न्यूट्रॉन इमेजिंग

न्यूट्रॉन छवियाँ न्यूट्रॉन के साथ एक छवि बनाने की प्रक्रिया है। परिणामी छवि की गई वस्तु के न्यूट्रॉन क्षीणन गुणों पर आधारित है। परिणामी छवियां औद्योगिक एक्स-रे छवियों के साथ बहुत आम हैं, लेकिन चूंकि छवि एक्स-रे क्षीणन गुणों के बजाय न्यूट्रॉन क्षीणन गुणों पर आधारित है, न्यूट्रॉन छवियाँ के साथ आसानी से दिखाई देने वाली कुछ चीजें एक्स- के साथ देखना बहुत चुनौतीपूर्ण या असंभव हो सकती हैं। छवियाँ तकनीक (और इसके विपरीत) है।

सामग्री के घनत्व के आधार पर एक्स-रे को क्षीण किया जाता है। सघन सामग्री अधिक एक्स-रे रोक देगी। न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन के क्षीणन की सामग्री की संभावना इसके घनत्व से संबंधित नहीं है। बोरॉन जैसे कुछ प्रकाश पदार्थ न्यूट्रॉन को अवशोषित करेंगे जबकि हाइड्रोजन आम तौर पर न्यूट्रॉन को अलग कर देगा, और आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कई धातुएं अधिकांश न्यूट्रॉन को अपने से गुजरने देती हैं। यह एक्स-रे छवियाँ की तुलना में कई उदाहरणों में न्यूट्रॉन छवियाँ को बेहतर बना सकता है; उदाहरण के लिए, O-अंगूठी  स्थिति और धातु घटकों के अंदर अखंडता को देखते हुए, जैसे ठोस रॉकेट बूस्टर के सेगमेंट जोड़ है।

इतिहास
1932 में जेम्स चाडविक  द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी का पहला प्रदर्शन हर्टमट कल्मन और ई. कुह्न द्वारा 1930 के दशक के अंत में किया गया था। उन्होंने पाया कि न्यूट्रॉन के साथ बमबारी पर, कुछ सामग्री विकिरण उत्सर्जित करती हैं जो पतली परत  को उजागर कर सकती हैं। खोज 1946 तक एक जिज्ञासा बनी रही जब पीटर्स द्वारा निम्न गुणवत्ता वाले रेडियोग्राफ बनाए गए थे। 1955 में जे. थेविस (यूके) द्वारा उचित गुणवत्ता के पहले न्यूट्रॉन रेडियोग्राफ बनाए गए थे।

लगभग 1960, हेरोल्ड बर्जर ( हम ) और जॉन पी. बार्टन (यूके) ने विकिरणित रिएक्टर ईंधन की जांच के लिए न्यूट्रॉन का मूल्यांकन शुरू किया। इसके बाद, कई शोध सुविधाएं विकसित की गईं। पहली व्यावसायिक सुविधाएं 1960 के दशक के अंत में, ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में और अंततः कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और स्विट्जरलैंड सहित अन्य देशों में ऑनलाइन आईं है।

प्रक्रिया
एक न्यूट्रॉन छवि का उत्पादन करने के लिए, न्यूट्रॉन का एक स्रोत, उत्सर्जित न्यूट्रॉन को काफी मोनो-डायरेक्शनल बीम में आकार देने के लिए एक कोलिमेटर, छवि की जाने वाली वस्तु और छवि को अभिलेख करने की कुछ विधि की आवश्यकता होती है।

न्यूट्रॉन स्रोत
आम तौर पर न्यूट्रॉन स्रोत एक शोध रिएक्टर है,

जहां प्रति इकाई क्षेत्र (फ्लक्स) में बड़ी संख्या में न्यूट्रॉन उपलब्ध हैं। न्यूट्रॉन के समस्थानिक स्रोतों के साथ कुछ काम पूरा हो चुका है (कैलिफ़ोर्निया -252 -252 के बड़े पैमाने पर सहज परमाणु विखंडन, बल्कि अमेरिकाियम- फीरोज़ा समस्थानिक स्रोत, और अन्य)। ये प्रस्ताव पूंजी लागत में कमी और गतिशीलता में वृद्धि करते हैं, लेकिन बहुत कम न्यूट्रॉन तीव्रता और काफी कम छवि गुणवत्ता की कीमत पर। इसके अतिरिक्त, स्पेलेशन लक्ष्यों के साथ बड़े त्वरक सहित न्यूट्रॉन के त्वरक स्रोतों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है और ये न्यूट्रॉन छवियाँ के लिए उपयुक्त स्रोत हो सकते हैं। ड्यूटेरियम-ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम-ट्रिटियम की परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं का उत्पादन करने वाले न्यूट्रॉन का उपयोग करने वाले पोर्टेबल त्वरक आधारित न्यूट्रॉन जनरेटर।

