माइक्रोपम्प

माइक्रोपंप ऐसे उपकरण हैं जो तरल पदार्थ की छोटी मात्रा को नियंत्रित और हेरफेर कर सकते हैं। यद्यपि किसी भी प्रकार के छोटे पंप  को अक्सर माइक्रोपम्प के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक अधिक सटीक परिभाषा इस शब्द को माइक्रोमीटर रेंज में कार्यात्मक आयामों वाले पंपों तक सीमित करती है। ऐसे पंप  microfluidic  अनुसंधान में विशेष रुचि रखते हैं, और हाल के वर्षों में औद्योगिक उत्पाद एकीकरण के लिए उपलब्ध हो गए हैं। मौजूदा लघु पंपों की तुलना में उनका छोटा समग्र आकार, संभावित लागत और बेहतर खुराक सटीकता इस अभिनव प्रकार के पंप के लिए बढ़ती रुचि को बढ़ावा देती है।

ध्यान दें कि विभिन्न माइक्रोपंप प्रकारों और अनुप्रयोगों का एक अच्छा अवलोकन प्रदान करने के संदर्भ में नीचे दिया गया पाठ बहुत अधूरा है, और इसलिए कृपया विषय पर अच्छे समीक्षा लेख देखें।

परिचय और इतिहास
1970 के दशक के मध्य में पहले सच्चे माइक्रोपम्प्स की सूचना मिली थी, लेकिन केवल 1980 के दशक में रुचि आकर्षित हुई, जब जेन स्मट्स और हेराल्ड वैन लिंटेल ने माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम  माइक्रोपंप विकसित किए। अधिकांश बुनियादी एमईएमएस माइक्रोपंप का काम 1990 के दशक में किया गया था। हाल ही में, गैर-यांत्रिक माइक्रोपम्पों को डिजाइन करने के प्रयास किए गए हैं जो बाहरी शक्ति पर निर्भरता के कारण दूरस्थ स्थानों में कार्यात्मक हैं।

प्रकार और तकनीक
माइक्रोफ्लुइडिक दुनिया के भीतर, भौतिक कानून अपना स्वरूप बदलते हैं। एक उदाहरण के रूप में, भार या जड़ता जैसे वॉल्यूमेट्रिक बल अक्सर नगण्य हो जाते हैं, जबकि सतही बल तरल व्यवहार पर हावी हो सकते हैं, खासकर जब तरल पदार्थों में गैस का समावेश मौजूद हो। केवल कुछ अपवादों के साथ, माइक्रोपंप माइक्रो-एक्ट्यूएशन सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं, जिन्हें उचित रूप से केवल एक निश्चित आकार तक बढ़ाया जा सकता है।

माइक्रोपंप को यांत्रिक और गैर-यांत्रिक उपकरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैकेनिकल सिस्टम में मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो आमतौर पर एक्ट्यूएशन और माइक्रोवाल्व  मेम्ब्रेन या फ्लैप होते हैं।  पीजोइलेक्ट्रिक  का उपयोग करके ड्राइविंग बल उत्पन्न किया जा सकता है,  इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मो- वायवीय , वायवीय या  चुंबकीय  प्रभाव। गैर-यांत्रिक पंप इलेक्ट्रो-हाइड्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोस्मोटिक प्रवाह के साथ कार्य करते हैं | इलेक्ट्रो-ऑस्मोटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल या  अल्ट्रासाउंड  प्रवाह पीढ़ी, वर्तमान में अध्ययन किए गए कुछ एक्चुएशन तंत्र के नाम के लिए।

डायाफ्राम माइक्रोपंप
एक डायाफ्राम माइक्रोपम्प एक द्रव को चलाने के लिए एक डायाफ्राम के बार-बार सक्रिय होने का उपयोग करता है। झिल्ली एक मुख्य पंप वाल्व के ऊपर स्थित होता है, जो इनलेट और आउटलेट माइक्रोवाल्व के बीच केंद्रित होता है। जब झिल्ली को किसी प्रेरक शक्ति के माध्यम से ऊपर की ओर विक्षेपित किया जाता है, तो द्रव को इनलेट वाल्व में मुख्य पंप वाल्व में खींच लिया जाता है। फिर झिल्ली को उतारा जाता है, आउटलेट वाल्व के माध्यम से द्रव को बाहर निकाल दिया जाता है। तरल पदार्थ को लगातार पंप करने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है।

पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोपंप
पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोपम्प सबसे आम प्रकार के विस्थापन पारस्परिक डायाफ्राम पंपों में से एक है। पीजोइलेक्ट्रिक चालित माइक्रोपंप लागू वोल्टेज के जवाब में विकृत करने के लिए पीजो सिरेमिक की इलेक्ट्रोमैकेनिकल संपत्ति पर भरोसा करते हैं। झिल्ली से जुड़ी पीजोइलेक्ट्रिक डिस्क बाहरी अक्षीय विद्युत क्षेत्र द्वारा संचालित डायाफ्राम विक्षेपण का कारण बनती है और इस प्रकार माइक्रोपम्प के कक्ष का विस्तार और संकुचन करती है। इस यांत्रिक तनाव के परिणामस्वरूप कक्ष में दबाव भिन्नता होती है, जिससे द्रव का प्रवाह और बहिर्वाह होता है। प्रवाह दर को सामग्री की ध्रुवीकरण सीमा और पीजो पर लागू वोल्टेज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अन्य एक्चुएशन सिद्धांतों की तुलना में पीजोइलेक्ट्रिक एक्चुएशन उच्च स्ट्रोक वॉल्यूम, उच्च एक्ट्यूएशन बल और तेज यांत्रिक प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से उच्च एक्ट्यूएशन वोल्टेज और पीजो सिरेमिक की जटिल माउंटिंग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

3.5x3.5x0.6 मिमी. के आयामों के साथ सबसे छोटा पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोपम्प3 को Fraunhofer EMFT. द्वारा विकसित किया गया था माइक्रोइलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करने वाला विश्व प्रसिद्ध अनुसंधान संगठन। माइक्रोपंप में तीन सिलिकॉन परतें होती हैं, जिनमें से एक पंप डायाफ्राम के रूप में ऊपर से पंप कक्ष को सीमित करता है, जबकि दो अन्य मध्य वाल्व चिप और नीचे वाल्व चिप का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनलेट और आउटलेट पर निष्क्रिय फ्लैप वाल्व के उद्घाटन प्रवाह की दिशा के अनुसार उन्मुख होते हैं। पंप डायाफ्राम पीजो में एक नकारात्मक वोल्टेज के आवेदन के साथ फैलता है जिससे पंप कक्ष में तरल पदार्थ को चूसने के लिए नकारात्मक दबाव पैदा होता है। जबकि सकारात्मक वोल्टेज इसके विपरीत डायफ्राम को नीचे ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आउटलेट वाल्व अधिक दबाव में खुल जाता है और द्रव को कक्ष से बाहर निकाल देता है।





