परीक्षण जांच

परीक्षण जांच एक भौतिक उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण को परीक्षण के तहत एक उपकरण (DUT) से जोड़ने के लिए किया जाता है। परीक्षण जांच बहुत ही सरल, मजबूत उपकरणों से लेकर जटिल जांच तक होती है जो परिष्कृत, महंगी और नाजुक होती है। विशिष्ट प्रकारों में परीक्षण जांच, दोलनदर्शी जांच और वर्तमान जांच शामिल हैं। एक परीक्षण जांच को अक्सर एक परीक्षण लीड के रूप में आपूर्ति की जाती है, जिसमें जांच, केबल और समाप्ति कनेक्टर शामिल है।

विद्युत संचालन शक्ति
DUT पर मौजूद विद्युत संचालन शक्ति को मापने के लिए विद्युत संचालन शक्ति जांच का उपयोग किया जाता है। उच्च सटीकता प्राप्त करने के लिए, परीक्षण उपकरण और इसकी जांच को मापने वाले विद्युत संचालन शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह सुनिश्चित करके पूरा किया जाता है कि उपकरण और जांच का संयोजन पर्याप्त रूप से उच्च प्रतिबाधा प्रदर्शित करता है जो DUT का भार नहीं उठाएगा। AC माप के लिए, प्रतिबाधा का प्रतिक्रियात्मक घटक प्रतिरोध की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

सरल लीड तार परीक्षण
एक विशिष्ट वोल्टमीटर जांच में एक एकल लीड तार परीक्षण होता है जिसके एक छोर पर जुडा होता है जो वोल्टमीटर को फिट करता है और दूसरे छोर पर एक कठोर, ट्यूबलर प्लास्टिक खंड होता है जिसमें एक हैंडल और जांच निकाय दोनों शामिल होते हैं। यह हैंडल एक व्यक्ति को माप को प्रभावित किए बिना (विद्युत सर्किट का हिस्सा बनकर) या खतरनाक वोल्टेज के संपर्क में आने के बिना जांच को पकड़ने और मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है जिससे बिजली का झटका लग सकता है। जांच निकाय के भीतर, तार एक कठोर, नुकीली धातु टिप से जुड़ा हुआ है जो DUT से संपर्क करता है। कुछ प्रोब एक ऑलिगेटर क्लिप को टिप से संलग्न करने की अनुमति देते हैं, इस प्रकार जांच को DUT से संलग्न करने में सक्षम बनाते हैं ताकि इसे जगह पर आयोजित करने की आवश्यकता न हो।

लीड तार परीक्षण आमतौर पर सूक्ष्म रूप से फंसे हुए तार के साथ बनाए जाते हैं ताकि उन्हें लचीला रखा जा सके, तार का गेज विद्युत धारा के कुछ एम्पीयर का संचालन करने के लिए पर्याप्त होता है। ऊष्मारोधी को लचीला होने के लिए चुना जाता है और वोल्टमीटर के अधिकतम इनपुट वोल्टेज से अधिक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। कई महीन तार और मोटे ऊष्मारोधी तार को साधारण हुकअप तार से मोटा बनाते हैं।

दो जांचों का उपयोग वोल्टेज, विद्युत प्रवाह और दो-टर्मिनल घटकों जैसे प्रतिरोध और संधारित्र को मापने के लिए एक साथ किया जाता है। DC माप करते समय यह जानना आवश्यक है कि कौन सी जांच सकारात्मक है और कौन सी नकारात्मक है, इसलिए परंपरा के अनुसार जांच सकारात्मक के लिए लाल और नकारात्मक के लिए काले रंग की होती है। आवश्यक सटीकता के आधार पर, उनका उपयोग DC से लेकर कुछ किलोहर्ट्ज़ तक की सिग्नल आवृत्तियों के साथ किया जा सकता है

जब संवेदनशील माप किए जाने चाहिए (जैसे, बहुत कम वोल्टेज, या बहुत कम या बहुत उच्च प्रतिरोध) ढाल, गार्ड, और तकनीक जैसे चार-टर्मिनल केल्विन संवेदन (मापने की धारा को ले जाने और वोल्टेज को समझने के लिए अलग-अलग लीड तार) का उपयोग किया गया।

ट्विजर (चिमटी) जांच
एक हाथ से संचालित ट्वीजर प्रक्रिया के लिए तय की गई सरल जांच की एक जोड़ी है, जो बारीकी से दूरी वाले पिनों के बीच वोल्टेज या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मापदंडों को मापने के लिए है।

