी
 * झूठा रंग
 * रोशनी
 * चमकदार तीव्रता
 * शब्दावली
 * माप की इकाइयां
 * कैंडेला प्रति वर्ग मीटर
 * स्टिलब (ल्यूमिनेंस)
 * नाइट (इकाई)
 * आधुनिक मीट्रिक तंत्र
 * देखने का नज़रिया
 * शिष्य
 * मनुष्य की आंख
 * परावर्तन प्रसार
 * जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स
 * यौगिक
 * कैन्डेला
 * प्रकाश की किरण
 * अधीन किया हुआ कोण
 * अपवर्तन की अनुक्रमणिका
 * विसरित परावर्तक
 * सापेक्ष ल्यूमिनेंस

अग्रिम पठन

 * M. Kretschmar and S. Welsby (2005), Capacitive and Inductive Displacement Sensors, in Sensor Technology Handbook, J. Wilson editor, Newnes: Burlington, MA.
 * C. A. Grimes, E. C. Dickey, and M. V. Pishko (2006), Encyclopedia of Sensors (10-Volume Set), American Scientific Publishers. ISBN 1-58883-056-X
 * Blaauw, F.J., Schenk, H.M., Jeronimus, B.F., van der Krieke, L., de Jonge, P., Aiello, M., Emerencia, A.C. (2016). Let’s get Physiqual – An intuitive and generic method to combine sensor technology with ecological momentary assessments. Journal of Biomedical Informatics, vol. 63, page 141-149.


 * http://www.cbm-sweden.se/images/Seminarie/Class_Descriptions_IDA_MEMS.pdf (see https://web.archive.org/web/20160304105724/http://www.cbm-sweden.se/images/Seminarie/Class_Descriptions_IDA_MEMS.pdf)

]