वर्तमान में मैकेनिकल माइक्रोपम्प तकनीक फैब्रिकेशन के लिए सिलिकॉन और ग्लास आधारित माइक्रोमशीनरी  प्रक्रियाओं का व्यापक रूप से उपयोग करती है। सामान्य माइक्रोफैब्रिकेशन प्रक्रियाओं में, निम्नलिखित तकनीकों का नाम दिया जा सकता है: फोटोलिथोग्राफी, अनिसोट्रोपिक नक़्क़ाशी (माइक्रोफैब्रिकेशन), सतह माइक्रोमैचिनिंग और सिलिकॉन की थोक माइक्रोमैचिनिंग। सिलिकॉन माइक्रोमशीनिंग के कई फायदे हैं जो उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करते हैं, उदाहरण के लिए, दवा वितरण में। इस प्रकार, सिलिकॉन माइक्रोमैचिनिंग उच्च ज्यामितीय परिशुद्धता और दीर्घकालिक स्थिरता की अनुमति देता है, क्योंकि यांत्रिक रूप से चलने वाले हिस्से, उदा। वाल्व फ्लैप, पहनने और थकान का प्रदर्शन न करें। सिलिकॉन  पॉलीमर -आधारित सामग्री जैसे  पॉलीडिमिथाइलसिलोक्सेन, पीएमएमए, पीएलएलए, आदि के विकल्प के रूप में बेहतर ताकत, उन्नत संरचनात्मक गुणों, स्थिरता और सस्तेपन के कारण उपयोग किया जा सकता है। फ्रौनहोफर ईएमएफटी में सिलिकॉन माइक्रोपंप सिलिकॉन माइक्रोमशीनिंग तकनीक द्वारा निर्मित होते हैं। तीन  मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन  वेफर्स (100 ओरिएंटेड) डबल साइडेड लिथोग्राफी द्वारा संरचित और सिलिकॉन वेट नक़्क़ाशी (पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड सॉल्यूशन KOH का उपयोग करके) द्वारा बनाए गए हैं। संरचित वेफर परतों के बीच संबंध सिलिकॉन फ्यूजन बॉन्ड द्वारा महसूस किया जाता है। वेफर परतों के बीच एक सीधा सिलिकॉन-सिलिकॉन बंधन करने के लिए इस बंधन तकनीक को बहुत चिकनी सतहों (0.3 एनएम से कम खुरदरापन) और बहुत उच्च तापमान (1100 डिग्री सेल्सियस तक) की आवश्यकता होती है। संबंध परत की अनुपस्थिति ऊर्ध्वाधर पंप डिजाइन मापदंडों की परिभाषा की अनुमति देती है। इसके अतिरिक्त, पंप किए गए माध्यम से संबंध परत प्रभावित हो सकती है।

महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतक में से एक के रूप में माइक्रोपंप का संपीड़न अनुपात स्ट्रोक वॉल्यूम के बीच के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी पंप चक्र के दौरान पंप झिल्ली द्वारा विस्थापित द्रव मात्रा, और मृत मात्रा, यानी न्यूनतम तरल मात्रा शेष पंप कक्ष में पम्पिंग मोड में।

$\varepsilon = \bigtriangleup V/ V_0$ 

संपीड़न अनुपात बुलबुला सहिष्णुता और माइक्रोपंप की काउंटर दबाव क्षमता को परिभाषित करता है। चैम्बर के भीतर गैस के बुलबुले माइक्रोपंप के संचालन में बाधा डालते हैं क्योंकि गैस के बुलबुले के भिगोने के गुणों के कारण पंप कक्ष में दबाव शिखर (∆P) कम हो जाता है, जबकि सतह के गुणों के कारण महत्वपूर्ण दबाव (∆P)crit) जो निष्क्रिय वाल्व खोलता है वह बढ़ता है। फ्रौनहोफर ईएमएफटी माइक्रोपंप का संपीड़न अनुपात 1 के मान तक पहुंच जाता है, जिसका अर्थ है कि आउटलेट दबाव की चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी आत्म-भड़काना क्षमता और बुलबुला सहिष्णुता। पीजो माउंटिंग की विशेष पेटेंट तकनीक की बदौलत बड़ा संपीड़न अनुपात हासिल किया जाता है, जब पीजो माउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले चिपकने की इलाज प्रक्रिया के दौरान पीजोइलेक्ट्रिक सिरेमिक के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रोड पर विद्युत वोल्टेज लगाया जाता है। पूर्व-विक्षेपित एक्चुएटर्स के साथ-साथ उथले गढ़े हुए पंप चैंबर की ऊंचाई के परिणामस्वरूप मृत मात्रा में उल्लेखनीय कमी संपीड़न अनुपात को बढ़ाती है।

पेरिस्टाल्टिक माइक्रोपम्प्स
एक क्रमिक वृत्तों में सिकुड़नेवाला माइक्रोपम्प एक माइक्रोपम्प है जो श्रृंखला में कम से कम तीन माइक्रोवाल्व से बना होता है। इन तीन वाल्वों को क्रमिक रूप से खोला और बंद किया जाता है ताकि तरल पदार्थ को इनलेट से आउटलेट तक एक प्रक्रिया में खींचा जा सके जिसे पेरिस्टलसिस कहा जाता है।