पोगो पिन
स्प्रिंग जांच (a.k.a. "पोगो पिन (pogo pin) स्प्रिंग-भरा पिन होते हैं पिन") स्प्रिंग-लोडेड पिन हैं जिनका उपयोग विद्युत परीक्षण स्थिरता में परीक्षण बिंदुओं, घटक लीड और DUT ( उपकरण के अंतर्गत परीक्षण) की अन्य प्रवाहकीय विशेषताओं से संपर्क करने के लिए किया जाता है। ये जांच आमतौर पर जांच सॉकेट में प्रेस-फिट होते हैं, ताकि परीक्षण स्थिरता पर उनके आसान प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सके, जो दशकों तक सेवा में बने रह सकते हैं, स्वचालित परीक्षण उपकरण में कई हजारों डयूटी का परीक्षण कर सकते हैं।

ऑसिलोस्कोप जांच
अन्य उपकरणों के विपरीत, जो अपेक्षाकृत स्थिर मात्रा के संख्यात्मक मूल्य प्रदान करते हैं, ऑसिलोस्कोप अलग-अलग विद्युत मात्राओं के तात्कालिक तरंग रूपों को प्रदर्शित करते हैं।

स्कोप जांच दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं: निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय स्कोप जांच में कोई सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक भाग नहीं होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, इसलिए उन्हें किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है।

अक्सर उच्च आवृत्तियों में शामिल होने के कारण, ऑसिलोस्कोप आमतौर पर DUT से जुड़ने के लिए साधारण तारों ("फ्लाइंग लीड्स") का उपयोग नहीं करते हैं। बढ़ने वाले लीड में हस्तक्षेप होने की संभावना है, इसलिए वे निम्न-स्तरीय संकेतों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसके अलावा, बढ़ने वाले लीड में शामिल होने से वे उच्च आवृत्ति संकेतों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। इसके बजाय, एक विशिष्ट स्कोप जांच का उपयोग किया जाता है, जो जांच की नोक से ऑसिलोस्कोप तक संकेत संचारित करने के लिए एक समाक्षीय केबल का उपयोग करता है। इस केबल के दो मुख्य लाभ हैं: यह बाहरी विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से संकेतों की सुरक्षा करता है, निम्न-स्तरीय संकेतों के लिए सटीकता में सुधार करता है; और इसमें बढ़ने वाले लीड्स की तुलना में कम इंडक्शन होता है, जिससे उच्च आवृत्ति संकेतों के लिए जांच अधिक सटीक हो जाती है।

हालांकि समाक्षीय केबल में बढ़ने वाले लीड की तुलना में कम अधिष्ठापन होता है, इसमें उच्च समाई होती है: एक सामान्य 50 ओम केबल में लगभग 90 pF प्रति मीटर होता है। नतीजतन, एक मीटर उच्च प्रतिबाधा प्रत्यक्ष (1 ×) समाक्षीय जांच सर्किट को लगभग 110 pF की क्षमता और 1 मेगाहम के प्रतिरोध के साथ लोड कर सकती है।

ऑसिलोस्कोप जांच को उनकी आवृत्ति सीमा द्वारा चित्रित किया गया है, जहां आयाम प्रतिक्रिया 3 db द्वारा गिर गई है, और / या उनके उदय समय द्वारा $$t_r$$। ये (गोल आंकड़ों में) के रूप में संबंधित हैं


 * $$f_{3 dB} = 0.35/t_r$$

इस प्रकार एक 50 मेगाहर्ट्ज जांच का वृद्धि समय 7 ns का है। एक ऑसिलोस्कोप के संयोजन की प्रतिक्रिया और एक जांच द्वारा दी जाती है।


 * $$t_r (combined) = \sqrt{t_r(probe)^2 + t_r(scope)^2}$$

उदाहरण के लिए, 50 मेगाहर्ट्ज के दायरे में आने वाली 50 मेगाहर्ट्ज जांच से एक 35 मेगाहर्ट्ज प्रणाली मिलेगी। इसलिए समग्र प्रणाली प्रतिक्रिया पर प्रभाव को कम करने के लिए एक उच्च आवृत्ति सीमा के साथ जांच का उपयोग करना लाभदायक है।

