फॉस्फोर थर्मोमेट्री

फॉस्फोर थर्मोमेट्री सतह के तापमान माप के लिए प्रकाशिकी विधि है। विधि भास्वर पदार्थ द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनेसेंस का शोषण करती है। फॉस्फोरस महीन सफेद या पेस्टल रंग के अकार्बनिक चूर्ण होते हैं, जो किसी भी तरह के माध्यम से ल्यूमिनेस, जिससे प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए उत्तेजित हो सकते हैं। उत्सर्जित प्रकाश की कुछ विशेषताएं तापमान के साथ बदलती हैं, जिसमें चमक, रंग और चमक के बाद की अवधि सम्मिलित है। उत्तरार्द्ध का उपयोग सामान्यतः तापमान माप के लिए किया जाता है।

इतिहास
फॉस्फोर का उपयोग करने वाले तापमान माप का पहला उल्लेख मूल रूप से 1932 में पॉल न्यूबर्ट द्वारा दायर दो पेटेंट में है।

ल्यूमिनेसेंस की समय निर्भरता
सामान्यतः छोटी अवधि के पराबैंगनी लैंप या लेज़र स्रोत फॉस्फर आवरण को प्रकाशित करते हैं जो बदले में स्पष्ट रूप से चमकते हैं। जब प्रकाश का स्रोत बंद हो जाता है, तो ल्यूमिनेसेंस विशिष्ट समय के लिए लगातार घटता रहेगा। चमक को ई (गणितीय स्थिरांक) तक कम करने के लिए आवश्यक समय इसके मूल मान का 1/e क्षय समय या जीवनकाल के रूप में जाना जाता है और इसे $$\tau$$ के रूप में दर्शाया जाता है यह तापमान T का कार्य है,

ल्यूमिनेसेंस की तीव्रता (भौतिकी), I सामान्यतः घातांक प्रकार्य का क्षय करता है:

$$\!\, I=I_{o}e^{\frac{-t}{\tau}}$$

जहां I0 प्रारंभिक तीव्रता (या आयाम) है। 'T ' समय है और $$\tau$$ पैरामीटर है जो तापमान पर निर्भर हो सकता है।

प्रत्यक्ष क्षय समय माप पर आधारित तापमान संवेदक को 1000 से 1,600 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान तक पहुंचने के लिए दिखाया गया है। उस काम में, जांच के लिए मोनोलिथिक संरचना बनाने के लिए डॉप्ड याग फॉस्फर को अनोपेड याग फाइबर पर उगाया गया था, और उत्तेजना स्रोत के रूप में लेजर का उपयोग किया गया था। इसके बाद, उत्तेजना स्रोत के रूप में एल ई डी का उपयोग करने वाले अन्य संस्करणों को अनुभव किया गया। ये उपकरण 1,000 °C तक तापमान माप सकते हैं, और माइक्रोवेव और प्लाज्मा प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं।

यदि उत्तेजना स्रोत स्पंदित होने के अतिरिक्त आवधिक है, तो ल्यूमिनेसेंस की समय प्रतिक्रिया तदनुसार भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, साइनसॉइडली बदलना प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) आवृत्ति f के संकेत और परिणामी प्रतिदीप्ति के बीच चरण अंतर होता है (चित्र देखें)। चरण अंतर क्षय समय और इसलिए तापमान के साथ भिन्न होता है:

$$\!\, \phi=tan(2 {\pi} f {\tau})$$

उत्सर्जन रेखाओ की तापमान निर्भरता: तीव्रता अनुपात
तापमान का पता लगाने की दूसरी विधि दो अलग-अलग उत्सर्जन रेखाओ के तीव्रता अनुपात पर आधारित है; आवरण तापमान में परिवर्तन स्फुरदीप्ति स्पेक्ट्रम के परिवर्तन से परिलक्षित होता है। यह विधि सतह के तापमान वितरण को मापने में सक्षम बनाती है। तीव्रता अनुपात पद्धति का लाभ यह है कि प्रदूषित प्रकाशिकी का मापन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह उत्सर्जन रेखाओं के बीच अनुपातों की तुलना करता है। उत्सर्जन रेखाएं ' ख़राब' सतहों या प्रकाशिकी से समान रूप से प्रभावित होती हैं।