वाल्वलेस माइक्रोपंप
स्टेटिक वाल्व को वाल्व के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें बिना किसी चलती भागों के निश्चित ज्यामिति होती है। ये वाल्व ऊर्जा (सक्रिय) के अतिरिक्त या द्रव जड़त्व (निष्क्रिय) द्वारा वांछित प्रवाह व्यवहार को प्रेरित करके प्रवाह सुधार प्रदान करते हैं। दो सबसे सामान्य प्रकार के स्थिर ज्यामिति निष्क्रिय वाल्व हैं डिफ्यूज़र-नोजल तत्व और टेस्ला वाल्व। फ्लो रेक्टिफिकेशन डिवाइस के रूप में नोजल-डिफ्यूज़र तत्वों वाले माइक्रोपम्प्स को आमतौर पर वाल्वलेस माइक्रोपम्प्स के रूप में जाना जाता है।

केशिका पंप
माइक्रोफ्लुइडिक्स में, केशिका पंपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि पंपिंग क्रिया को बाहरी सक्रियण शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लास केशिकाएं और झरझरा मीडिया, जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर और सिंथेटिक पेपर शामिल हैं, माइक्रोफ्लुइडिक चिप्स में एकीकृत किया जा सकता है। पार्श्व प्रवाह परीक्षण में केशिका पंपिंग का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हाल ही में, उपन्यास केशिका पंप, तरल चिपचिपाहट और सतह ऊर्जा से स्वतंत्र एक निरंतर पंपिंग प्रवाह दर के साथ,   विकसित किए गए थे, जिनका पारंपरिक केशिका पंप पर एक महत्वपूर्ण लाभ है (जिनमें से प्रवाह व्यवहार वाशबर्न व्यवहार है, अर्थात् प्रवाह दर स्थिर नहीं है) क्योंकि उनका प्रदर्शन नमूना चिपचिपाहट पर निर्भर नहीं करता है।

रासायनिक रूप से संचालित पंप
रासायनिक रूप से संचालित गैर-यांत्रिक पंपों को नैनोमोटर्स  को सतहों से जोड़कर, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से द्रव प्रवाह को चलाकर तैयार किया गया है। पम्पिंग सिस्टम की एक विस्तृत विविधता मौजूद है जिसमें जैविक एंजाइम आधारित पंप,     कार्बनिक फोटोकैटलिस्ट पंप, और धातु उत्प्रेरक पंप। ये पंप स्व-डिफ्यूसीओफोरेसिस, वैद्युतकणसंचलन, बुलबुला प्रणोदन और घनत्व ढाल की पीढ़ी सहित कई विभिन्न तंत्रों के माध्यम से प्रवाह उत्पन्न करते हैं।  इसके अलावा, इन रासायनिक रूप से संचालित माइक्रोपम्पों को जहरीले एजेंटों का पता लगाने के लिए सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्रकाश से चलने वाले पंप
गैर-यांत्रिक पम्पिंग का एक अन्य वर्ग प्रकाश-संचालित पम्पिंग है। कुछ नैनोकण एक यूवी स्रोत से प्रकाश को ऊष्मा में बदलने में सक्षम होते हैं जो संवहनी पंपिंग उत्पन्न करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनोकणों के साथ इस प्रकार के पंप संभव हैं और पम्पिंग की गति को प्रकाश स्रोत की तीव्रता और कणों की एकाग्रता दोनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुप्रयोग
माइक्रोपंप में संभावित औद्योगिक अनुप्रयोग होते हैं, जैसे विनिर्माण प्रक्रियाओं के दौरान गोंद की थोड़ी मात्रा का वितरण, और जैव चिकित्सा अनुप्रयोग, जिसमें पोर्टेबल या प्रत्यारोपित दवा वितरण उपकरण शामिल हैं। जैव-प्रेरित अनुप्रयोगों में लसीका वाहिकाओं  को बदलने के लिए  मैग्नेटोरियोलॉजिकल इलास्टोमेर  का उपयोग करके एक लचीला विद्युत चुम्बकीय माइक्रोपम्प शामिल है। रासायनिक रूप से संचालित माइक्रोपम्प रासायनिक युद्ध एजेंटों और पारा और साइनाइड जैसे पर्यावरणीय खतरों का पता लगाने के मामले में रासायनिक संवेदन में अनुप्रयोगों के लिए क्षमता प्रदर्शित करते हैं।