निष्क्रिय जांच
लोडिंग को कम करने के लिए, क्षीणक जांच (जैसे, 10× जांच) का उपयोग किया जाता है। एक विशिष्ट जांच केबल कैपेसिटेंस और स्कोप इनपुट के साथ आरसी मुआवजा विभक्त बनाने के लिए कम-मूल्य वाले कैपेसिटर द्वारा शंट किए गए 9 मेगाहम श्रृंखला प्रतिरोधी का उपयोग करती है। RC समय स्थिरांक को मिलान करने के लिए समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 9 मेगाहम श्रृंखला रोकनेवाला एक 12.2 pF संधारित्र द्वारा 110 माइक्रोसेकंड के स्थिर समय के लिए हिलाया जाता है। 20 pF (कुल संधारिता 110 pF) और 1 के स्कोप इनपुट के साथ समानांतर में 90 pF की केबल संधारिता भी 110 माइक्रोसेकंड का समय स्थिरांक देती है। व्यवहार में, एक समायोजन होगा ताकि ऑपरेटर कम आवृत्ति समय स्थिरांक से सटीक रूप से मेल खा सके (जिसे जांच की क्षतिपूर्ति कहा जाता है)। समय स्थिरांक के मिलान से क्षीणन आवृत्ति से स्वतंत्र हो जाता है। कम आवृत्तियों पर (जहाँ R का प्रतिरोध C की प्रतिक्रिया से बहुत कम है), सर्किट एक प्रतिरोधक विभक्त की तरह दिखता है; उच्च आवृत्तियों पर (प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक प्रतिरोध), सर्किट एक संधारित्र विभाजक की तरह दिखता है।

परिणाम एक साधारण आवृत्तियों के लिए एक आवृत्ति क्षतिपूर्ति जांच है जो 12 pF द्वारा लगभग 10 मेगा ग्रामों का भार प्रस्तुत करता है। हालांकि इस तरह की जांच एक सुधार है, लेकिन यह तब काम नहीं करता है जब समय का पैमाना कई केबल पारगमन समय (पारगमन समय आमतौर पर 5 ns होता है) तक कम हो जाता है। उस समय की दशा में, केबल अपनी विशिष्ट प्रतिबाधा की तरह दिखता है, और स्कोप इनपुट पर ट्रांसमिशन लाइन बेमेल और रिंगिंग का कारण बनने वाली जांच से प्रतिबिंब होंगे। आधुनिक स्कोप जांच में हानिपूर्ण कम संधारित्र ट्रांसमिशन लाइनों और परिष्कृत आवृत्ति आकार देने वाले नेटवर्क का उपयोग किया गया है, ताकि 10x की जांच को कई सौ मेगाहर्ट्ज पर अच्छा प्रदर्शन किया जा सके। नतीजतन, क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए अन्य समायोजन हैं।

एक प्रत्यक्ष रूप से जुड़े परीक्षण जांच (जिसे 1x जांच कहा जाता है) परीक्षण के तहत सर्किट में अवांछित लीड संधारिता को रखता है। एक विशिष्ट समाक्षीय केबल के लिए, भरण 100pF प्रति मीटर (एक विशिष्ट परीक्षण लीड की लंबाई) के क्रम की होती है।

क्षीणन जांच एक क्षीणन के साथ संधारनात्मक  भार को कम करता है, लेकिन उपकरण को दिए गए संकेत के परिमाण को कम करता है। एक 10x क्षीणन लगभग 10 के कारक द्वारा संधारित्र भार को कम करेगा. क्षीणक को रुचि की पूरी फ्रीक्वेंसी पर एक सटीक अनुपात होना चाहिए, उपकरण का इनपुट प्रतिबाधा क्षीणन का हिस्सा बन जाता है। प्रतिरोध विभाजक के साथ एक DC क्षीणन  संधनित्र के साथ पूरक है, ताकि आवृत्ति प्रतिक्रिया रुचि की सीमा पर अनुमानित है।

RC समय निरंतर मिलान विधि तब तक काम करती है जब तक कि परिरक्षित केबल के पारगमन समय प्रेरित के समय के पैमाने से बहुत कम है। इसका मतलब है कि परिरक्षित केबल को एक इंडक्टर के बजाय एक एकमुश्त संधारित्र के रूप में देखा जा सकता है। एक मीटर केबल पर पारगमन समय लगभग 5 ns है। नतीजतन, ये जांच कुछ मेगाहर्ट्ज़ के लिए काम करेंगे, लेकिन उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन प्रभाव परेशानी का कारण बनते हैं।