तापमान निर्भरता
दाईं ओर की आकृति के लिए कई अवलोकन प्रासंगिक हैं: थर्मोग्राफिक फॉस्फोर के ल्यूमिनेसेंस को प्रभावित करने वाले और भी पैरामीटर हैं, उदा। उत्तेजना ऊर्जा, डोपेंट एकाग्रता या संरचना या आसपास के गैस चरण का पूर्ण दबाव। इसलिए, सभी मापों के लिए इन मापदंडों को स्थिर रखने के लिए सावधानी बरतनी होगी।
 * ऑक्सीसल्फ़ाइड पदार्थ कई अलग-अलग उत्सर्जन रेखाएँ प्रदर्शित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग तापमान निर्भरता होती है। दुर्लभ-पृथ्वी को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित करना है, इस उदाहरण में ला को जीडी में बदलना, तापमान निर्भरता को स्थानांतरित करता है।
 * YAG:Cr पदार्थ (Y3Al5O12:Cr3+) कम संवेदनशीलता दिखाता है किंतु अधिक संवेदनशील पदार्थ की तुलना में व्यापक तापमान सीमा को कवर करता है।
 * कुछ दहलीज मान पर तापमान निर्भर होने से पहले कभी-कभी क्षय समय विस्तृत श्रृंखला में स्थिर होता है। यह वाईवीओ4 के लिए सचित्र है : उप वक्र; यह कई अन्य पदार्थो के लिए भी है (चित्र में नहीं दिखाया गया है)। निर्माता कभी-कभी संवेदीकरण के रूप में दूसरी दुर्लभ पृथ्वी जोड़ते हैं। यह उत्सर्जन को बढ़ा सकता है और तापमान पर निर्भरता की प्रकृति को बदल सकता है। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी येट्रियम अल्युमीनियम गार्नेट में कुछ एल्यूमीनियम के लिए गैलियम को प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे तापमान निर्भरता भी बदल जाती है।
 * डिस्प्रोसियम (डीवाई) फॉस्फोर का उत्सर्जन क्षय कभी-कभी समय के साथ गैर-घातीय होता है। नतीजतन, क्षय समय को सौंपा गया मान चुने गए विश्लेषण पद्धति पर निर्भर करेगा। यह गैर-घातीय चरित्र अधिकांशतः अधिक स्पष्ट हो जाता है क्योंकि डोपेंट एकाग्रता बढ़ जाती है।
 * उच्च तापमान वाले हिस्से में, दो ल्यूटेशियम फॉस्फेट के नमूने पाउडर के अतिरिक्त एकल क्रिस्टल होते हैं। चूँकि इसका क्षय समय और इसकी तापमान निर्भरता पर सामान्य प्रभाव पड़ता है। चूँकि, किसी दिए गए फॉस्फोर का क्षय समय विशेष रूप से एक माइक्रोमीटर से नीचे के कण आकार पर निर्भर करता है।

थर्मल बाधा आवरण में थर्मोग्राफिक फॉस्फर का अनुप्रयोग
एक थर्मल बैरियर आवरण (टीबीसी) गैस टर्बाइन घटकों को स्वीकार्य जीवन काल के समय इंजन के गर्म खंड में उच्च तापमान पर जीवित रहने की अनुमति देता है। ये कोटिंग्स पतली सिरेमिक आवरण (कई सौ माइक्रोमीटर) हैं जो सामान्यतः ऑक्साइड पदार्थ पर आधारित होती हैं।