वायु प्रदूषण की समकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, माइक्रोपम्प के लिए सबसे आशाजनक अनुप्रयोगों में से एक व्यक्तिगत वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए गैस और पार्टिकुलेट मैटर सेंसर को बढ़ाना है। एमईएमएस फैब्रिकेशन तकनीक के लिए धन्यवाद, एमओएसएफईटी पर आधारित गैस सेंसर, नॉनडिस्पर्सिव इन्फ्रारेड सेंसर,  विद्युत रासायनिक गैस सेंसर  सिद्धांतों को पोर्टेबल उपकरणों के साथ-साथ स्मार्टफोन और वियरेबल्स में फिट करने के लिए छोटा किया जा सकता है। फ्रौनहोफर ईएमएफटी पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोपम्प का अनुप्रयोग परिवेशी वायु के तेजी से नमूने के माध्यम से सेंसर के प्रतिक्रिया समय को 2 सेकंड तक कम कर देता है। यह तेजी से संवहन द्वारा समझाया गया है जो तब होता है जब माइक्रोपंप हवा को सेंसर की ओर ले जाता है, जबकि माइक्रोपंप की अनुपस्थिति में धीमी प्रसार सेंसर प्रतिक्रिया के कारण कई मिनट तक देरी होती है। माइक्रोपंप के वर्तमान विकल्प - पंखे - में कई कमियां हैं। पर्याप्त नकारात्मक दबाव प्राप्त करने में असमर्थ पंखा फिल्टर डायाफ्राम पर दबाव ड्रॉप को दूर नहीं कर सकता है। इसके अलावा, गैस के अणु और कण आसानी से सेंसर की सतह और उसके आवास का फिर से पालन कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समय में सेंसर का बहाव होता है।

इसके अतिरिक्त इनबिल्ट माइक्रोपम्प सेंसर के पुनर्जनन की सुविधा प्रदान करता है और इस प्रकार सेंसर सतह से गैस अणुओं को बाहर निकालकर संतृप्ति के मुद्दों को हल करता है। श्वास विश्लेषण गैस सेंसर के लिए उपयोग का संबंधित क्षेत्र है जो माइक्रोपम्प द्वारा सशक्त है। माइक्रोपम्प टेलीहेल्थ  कार्यक्रमों के भीतर पोर्टेबल उपकरणों के माध्यम से जठरांत्र संबंधी मार्ग और फुफ्फुसीय रोगों, मधुमेह, कैंसर आदि के दूरस्थ निदान और निगरानी को आगे बढ़ा सकता है।