उच्च आवृत्तियों पर, जांच प्रतिबाधा कम होगी।

सबसे आम डिजाइन जांच टिप के साथ श्रृंखला में 9 मेगाहाम प्रतिरोध को शामिल करता है। इसके बाद संकेत को जांच हेड से ओसिलोस्कोप में एक विशेष हानिपूर्ण समाक्षीय केबल पर प्रसारित किया जाता है, जिसे संधारिता और रिंगिंग को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस केबल के आविष्कार का पता टेकट्रोनिक्स के लिए काम करने वाले एक इंजीनियर जॉन कोबे से लगा है। प्रतिरोध उस लोडिंग को कम करने का कार्य करता है जो केबल संधारिता DUT पर लगाएगी। आस्टसीलस्कप  के सामान्य 1 मेगाहाम इनपुट प्रतिबाधा के साथ श्रृंखला में, 9 मेगाहाम प्रतिरोध 10x वोल्टेज विभाजक बनाता है इसलिए इस तरह के जांच आमतौर पर कम कैप (एसिटेंस) जांच या 10 × जांच के रूप में जाना जाता है, जिसे अक्सर अक्षर X या x के साथ मुद्रित किया जाता है। गुणन चिह्न के बजाय, और आमतौर पर "एक बार-दस जांच" के रूप में बोली जाती है।

क्योंकि ऑसिलोस्कोप इनपुट में 1 मेगोहम प्रतिरोध के समानांतर कुछ पराश्रयिक संधारिता होती है, इसलिए 9 मेगाहम प्रतिरोधी को भी एक संधारित्र द्वारा बाईपास किया जाना चाहिए ताकि इसे एक गंभीर RC कम-पास फ़िल्टर  के निर्माण से रोका जा सके, जिसमें 'स्कोप' पराश्रयिक संधारिता है। बायपास संधारिता की मात्रा को ओसिलोस्कोप के इनपुट संधारिता के साथ सावधानीपूर्वक मिलान किया जाना चाहिए ताकि संधारिता भी 10× वोल्टेज विभाजक का निर्माण कर सकें। इस तरह, जांच DC (प्रतिरोधों द्वारा प्रदान किए गए क्षीणन के साथ) से बहुत उच्च AC आवृत्तियों (संधारिता द्वारा प्रदान की गई क्षीणन के साथ) से एक समान 10 × क्षीणन प्रदान करती है।

अतीत में, जांच सिर में बाईपास संधारित्र समायोज्य था (इस 10 × क्षीणन को प्राप्त करने के लिए)। अधिक आधुनिक जांच डिजाइन सिर में एक लेजर-ट्रिम्ड मोटी-फिल्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करते हैं जो 9 मेगोहम रोकनेवाला को एक निश्चित-मूल्य बाईपास कैपेसिटर के साथ जोड़ती है; फिर वे ऑसिलोस्कोप के इनपुट कैपेसिटेंस के साथ समानांतर में एक छोटे समायोज्य संधारित्र को रखते हैं। किसी भी तरह से, जांच को समायोजित किया जाना चाहिए ताकि यह सभी आवृत्तियों पर एक समान क्षीणन प्रदान करे। इसे जांच की भरपाई के रूप में संदर्भित किया जाता है। मुआवजा आमतौर पर 1 & nbsp; kHz स्क्वायर वेव की जांच करके पूरा किया जाता है और क्षतिपूर्ति संधारित्र को समायोजित करता है जब तक कि ऑसिलोस्कोप सबसे चौकोर लहरों को प्रदर्शित नहीं करता है। अधिकांश ऑस्किलोस्कोप में उनके सामने के पैनलों पर 1 & nbsp; kHz अंशांकन स्रोत होता है क्योंकि जांच मुआवजा हर बार 10: 1 जांच एक आस्टसीलस्कप इनपुट से जुड़ी होती है। नए, तेज जांच में अधिक जटिल मुआवजा व्यवस्था है और कभी -कभी आगे के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है।

100 × निष्क्रिय जांच भी उपलब्ध हैं, क्योंकि कुछ डिजाइन बहुत उच्च वोल्टेज (25 & nbsp; केवी तक) पर उपयोग के लिए विशेष हैं।

निष्क्रिय जांच आमतौर पर बीएनसी कनेक्टर का उपयोग करके आस्टसीलस्कप से जुड़ती है। अधिकांश 10 × जांच लगभग 10-15 & nbsp; pf और 10 & nbsp; Megohms पर DUT के लोड के बराबर हैं, जबकि 100 × जांच आमतौर पर एक 100 & nbsp; megohm लोड और एक छोटी क्षमता, और इसलिए सर्किट को कम लोड करते हैं।