'''यह चर्चा थर्मल न्यूट्रॉन छवियाँ पर केंद्रित है, हालांकि इनमें से अधिकतर जानकारी ठंड और एपिथर्मल छवियाँ पर भी लागू होती है। फास्ट न्यूट्रॉन छवियाँ मातृभूमि सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए रुचि का '''

मॉडरेशन
न्यूट्रॉन के उत्पादन के बाद, उन्हें छवियाँ के लिए वांछित गति तक धीमा करने (गतिज ऊर्जा में कमी) की आवश्यकता होती है। यह थर्मल न्यूट्रॉन का उत्पादन करने के लिए कमरे के तापमान पर कुछ लंबाई के पानी, पॉलीथीन या ग्रेफाइट का रूप ले सकता है। मॉडरेटर में न्यूट्रॉन परमाणुओं के नाभिक से टकराते हैं और इस तरह धीमे हो जाते हैं। आखिरकार इन न्यूट्रॉन की गति मॉडरेटर के तापमान (गतिज ऊर्जा की मात्रा) के आधार पर कुछ वितरण प्राप्त करेगी। यदि उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन वांछित हैं, तो उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन (एपिथर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है) का उत्पादन करने के लिए ग्रेफाइट मॉडरेटर को गर्म किया जा सकता है। कम ऊर्जा न्यूट्रॉन के लिए, ठंडा मॉडरेटर जैसे तरल ड्यूटेरियम (हाइड्रोजन का समस्थानिक), कम ऊर्जा न्यूट्रॉन (ठंडा न्यूट्रॉन) का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई या कम मंदक मौजूद नहीं है, तो उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन (तीव्र न्यूट्रॉन कहा जाता है) का उत्पादन किया जा सकता है। मॉडरेटर का तापमान जितना अधिक होगा, न्यूट्रॉन की परिणामी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी और न्यूट्रॉन उतनी ही तेजी से यात्रा करेंगे। आम तौर पर, तेज न्यूट्रॉन अधिक मर्मज्ञ होंगे, लेकिन इस प्रवृत्ति से कुछ दिलचस्प विचलन मौजूद हैं और कभी-कभी न्यूट्रॉन छवियाँ में उपयोग किए जा सकते हैं। आम तौर पर छवियाँ सिस्टम को न्यूट्रॉन की केवल एक ही ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन और स्थापित किया जाता है, जिसमें अधिकांश छवियाँ सिस्टम थर्मल या ठंडे न्यूट्रॉन का उत्पादन करते हैं।

कुछ स्थितियों में, न्यूट्रॉन की केवल एक विशिष्ट ऊर्जा का चयन वांछित हो सकता है। न्यूट्रॉन की एक विशिष्ट ऊर्जा को अलग करने के लिए, क्रिस्टल से न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन या न्यूट्रॉन बीम को काटकर न्यूट्रॉन को उनकी गति के आधार पर अलग करना विकल्प हैं, लेकिन यह आमतौर पर बहुत कम न्यूट्रॉन तीव्रता पैदा करता है और बहुत लंबे जोखिम की ओर जाता है। आम तौर पर यह केवल अनुसंधान अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।

यह चर्चा थर्मल न्यूट्रॉन छवियाँ पर केंद्रित है, हालांकि इनमें से अधिकतर जानकारी ठंड और एपिथर्मल छवियाँ पर भी लागू होती है। फास्ट न्यूट्रॉन छवियाँ मातृभूमि सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए रुचि का क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं है और आमतौर पर यहां वर्णित नहीं है।

