डिजिटल हैंडहेल्ड रिफ्रैक्ट्रोमीटर

एक डिजिटल हैंडहेल्ड रेफ्रेक्टोमीटर सामग्री के अपवर्तक सूचकांक को मापने के लिए एक उपकरण है।

संचालन का सिद्धांत
अधिकांश पारंपरिक हाथ में रेफ्रेक्टोमीटर के समान सामान्य महत्वपूर्ण कोण सिद्धांत पर काम करते हैं। अंतर यह है कि एक एलईडी प्रकाश स्रोत से प्रकाश नीचे या प्रिज्म तत्व पर केंद्रित होता है। जब प्रिज्म की मापने वाली सतह पर एक तरल नमूना लगाया जाता है, तो कुछ प्रकाश समाधान के माध्यम से प्रेषित होता है और खो जाता है, जबकि शेष प्रकाश एक छाया रेखा बनाने वाले photodiode  के रैखिक सरणी पर परिलक्षित होता है। अपवर्तक सूचकांक सीधे फोटोडायोड पर छाया रेखा की स्थिति से संबंधित होता है। एक बार छाया रेखा की स्थिति उपकरण द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित हो जाने के बाद, आंतरिक सॉफ़्टवेयर स्थिति को अपवर्तक सूचकांक, या अपवर्तक सूचकांक से संबंधित माप की एक अन्य इकाई से संबंधित करेगा, और एक एलसीडी या एलईडी पैमाने पर एक डिजिटल रीडआउट प्रदर्शित करेगा।

फोटोडायोड सरणी में जितने अधिक तत्व होंगे, रीडिंग उतनी ही सटीक होंगी, और पायसन  और अन्य कठिन-से-पढ़ने वाले तरल पदार्थों के लिए रीडिंग प्राप्त करना उतना ही आसान होगा जो फ़ज़ी शैडो लाइन बनाते हैं।

डिजिटल हैंडहेल्ड रिफ्रेक्टोमीटर आमतौर पर पारंपरिक हैंडहेल्ड रिफ्रेक्टोमीटर की तुलना में अधिक सटीक होते हैं, लेकिन अधिकांश बेंचटॉप रिफ्रेक्टोमीटर की तुलना में कम सटीक होते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए थोड़ी बड़ी मात्रा में नमूने की भी आवश्यकता हो सकती है क्योंकि नमूना प्रिज्म के खिलाफ पतला नहीं फैला है।

परिणाम माप की विभिन्न इकाइयों में से एक में प्रदर्शित किया जा सकता है: ब्रिक्स, हिमांक बिंदु, क्वथनांक, एकाग्रता, आदि। लगभग सभी डिजिटल रेफ्रेक्टोमीटर में स्वचालित तापमान मुआवजा (कम से कम ब्रिक्स के लिए) होता है।

अधिकांश में प्रिज्म के चारों ओर एक धातु का नमूना होता है, जिससे चिपचिपे नमूनों को साफ करना आसान हो जाता है, और कुछ उपकरण अत्यधिक परिवेशी प्रकाश को रीडिंग में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए सॉफ़्टवेयर प्रदान करते हैं (आप इसे रोकने के लिए प्रिज़्म क्षेत्र को छायांकित भी कर सकते हैं)। कुछ उपकरण कई पैमानों के साथ उपलब्ध हैं, या ज्ञात रूपांतरण जानकारी का उपयोग करके एक विशेष पैमाने पर इनपुट करने की क्षमता है। कुछ डिजिटल हैंडहेल्ड रिफ्रेक्टोमीटर हैं जो IP65 (IP कोड) जल प्रतिरोधी हैं, और इस प्रकार एक चालू नल के नीचे धोने योग्य हैं।

यह भी देखें

 * रेफ्रेक्टोमीटर प्रकार
 * पारंपरिक हाथ में रेफ्रेक्टोमीटर
 * अब्बे रेफ्रेक्टोमीटर
 * इनलाइन प्रक्रिया रिफ्रेक्टोमीटर

श्रेणी:रेफ्रेक्टोमीटर