लो जेड जांच
जेड0 प्रोब्स एक विशेष प्रकार का कम-कैपेसिटेंस पैसिव जांच है जिसका उपयोग कम-प्रतिबाधा, बहुत-उच्च-आवृत्ति सर्किट में किया जाता है।वे डिजाइन में 10 × निष्क्रिय जांच के समान हैं, लेकिन बहुत कम प्रतिबाधा स्तर पर।जांच केबल में आमतौर पर 50 ओम की एक विशेषता प्रतिबाधा होती है और एक मिलान 50 ओम (1 megohm के बजाय) इनपुट प्रतिबाधा के साथ ऑस्किलोस्कोप से कनेक्ट होता है।उच्च-प्रतिबाधा स्कोप जांच पारंपरिक 1 मेगोहम आस्टसीलस्कप के लिए डिज़ाइन की गई है, लेकिन 1 मेगोहम इनपुट प्रतिबाधा केवल कम आवृत्ति पर है;इनपुट प्रतिबाधा जांच के बैंडविड्थ में एक निरंतर 1 मेगोहम नहीं है, बल्कि आवृत्ति के साथ कम हो जाता है।उदाहरण के लिए, एक Tektronix P6139A इनपुट प्रतिबाधा 10 & nbsp; kHz से ऊपर गिरना शुरू हो जाता है और 100 & nbsp; mHz पर लगभग 100 ओम है। उच्च आवृत्ति संकेतों के लिए एक अलग जांच तकनीक की आवश्यकता होती है।

एक उच्च आवृत्ति ऑसिलोस्कोप अपने इनपुट पर एक मिलान लोड (आमतौर पर 50 ओम) प्रस्तुत करता है, जो दायरे में प्रतिबिंबों को कम करता है।एक मिलान 50-ओम ट्रांसमिशन लाइन के साथ जांच से उच्च आवृत्ति प्रदर्शन की पेशकश की जाएगी, लेकिन यह अधिकांश सर्किट को लोड करेगा।लोडिंग को कम करने के लिए एक एटेन्यूएटर (प्रतिरोधक विभक्त) का उपयोग किया जा सकता है।टिप पर, ये जांच 450 ओम (10 × क्षीणन के लिए) या 950 ओम (20 × क्षीणन के लिए) श्रृंखला अवरोधक का उपयोग करती है। Tektronix एक 9 & nbsp के साथ 10 × डिवाइडर जांच बेचता है; GHz बैंडविड्थ 450 ओम सीरीज़ रेसिस्टर के साथ।  इन जांचों को प्रतिरोधक विभक्त जांच भी कहा जाता है, क्योंकि 50 ओम ट्रांसमिशन लाइन एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक भार प्रस्तुत करती है।

जेड0नाम ऑसिलोस्कोप और केबल की विशेषता प्रतिबाधा को संदर्भित करता है।मिलान किए गए प्रतिबाधा एक बेजोड़ निष्क्रिय जांच की तुलना में बेहतर उच्च-आवृत्ति प्रदर्शन प्रदान करते हैं, लेकिन DUT को जांच टिप द्वारा पेश किए गए कम 500-OHM लोड की कीमत पर।जांच टिप पर परजीवी समाई बहुत कम है, इसलिए बहुत उच्च-आवृत्ति संकेतों के लिए, जेड0 जांच किसी भी हाई-जेड जांच और यहां तक कि कई सक्रिय जांच की तुलना में कम लोडिंग की पेशकश कर सकती है। सिद्धांत रूप में इस प्रकार की जांच का उपयोग किसी भी आवृत्ति पर किया जा सकता है, लेकिन डीसी और कम आवृत्तियों के सर्किट में अक्सर उच्च प्रतिबाधा होते हैं जो जांच के कम 500 या 1000 ओम जांच प्रतिबाधा द्वारा अस्वीकार्य रूप से लोड किए जाते हैं।परजीवी प्रतिबाधा बहुत उच्च आवृत्ति सर्किट को कम प्रतिबाधा में संचालन करने के लिए सीमित करते हैं, इसलिए जांच प्रतिबाधा एक समस्या से कम है।

सक्रिय गुंजाइश जांच
सक्रिय स्कोप जांच जांच सिर में घुड़सवार एक उच्च-प्रतिबाधा उच्च आवृत्ति एम्पलीफायर का उपयोग करें, और एक स्क्रीन लीड। एम्पलीफायर का उद्देश्य परीक्षण और आस्टसीलस्कप और केबल के तहत सर्किट के बीच अलगाव (बफरिंग) प्राप्त नहीं है, सर्किट को केवल एक कम कैपेसिटेंस और उच्च डीसी प्रतिरोध के साथ लोड करना, और ऑसिलोस्कोप इनपुट से मेल खाता है। सक्रिय जांच आमतौर पर सर्किट द्वारा परीक्षण के तहत 1 पिकोफारड की समाई के रूप में या 1 मेगोहम प्रतिरोध के साथ समानांतर में कम के रूप में देखी जाती है। जांच आस्टसीलस्कप से जुड़े होते हैं, जो ऑसिलोस्कोप इनपुट की विशेषता प्रतिबाधा से मेल खाते हैं। ट्यूब आधारित सक्रिय जांच का उपयोग उच्च-आवृत्ति वाले ठोस-राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स के आगमन से पहले किया गया था, कैथोड अनुयायी एम्पलीफायर के रूप में एक छोटे वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था।

