एर्टन शंट

एर्टन शंट या यूनिवर्सल शंट एक उच्च-प्रतिरोध शंट (इलेक्ट्रिकल) है जिसका उपयोग गैल्वेनोमीटर में डंपिंग को बदले बिना उनकी रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है।

इस सर्किट का नाम इसके आविष्कारक विलियम ई. एर्टन के नाम पर रखा गया है। इस तकनीक का उपयोग करने वाले मल्टीरेंज एमीटर, मेक-बिफोर-ब्रेक स्विच का उपयोग करने वाले की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। साथ ही, यह बिना शंट के मीटर होने की संभावना को समाप्त कर देगा जो मेक-बिफोर-ब्रेक स्विच में एक गंभीर चिंता का विषय है।

चयनकर्ता स्विच Rm (मीटर प्रतिरोध) के समानांतर प्रतिरोध की मात्रा बदलता है। समानांतर शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप सदैव बराबर होता है। जब सभी प्रतिरोधों को Rm के समानांतर रखा जाता है तो एमीटर की अधिकतम संवेदनशीलता पहुंच जाती है।

एर्टन शंट का उपयोग 10 एम्पीयर से ऊपर की धाराओं के लिए संभवतया ही कभी किया जाता है।

m1 = I1/Im, m2 = I2/Im, m3 = I3/Im

स्रोत


श्रेणी:विद्युत सर्किट श्रेणी:विद्युत मीटर