तरंगमयता

तरंगमयता सतह बनावट के अधिक व्यापक रूप से फैले हुए घटक का माप है। यह सतह के खुरदरेपन का व्यापक दृष्टिकोण होता है जिससे कि इसे अधिक सख्ती से उन अनियमितताओं के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी दूरी खुरदरेपन के नमूने की लंबाई से अधिक होती है। यह मशीन या कार्य विक्षेपण (इंजीनियरिंग), चैटर, अवशिष्ट तनाव, कंपन या ऊष्मा उपचार से हो सकता है। इस प्रकार तरंगमयता को समतलता (विनिर्माण) से भी भिन्न किया जाता है, अतः इसकी कम दूरी और प्रकृति में सामान्यतः आवधिक होने की विशेषता दोनों के आधार पर होती है।

पैरामीटर
तरंग की ऊंचाई को व्यक्त करने के लिए अनेक पैरामीटर हैं, जिनमें से सबसे सामान्य क्रमशः औसत तरंग और कुल तरंग के लिए डब्लूए और डब्लूटी हैं। इस प्रकार सतह के साथ पार्श्व दिशा में, तरंगमयता रिक्ति, डब्लूएसएम, अन्य पैरामीटर है जो आवधिक लहरदार चोटियों के मध्य औसत अंतर का वर्णन करता है। ऐसी अनेक माप सेटिंग्स हैं जो इन परिणामी पैरामीटर मानों को प्रभावित करती हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। सामान्यतः सबसे महत्वपूर्ण में से तरंगमयता मूल्यांकन लंबाई है, जो वह लंबाई है जिसमें तरंगमयता पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं। इस लंबाई के अंदर तरंगमयता प्रोफ़ाइल निर्धारित की जाती है। यह सतह बनावट प्रोफ़ाइल है जिसमें छोटी खुरदरापन विशेषताओं को फ़िल्टर किया गया है, या हटा दिया गया है। इसमें वर्कपीस की ज्यामिति में परिवर्तन के कारण कोई भी प्रोफ़ाइल परिवर्तन सम्मिलित नहीं होता है जो या तो अनजाने (सपाटपन) या जानबूझकर (रूप) होता हैं।

तरंगमयता आईएसओ मानककों आईएसओ 4287 में सम्मिलित है और आईएसओ 16610-21 साथ ही अमेरिकी मानक एएसएमई बी46.1, और यह इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक का भाग होता है।

माप
तरंगमयता का माप विभिन्न प्रकार के उपकरणों से किया जा सकता है, जिसमें सतह समाप्त प्रोफिलोमीटर और गोलाई उपकरण दोनों सम्मिलित होता हैं। इन उपकरणों की प्रकृति लगातार प्रगति कर रही है और अब इसमें स्टाइलस-आधारित संपर्क उपकरणों के साथ-साथ ऑप्टिकल और लेजर-आधारित गैर-संपर्क उपकरण भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार पहले के उपकरणों में, माप आउटपुट स्वाभाविक रूप से उपकरण से ही जुड़ा हुआ था, जबकि अब सतह प्रोफ़ाइल डेटा एकत्र करने वाले उपकरण और इस डेटा का मूल्यांकन करने में सक्षम विश्लेषणात्मक सॉफ़्टवेयर के मध्य कुछ अंतर उभर रहा है।

पिछली पीढ़ी के दो उपकरणों के उदाहरण तरंगमापी या सूक्ष्म स्थलाकृतिक हैं। इस प्रकार वेवोमीटर प्लास्टिक टिप का उपयोग करता है जो इलेक्ट्रॉनिक पिकअप से जुड़ा होता है जो फिर सतह की विविधताओं को मापता है। माप को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में अंकित किया जाता है जो एम्पलीफायर है और दो सिग्नलों में विभाजित होता है। सामान्यतः उच्च बैंड और निम्न बैंड बॉल बियरिंग को मापने के लिए, निम्न बैंड सिग्नल प्रति क्रांति प्रत्येक चार से सत्रह बार होने वाली विविधताओं को रिकॉर्ड करता है और उच्च बैंड सिग्नल प्रति क्रांति सत्रह से 330 बार होने वाली विविधताओं को रिकॉर्ड करता है; यह निम्न बैंड तरंगमयता है। इन बैंडों को विश्लेषण के लिए आस्टसीलस्कप में प्रेषित किया जाता है।

उपयोग
तरंगमयता माप खुरदरापन माप जितना सामान्य नहीं है, चूंकि इसके महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। उदाहरण के लिए, बॉल (बेयरिंग) और रेस (बेयरिंग) में तरंगमयता बॉल बियरिंग) में कंपन और ध्वनि का कारण है। अन्य अनुप्रयोग उदाहरण फ्लैट मिल्ड सीलिंग सतहों में तरंगमयता, चित्रित सतहों पर नारंगी छील, और गोल शाफ्ट सतहों पर चटकारे हैं।

बाहरी संबंध

 * भूतल मेट्रोलॉजी गाइड
 * प्रोफ़ाइल वेवनेस पैरामीटर्स

संबंधित मानक

 * एएनएसआई/एएसएमई बी46.1
 * आईएसओ 4287

ग्रन्थसूची


Welligkeit Cambrure