सक्रिय जांच में कई नुकसान होते हैं जो उन्हें सभी अनुप्रयोगों के लिए निष्क्रिय जांच को बदलने से रोकते हैं:
 * वे निष्क्रिय जांच की तुलना में कई गुना अधिक महंगे हैं।
 * उन्हें शक्ति की आवश्यकता होती है (लेकिन यह आमतौर पर आस्टसीलस्कप द्वारा आपूर्ति की जाती है)।
 * उनकी गतिशील रेंज सीमित है, कभी -कभी 3 से 5 वोल्ट के रूप में कम है, और वे सिग्नल या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से, ओवरवोल्टेज से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

कई सक्रिय जांच उपयोगकर्ता को अत्यधिक डीसी स्तर के साथ वोल्टेज के माप की अनुमति देने के लिए एक ऑफसेट वोल्टेज पेश करने की अनुमति देती है। कुल गतिशील रेंज अभी भी सीमित है, लेकिन उपयोगकर्ता अपने केंद्र बिंदु को समायोजित करने में सक्षम हो सकता है ताकि उदाहरण के लिए, शून्य से पांच वोल्ट की सीमा में वोल्टेज -2.5 से +2.5 के बजाय मापा जा सके।

उनकी अंतर्निहित कम वोल्टेज रेटिंग के कारण, ऑपरेटर सुरक्षा के लिए उच्च-वोल्टेज इन्सुलेशन प्रदान करने की बहुत कम आवश्यकता है। यह सक्रिय जांच के प्रमुखों को बहुत छोटा होने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें आधुनिक उच्च घनत्व वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ उपयोग के लिए बहुत सुविधाजनक बनाता है।

विलियम्स द्वारा एक आवेदन नोट में निष्क्रिय जांच और एक मामूली सक्रिय जांच डिजाइन पर चर्चा की गई है। Tektronix P6201 एक प्रारंभिक DC है 900 & nbsp; MHz सक्रिय FET जांच। चरम उच्च आवृत्तियों पर एक आधुनिक डिजिटल स्कोप के लिए आवश्यक है कि उपयोगकर्ता को 50gs/s, 20 & nbsp; GHz प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए DUT के लिए एक प्रस्ताव दिया जाए।

अंतर जांच
विभेदक संकेतों को विभेदक संकेतों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित किया जाता है। सामान्य-मोड अस्वीकृति अनुपात (CMRR) को अधिकतम करने के लिए, अंतर जांच को दो सिग्नल पथ प्रदान करना चाहिए जो लगभग संभव के रूप में समान हैं, समग्र क्षीणन, आवृत्ति प्रतिक्रिया और समय में देरी से मेल खाते हैं।

अतीत में, यह दो सिग्नल पथों के साथ निष्क्रिय जांच को डिजाइन करके किया गया था, जिसमें आस्टसीलस्कप पर या उसके पास एक अंतर एम्पलीफायर चरण की आवश्यकता होती है। (एक बहुत कम शुरुआती जांचों ने वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग करके एक-बदमाश जांच सिर में विभेदक एम्पलीफायर को फिट किया।) ठोस-राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रगति के साथ, यह जांच सिर के भीतर सीधे अंतर एम्पलीफायर को डालने के लिए व्यावहारिक हो गया है, आवश्यकताओं को बहुत कम करता है। सिग्नल पथ के बाकी (चूंकि यह अब अंतर के बजाय एकल-समाप्त हो जाता है और सिग्नल पथ पर मापदंडों से मेल खाने की आवश्यकता को हटा दिया जाता है)। एक आधुनिक अंतर जांच में आमतौर पर दो धातु एक्सटेंशन होते हैं जिन्हें ऑपरेटर द्वारा एक साथ DUT पर उचित दो बिंदुओं को छूने के लिए समायोजित किया जा सकता है। बहुत अधिक CMRRs इस प्रकार संभव हो जाते हैं।

अतिरिक्त जांच सुविधाएँ
सभी स्कोप जांच में सर्किट के संदर्भ वोल्टेज की जांच (अर्थिंग) के लिए कुछ सुविधा होती है। यह आमतौर पर जांच सिर से जमीन तक एक बहुत ही कम पिगटेल तार को जोड़कर पूरा किया जाता है। ग्राउंड वायर में इंडक्शन से मनाया सिग्नल में विरूपण हो सकता है, इसलिए इस तार को यथासंभव कम रखा जाता है। कुछ जांच किसी भी तार के बजाय एक छोटे ग्राउंड पैर का उपयोग करते हैं, जिससे ग्राउंड लिंक 10 & nbsp; मिमी के रूप में छोटा हो जाता है।