कोलिमेशन
मॉडरेटर में, न्यूट्रॉन कई अलग-अलग दिशाओं में यात्रा कर रहे होंगे। एक अच्छी छवि बनाने के लिए, न्यूट्रॉन को काफी समान दिशा (आमतौर पर थोड़ा अलग) में यात्रा करने की आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए, एक एपर्चर (एक उद्घाटन जो न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन अवशोषित सामग्री से घिरे हुए इसके माध्यम से पारित करने की अनुमति देगा), न्यूट्रॉन को समापक में प्रवेश करने की अनुमति देता है। न्यूट्रॉन अवशोषण सामग्री (जैसे बोरॉन) के साथ कोलिमेटर की कुछ लंबाई तब न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है जो वांछित दिशा में कोलिमेटर की लंबाई की यात्रा नहीं कर रहे हैं। छवि गुणवत्ता और एक्सपोज़र समय के बीच ट्रेडऑफ़ मौजूद है। एक छोटा कोलिमेशन सिस्टम या बड़ा एपर्चर अधिक तीव्र न्यूट्रॉन बीम का उत्पादन करेगा, लेकिन न्यूट्रॉन व्यापक कोणों पर यात्रा करेंगे, जबकि एक लंबा कोलिमेटर या एक छोटा एपर्चर न्यूट्रॉन की यात्रा की दिशा में अधिक एकरूपता पैदा करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से कम न्यूट्रॉन मौजूद होंगे और लंबे समय तक एक्सपोजर का परिणाम होगा।

वस्तु
वस्तु को न्यूट्रॉन बीम में रखा गया है। एक्स-रे सिस्टम के साथ पाए जाने वालों से बढ़ी हुई ज्यामितीय अनिश्चितता को देखते हुए, वस्तु को आम तौर पर यथासंभव छवि अभिलेखिंग डिवाइस के करीब स्थित करने की आवश्यकता होती है।

रूपांतरण
हालांकि कई अलग-अलग छवि अभिलेखिंग विधियां मौजूद हैं, न्यूट्रॉन को आम तौर पर आसानी से मापा नहीं जाता है और इसे किसी अन्य प्रकार के विकिरण में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है जो अधिक आसानी से पता लगाया जाता है। रूपांतरण स्क्रीन के कुछ रूप आम तौर पर इस कार्य को करने के लिए नियोजित होते हैं, हालांकि कुछ छवि कैप्चर विधियों में रूपांतरण सामग्री को सीधे छवि अभिलेख में शामिल किया जाता है। अक्सर यह गैडोलीनियम की पतली परत का रूप ले लेता है, जो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए एक बहुत मजबूत अवशोषक है। गैडोलीनियम की 25 माइक्रोमीटर परत उस पर आपतित होने वाले तापीय न्यूट्रॉन के 90% को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त है। कुछ स्थितियों में, बोरॉन,  ईण्डीयुम, सोना, या डिस्प्रोसियम जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जा सकता है या सिंटिलेटर # न्यूट्रॉन जैसी सामग्री का उपयोग किया जा सकता है जहां रूपांतरण स्क्रीन न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है और दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करती है।

छवि अभिलेख
न्यूट्रॉन के साथ छवियों का उत्पादन करने के लिए आमतौर पर कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ समय पहले तक, न्यूट्रॉन छवियाँ आमतौर पर एक्स-रे फिल्म पर अभिलेख की जाती थी, लेकिन अब कई तरह की डिजिटल विधियाँ उपलब्ध हैं।

न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी (फिल्म)
न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी एक न्यूट्रॉन छवि बनाने की प्रक्रिया है जिसे फिल्म पर अभिलेख किया जाता है। यह आमतौर पर न्यूट्रॉन छवियाँ का उच्चतम रिज़ॉल्यूशन रूप है, हालांकि आदर्श सेटअप वाले डिजिटल तरीके हाल ही में तुलनात्मक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण न्यूट्रॉन को उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित करने के लिए गैडोलीनियम रूपांतरण स्क्रीन का उपयोग करता है, जो एकल इमल्शन एक्स-रे फिल्म को उजागर करता है।