प्रारंभिक कार्यों में ल्यूमिनेसेंट पदार्थो के एकीकरण को टीबीसी में कटाव सेंसर के रूप में माना जाता है। तापमान का पता लगाने के लिए थर्मल बैरियर सेंसर आवरण (सेंसर टीबीसी) की धारणा 1998 में प्रस्तुत की गई थी। सतह पर फॉस्फर परत लगाने के अतिरिक्त जहां तापमान को मापने की जरूरत है, टीबीसी की संरचना को स्थानीय रूप से संशोधित करने का प्रस्ताव दिया गया था ताकि यह थर्मोग्राफिक फॉस्फर के साथ-साथ सुरक्षात्मक थर्मल बैरियर के रूप में कार्य करता है। यह दोहरी कार्यात्मक पदार्थ सतह के तापमान माप को सक्षम करती है किंतु टीबीसी के भीतर और धातु / टॉपकोट इंटरफ़ेस पर तापमान को मापने का साधन भी प्रदान कर सकती है, जिससे एकीकृत ताप प्रवाह गेज के निर्माण को सक्षम किया जा सकता है। यूरोपिया (YSZ:Eu) पाउडर के साथ येट्रिया-स्थिर जिरकोनिया को-डोप्ड पर पहला परिणाम 2000 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने आवरण बनाने के लिए ईएसएवीडी विधि का उपयोग करते हुए 50 माइक्रोन की अनडोप्ड वाईएसजेड परत के माध्यम से देखने और पतली (10 माइक्रोन) वाईएसजेड: ईयू परत (द्वि-परत प्रणाली) के फॉस्फोरेसेंस का पता लगाने के लिए उप-सतह माप का भी प्रदर्शन किया। टीबीसी के इलेक्ट्रॉन बीम भौतिक वाष्प जमाव पर पहला परिणाम 2001 में प्रकाशित हुआ था। परीक्षण की गई आवरण डिस्प्रोसिया (YSZ:Dy) के साथ मानक वाईएसजेड सह-डोप की मोनोलेयर आवरण थी। औद्योगिक वायुमंडलीय प्लाज्मा छिड़काव (एपीएस) सेंसर आवरण प्रणाली पर पहला काम 2002 के आसपास प्रारंभ हुआ और 2005 में प्रकाशित हुआ। उन्होंने उच्च गति कैमरा प्रणाली का उपयोग करके बर्नर रिग्स में इन-सीटू द्वि-आयामी तापमान माप के लिए एपीएस सेंसर कोटिंग्स की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसके अतिरिक्त, एपीएस सेंसर कोटिंग्स की तापमान माप क्षमताओं को 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक प्रदर्शित किया गया था। बहुपरत संवेदन टीबीसी पर परिणाम, नीचे और आवरण की सतह पर साथ तापमान माप को सक्षम करने के बारे में बताया गया। थर्मल ढाल की निगरानी के लिए और वास्तविक सेवा स्थितियों के तहत टीबीसी की मोटाई के माध्यम से उष्म प्रवाह को निर्धारित करने के लिए ऐसी बहुपरत आवरण को उष्म प्रवाह गेज के रूप में भी उपयोगकिया जा सकता है।

टीबीसी में थर्मोग्राफिक फॉस्फोर के लिए आवेदन
जबकि पहले बताए गए विधि तापमान का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, थर्मल बैरियर आवरण में फॉस्फोरसेंट पदार्थ को सम्मिलित करना भी उम्र बढ़ने के तंत्र या अन्य भौतिक मापदंडों में परिवर्तन का पता लगाने के लिए सूक्ष्म जांच के रूप में काम कर सकता है जो प्रकाशीय सक्रिय के स्थानीय परमाणु परिवेश को प्रभावित करता है। आयन। वैनेडियम हमले के कारण वाईएसजेड में गर्म संक्षारण प्रक्रियाओं का पता लगाने का प्रदर्शन किया गया था।

यह भी देखें

 * प्रतिदीप्ति
 * ल्यूमिनेसेंस
 * फोटोलुमिनेसेंस
 * थर्मामीटर
 * थर्मोमेट्री