अधिकांश जांच विभिन्न प्रकार के युक्तियों को स्थापित करने की अनुमति देती हैं। एक नुकीला टिप सबसे आम है, लेकिन एक सेइज़र जांच या परीक्षण हुक के साथ एक हुक टिप के साथ जो परीक्षण बिंदु पर सुरक्षित हो सकता है, आमतौर पर भी उपयोग किया जाता है। टिप्स जिसमें एक छोटा प्लास्टिक इन्सुलेटिंग पैर होता है, जिसमें इंडेंटेशन के साथ इसमें बहुत फाइनल-पिच इंटीग्रेटेड सर्किट की जांच करना आसान हो सकता है; Indentations IC की पिच के साथ संभोग करते हैं, उपयोगकर्ता के हाथ के झटकों के खिलाफ जांच को स्थिर करते हैं और इस तरह वांछित पिन पर संपर्क बनाए रखने में मदद करते हैं। पैरों की विभिन्न शैलियों में आईसी लीड्स की विभिन्न पिचों को समायोजित किया जाता है। अन्य उपकरणों के लिए जांच के लिए विभिन्न प्रकार के सुझावों का भी उपयोग किया जा सकता है।

कुछ जांच में एक पुश बटन होता है। बटन दबाने से या तो सिग्नल को डिस्कनेक्ट किया जाएगा (और 'स्कोप) को एक ग्राउंड सिग्नल भेजेगा या किसी अन्य तरीके से ट्रेस की पहचान करने के लिए' गुंजाइश 'का कारण होगा। यह सुविधा बहुत उपयोगी होती है जब एक साथ एक से अधिक जांच का उपयोग करते हैं क्योंकि यह उपयोगकर्ता को 'स्कोप स्क्रीन' पर जांच और निशान को सहसंबंधित करने देता है।

कुछ जांच डिजाइनों में बीएनसी के आसपास अतिरिक्त पिन होते हैं या बीएनसी की तुलना में अधिक जटिल कनेक्टर का उपयोग करते हैं। ये अतिरिक्त कनेक्शन जांच को इसके क्षीणन कारक (10 ×, 100 ×, अन्य) के आस्टसीलस्कप को सूचित करने की अनुमति देते हैं। आस्टसीलोस्कोप तब अपने उपयोगकर्ता डिस्प्ले को स्वचालित रूप से जांच के कारण होने वाले क्षीणन और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए समायोजित कर सकता है। इन अतिरिक्त पिनों का उपयोग सक्रिय जांच के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है।

कुछ × 10 जांच में × 1/× 10 स्विच होता है। × 1 स्थिति एटेन्यूएटर और क्षतिपूर्ति नेटवर्क को बायपास करती है, और इसका उपयोग बहुत छोटे संकेतों के साथ काम करते समय किया जा सकता है जो कि × 10 द्वारा देखा गया तो स्कोप की संवेदनशीलता सीमा से नीचे होगा।

इंटरचेंजबिलिटी
उनके मानकीकृत डिजाइन के कारण, निष्क्रिय जांच (जेड सहित)0 किसी भी निर्माता से प्रोब) आमतौर पर किसी भी ऑसिलोस्कोप के साथ उपयोग किया जा सकता है (हालांकि स्वचालित रीडआउट समायोजन जैसी विशेष सुविधाएँ काम नहीं कर सकती हैं)।वोल्टेज डिवाइडर के साथ निष्क्रिय जांच एक विशेष गुंजाइश के साथ संगत नहीं हो सकती है।मुआवजा समायोजन संधारित्र केवल आस्टसीलस्कप इनपुट कैपेसिटेंस मानों की एक छोटी सी सीमा पर मुआवजे के लिए अनुमति देता है।जांच मुआवजा सीमा आस्टसीलस्कप इनपुट कैपेसिटेंस के साथ संगत होनी चाहिए।

दूसरी ओर, सक्रिय जांच लगभग हमेशा विक्रेता-विशिष्ट होती है, जो उनकी बिजली की आवश्यकताओं, ऑफसेट वोल्टेज नियंत्रण, आदि के कारण होती है। जांच निर्माता कभी-कभी बाहरी एम्पलीफायरों या प्लग-इन एसी पावर एडेप्टर की पेशकश करते हैं जो किसी भी ऑसिलोस्कोप के साथ उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