बीमलाइन में मौजूद फिल्म के साथ प्रत्यक्ष विधि का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए रूपांतरण स्क्रीन द्वारा न्यूट्रॉन को अवशोषित किया जाता है जो फिल्म को उजागर करने वाले विकिरण के कुछ रूप को तुरंत उत्सर्जित करता है। अप्रत्यक्ष विधि में सीधे बीमलाइन में फिल्म नहीं होती है। रूपांतरण स्क्रीन न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है लेकिन विकिरण जारी होने से पहले कुछ समय की देरी होती है। रूपांतरण स्क्रीन पर छवि अभिलेख करने के बाद, फिल्म पर छवि बनाने के लिए रूपांतरण स्क्रीन को एक फिल्म के साथ निकट संपर्क में रखा जाता है (आमतौर पर घंटे)। रेडियोधर्मी वस्तुओं, या उच्च गामा संदूषण के साथ छवियाँ सिस्टम से निपटने के दौरान अप्रत्यक्ष विधि के महत्वपूर्ण फायदे हैं, अन्यथा प्रत्यक्ष विधि को आम तौर पर प्राथमिकता दी जाती है।

न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सेवा है, जिसका व्यापक रूप से एयरोस्पेस उद्योग में हवाई जहाज के इंजनों के लिए टरबाइन ब्लेड, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए घटकों, उच्च विश्वसनीयता वाले विस्फोटकों के परीक्षण के लिए और कुछ हद तक अन्य उद्योग में उत्पाद विकास चक्रों के दौरान समस्याओं की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी शब्द का अक्सर सभी न्यूट्रॉन छवियाँ विधियों के संदर्भ में गलत उपयोग किया जाता है।

ट्रैक नक़्क़ाशी
आयन ट्रैक नक़्क़ाशी काफी हद तक अप्रचलित विधि है। रूपांतरण स्क्रीन न्यूट्रॉन को अल्फा कणों में परिवर्तित करती है जो सेल्युलोज के एक टुकड़े में क्षति ट्रैक उत्पन्न करते हैं। एक एसिड बाथ का उपयोग तब सेल्युलोज को उकेरने के लिए किया जाता है, सेल्युलोज के एक टुकड़े का उत्पादन करने के लिए जिसकी मोटाई न्यूट्रॉन एक्सपोजर के साथ बदलती है।

डिजिटल न्यूट्रॉन छवियाँ
थर्मल न्यूट्रॉन के साथ डिजिटल न्यूट्रॉन छवियों को लेने की कई प्रक्रियाएँ मौजूद हैं जिनके अलग-अलग फायदे और नुकसान हैं। इन छवियाँ विधियों का व्यापक रूप से शैक्षणिक हलकों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे फिल्म प्रोसेसर और डार्क रूम की आवश्यकता से बचते हैं और साथ ही कई तरह के फायदे भी देते हैं। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन स्कैनर के उपयोग के माध्यम से फिल्म छवियों को डिजिटाइज़ किया जा सकता है।

न्यूट्रॉन कैमरा (DR सिस्टम)
एक न्यूट्रॉन कैमरा एक छवियाँ सिस्टम है जो एक डिजिटल कैमरा या इसी तरह के डिटेक्टर ऐरे पर आधारित होता है। न्यूट्रॉन वस्तु के माध्यम से छवि के माध्यम से गुजरते हैं, फिर जगमगाहट स्क्रीन न्यूट्रॉन को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित करती है। यह प्रकाश तब कुछ प्रकाशिकी से गुजरता है (आयनीकरण विकिरण के लिए कैमरे के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से), फिर छवि को सीसीडी कैमरे द्वारा कब्जा कर लिया जाता है (कई अन्य कैमरा प्रकार भी मौजूद हैं, जिनमें सीएमओएस और सीआईडी ​​शामिल हैं, समान परिणाम उत्पन्न करते हैं)।

न्यूट्रॉन कैमरे वास्तविक समय की छवियों (आमतौर पर कम रिज़ॉल्यूशन के साथ) की अनुमति देते हैं, जो अपारदर्शी पाइपों में दो चरण द्रव प्रवाह, ईंधन कोशिकाओं में हाइड्रोजन बुलबुला गठन और इंजनों में स्नेहक आंदोलन के अध्ययन के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। यह छवियाँ सिस्टम रोटरी टेबल के संयोजन के साथ, विभिन्न कोणों पर बड़ी संख्या में छवियां ले सकता है जिन्हें त्रि-आयामी छवि (न्यूट्रॉन टोमोग्राफी) में पुनर्निर्मित किया जा सकता है।