एमईएमएस माइक्रोपंप के लिए आशाजनक अनुप्रयोग मधुमेह के लिए दवा वितरण प्रणाली में निहित है- ट्यूमर-, हार्मोन-, अल्ट्रा-थिन पैच के रूप में दर्द और ओकुलर थेरेपी, इम्प्लांटेबल सिस्टम या डिजिटल गोली  के भीतर लक्षित वितरण। पीजोइलेक्ट्रिक एमईएमएस माइक्रोपंप  अंतःशिरा चिकित्सा,  अंतस्त्वचा इंजेक्शन , धमनी, ओकुलर ड्रग इंजेक्शन के लिए पारंपरिक पेरिस्टाल्टिक या सिरिंज पंपों की जगह ले सकते हैं। दवा वितरण आवेदन के लिए उच्च प्रवाह दर की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि, माइक्रोपंप को छोटी खुराक देने में सटीक माना जाता है और बैक प्रेशर स्वतंत्र प्रवाह प्रदर्शित करता है। बायोकम्पैटिबिलिटी और लघु आकार के कारण,  आंख का रोग  या  फ्थिसिस बुलबि  के इलाज के लिए सिलिकॉन पीजोइलेक्ट्रिक माइक्रोपम्प को नेत्रगोलक पर लगाया जा सकता है। चूंकि इन स्थितियों के तहत आंख जलीय हास्य के बहिर्वाह या उत्पादन को सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता खो देती है, फ्रौन्होफर ईएमएफटी द्वारा 30 μl / s की प्रवाह दर के साथ विकसित प्रत्यारोपित माइक्रोपम्प रोगी को बिना किसी प्रतिबंध या असुविधा के तरल पदार्थ के उचित प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोपम्प द्वारा हल की जाने वाली एक अन्य स्वास्थ्य समस्या  मूत्र असंयम  है। टाइटेनियम माइक्रोपंप पर आधारित कृत्रिम स्फिंक्टर तकनीक हंसी या खांसने के दौरान दबाव को स्वचालित रूप से समायोजित करके निरंतरता सुनिश्चित करती है। यूरेथ्रा एक तरल पदार्थ से भरी आस्तीन के माध्यम से खोला और बंद किया जाता है जिसे माइक्रोपम्प द्वारा नियंत्रित किया जाता है। माइक्रोपम्प सर्वव्यापी चित्र परिदृश्यों (फिल्मों) और ध्वनि परिदृश्यों (संगीत) के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता, चिकित्सा, रक्षा, प्रथम प्रतिक्रिया अनुप्रयोगों आदि के लिए सुगंध परिदृश्य की सुविधा प्रदान कर सकता है। कई सुगंधित जलाशयों के साथ माइक्रोडोज़िंग उपकरण जो नाक के पास लगे होते हैं, 1 मिनट में 15 अलग-अलग गंध छाप छोड़ सकते हैं। माइक्रोपम्प का लाभ विभिन्न गंधों को मिश्रित किए बिना गंधों के अनुक्रम को सूंघने की संभावना में निहित है। सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि गंध के अणुओं की डिलीवरी के बाद ही उपयोगकर्ता द्वारा गंध की उचित खुराक का पता लगाया जाए। सुगंध-खुराक के लिए माइक्रोपंप के साथ कई अनुप्रयोग संभव हैं: वांछित वातावरण में पूर्ण विसर्जन की सुविधा के लिए टेस्टर्स ट्रेनिंग (वाइन, भोजन), सीखने के कार्यक्रम, मनोचिकित्सा, घ्राणशक्ति का नाश  उपचार, प्रथम प्रतिक्रिया प्रशिक्षण इत्यादि।

विश्लेषणात्मक प्रणालियों के भीतर, माइक्रोपम्प लैब-ऑन-चिप अनुप्रयोगों, उच्च-प्रदर्शन तरल क्रोमैटोग्राफी और गैस वर्णलेखन  सिस्टम आदि के लिए हो सकता है। बाद वाले माइक्रोपम्पों के लिए सटीक वितरण और गैसों के प्रवाह को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। चूंकि गैसों की संपीड्यता चुनौतीपूर्ण है, इसलिए माइक्रोपम्प में उच्च संपीड़न अनुपात होना चाहिए।

अन्य अनुप्रयोगों में, निम्नलिखित क्षेत्रों का नाम दिया जा सकता है: स्नेहक की छोटी मात्रा के लिए खुराक प्रणाली, ईंधन खुराक प्रणाली, सूक्ष्म वायवीय, सूक्ष्म हाइड्रोलिक सिस्टम और उत्पादन प्रक्रियाओं में खुराक प्रणाली, लिक्विड हैंडलिंग रोबोट  (कुशन पिपेट, माइक्रोलीटर प्लेट)।

यह भी देखें

 * इलेक्ट्रोस्मोटिक पंप
 * ईंधन सेल शब्दों की शब्दावली
 * प्रतिबाधा पंप
 * माइक्रोवाल्व