जब एक पतली जगमगाहट स्क्रीन और अच्छे प्रकाशिकी के साथ मिलकर ये प्रणालियां फिल्म छवियाँ के समान जोखिम समय के साथ उच्च रिज़ॉल्यूशन की छवियां उत्पन्न कर सकती हैं, हालांकि उपलब्ध सीसीडी कैमरा चिप्स पर पिक्सेल की संख्या को देखते हुए छवियाँ विमान आमतौर पर छोटा होना चाहिए।

हालांकि ये प्रणालियां कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं (अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए वास्तविक समय छवियाँ, सरलता और सापेक्ष कम लागत, संभावित रूप से उच्च रिज़ॉल्यूशन, त्वरित छवि देखने की क्षमता), कैमरे पर मृत पिक्सेल सहित महत्वपूर्ण नुकसान मौजूद हैं (जो विकिरण जोखिम से उत्पन्न होते हैं) ), जगमगाहट स्क्रीन की गामा संवेदनशीलता (छवियाँ कलाकृतियां बनाना जिन्हें हटाने के लिए आमतौर पर माध्यिका फ़िल्टरिंग की आवश्यकता होती है), देखने का सीमित क्षेत्र और उच्च विकिरण वातावरण में कैमरों का सीमित जीवनकाल।

छवि प्लेटें (सीआर सिस्टम)
एक्स-रे छवि प्लेट्स का उपयोग प्लेट न्यूट्रॉन स्कैनर के संयोजन के साथ न्यूट्रॉन छवि बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सिस्टम के साथ एक्स-रे छवि तैयार की जाती हैं। छवि प्लेट द्वारा कैप्चर किए जाने के लिए न्यूट्रॉन को अभी भी विकिरण के किसी अन्य रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। थोड़े समय के लिए, फ़ूजी ने न्यूट्रॉन संवेदनशील छवि प्लेट्स का उत्पादन किया जिसमें प्लेट में कनवर्टर सामग्री शामिल थी और बाहरी रूपांतरण सामग्री के मुकाबले बेहतर संकल्प की पेशकश की। छवि प्लेटें एक ऐसी प्रक्रिया प्रदान करती हैं जो फिल्म छवियाँ के समान है, लेकिन छवि को पुन: प्रयोज्य छवि प्लेट पर अभिलेख किया जाता है जिसे छवियाँ के बाद पढ़ा और साफ़ किया जाता है। ये प्रणालियाँ केवल स्थिर छवियाँ (स्थैतिक) उत्पन्न करती हैं। रूपांतरण स्क्रीन और एक्स-रे छवि प्लेट का उपयोग करके, फिल्म छवियाँ की तुलना में कम रिज़ॉल्यूशन वाली छवि बनाने के लिए तुलनीय एक्सपोज़र समय की आवश्यकता होती है। अन्तर्निहित रूपांतरण सामग्री वाली छवि प्लेट बाहरी रूपांतरण की तुलना में बेहतर छवियां उत्पन्न करती हैं, लेकिन वर्तमान में फिल्म के रूप में अच्छी छवियों का उत्पादन नहीं करती हैं।

फ्लैट पैनल सिलिकॉन डिटेक्टर (डीआर सिस्टम)
सीसीडी छवियाँ के समान एक डिजिटल तकनीक है। न्यूट्रॉन एक्सपोजर से डिटेक्टरों का जीवनकाल छोटा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप अन्य डिजिटल तकनीकें पसंदीदा दृष्टिकोण बन जाती हैं।

माइक्रो चैनल प्लेट्स (DR सिस्टम)
एक उभरती हुई विधि जो बहुत छोटे पिक्सेल आकार के साथ एक डिजिटल डिटेक्टर सरणी बनाती है। डिवाइस के माध्यम से छोटे (माइक्रोमीटर) चैनल होते हैं, स्रोत पक्ष न्यूट्रॉन अवशोषित सामग्री (आमतौर पर गैडोलीनियम या बोरॉन) के साथ लेपित होता है। न्यूट्रॉन अवशोषित सामग्री न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है और उन्हें आयनकारी विकिरण में परिवर्तित करती है जो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करती है। पूरे उपकरण में एक बड़ा वोल्टेज लगाया जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रवर्धित किया जाता है क्योंकि वे छोटे चैनलों के माध्यम से त्वरित होते हैं, फिर एक डिजिटल डिटेक्टर सरणी द्वारा पता लगाया जाता है।

संदर्भ

 * Practical applications of neutron radiography and gaging; Berger, Harold, ASTM