उच्च-वोल्टेज जांच
एक उच्च वोल्टेज जांच एक साधारण वोल्टमीटर को वोल्टेज को मापने की अनुमति देती है जो अन्यथा मापने या विनाशकारी को भी बहुत अधिक होगी। यह जांच शरीर के भीतर एक सटीक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के साथ एक सुरक्षित, औसत दर्जे के स्तर पर इनपुट वोल्टेज को कम करके करता है।

100 kV तक के लिए प्रोब्स आमतौर पर एक रोकनेवाला वोल्टेज डिवाइडर को नियुक्त करता है, जिसमें सर्किट लोडिंग को कम करने के लिए सैकड़ों या हजारों MeGOHM का इनपुट प्रतिरोध होता है। उच्च रैखिकता और सटीकता को बेहद कम वोल्टेज गुणांक के साथ प्रतिरोधों का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, मिलान सेटों में जो जांच के ऑपरेटिंग तापमान में एक सुसंगत, सटीक विभक्त अनुपात को बनाए रखता है। वोल्टमीटर में इनपुट प्रतिरोध होता है जो प्रभावी रूप से जांच के विभक्त अनुपात को बदल देता है, और परजीवी समाई जो आरसी सर्किट बनाने के लिए जांच के प्रतिरोध के साथ जोड़ती है; ये आसानी से डीसी और एसी सटीकता को कम कर सकते हैं, क्रमशः, अगर असम्बद्ध छोड़ दिया जाता है। इन प्रभावों को कम करने के लिए, वोल्टेज डिवाइडर जांच में आमतौर पर अतिरिक्त घटक शामिल होते हैं जो आवृत्ति प्रतिक्रिया में सुधार करते हैं और उन्हें विभिन्न मीटर लोड के लिए कैलिब्रेट करने की अनुमति देते हैं।

यहां तक ​​कि उच्च वोल्टेज को संधारित्र विभक्त जांच के साथ मापा जा सकता है, हालांकि इन उपकरणों के बड़े भौतिक आकार और अन्य यांत्रिक सुविधाओं (जैसे, कोरोना के छल्ले) अक्सर उनके उपयोग को हाथ में जांच के रूप में रोकते हैं।

वर्तमान जांच
एक वर्तमान जांच सर्किट में एक करंट के लिए एक वोल्टेज आनुपातिक उत्पन्न करती है;जैसा कि आनुपातिकता स्थिरांक ज्ञात है, वोल्टेज का जवाब देने वाले उपकरण वर्तमान को इंगित करने के लिए कैलिब्रेट किए जा सकते हैं।वर्तमान जांच का उपयोग उपकरणों और ऑसिलोस्कोप को मापने के द्वारा दोनों का उपयोग किया जा सकता है।

नमूनाकरण रोकनेवाला
क्लासिक वर्तमान जांच एक कम मूल्यवान रोकनेवाला (एक नमूना अवरोधक या वर्तमान शंट) है जो वर्तमान के पथ में डाला गया है।वर्तमान को रोकनेवाला के पार वोल्टेज ड्रॉप को मापने और ओम के कानून का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। सैंपलिंग प्रतिरोध को सर्किट ऑपरेशन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने के लिए काफी छोटा होना चाहिए, लेकिन एक अच्छा रीडिंग प्रदान करने के लिए पर्याप्त बड़ा होना चाहिए।विधि एसी और डीसी माप दोनों के लिए मान्य है।इस पद्धति का नुकसान शंट को पेश करने के लिए सर्किट को तोड़ने की आवश्यकता है।एक और समस्या शंट के पार वोल्टेज को माप रही है जब आम-मोड वोल्टेज मौजूद होते हैं;एक विभेदक वोल्टेज माप की आवश्यकता है।

वैकल्पिक वर्तमान जांच
वैकल्पिक धाराओं को मापने के लिए अपेक्षाकृत आसान है क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है। एक वर्तमान ट्रांसफार्मर का उपयोग आमतौर पर वैकल्पिक धाराओं को मापने के लिए किया जाता है।मापा जाने वाला करंट प्राथमिक घुमावदार (अक्सर एक मोड़) के माध्यम से मजबूर किया जाता है और माध्यमिक घुमावदार के माध्यम से करंट को एक वर्तमान-भावना अवरोधक (या बोझ रोकनेवाला) में वोल्टेज को मापकर पाया जाता है।सेकेंडरी वाइंडिंग में वर्तमान पैमाने को सेट करने के लिए बोझ रोकनेवाला है।एक ट्रांसफार्मर के गुण कई फायदे प्रदान करते हैं।वर्तमान ट्रांसफार्मर सामान्य मोड वोल्टेज को अस्वीकार करता है, इसलिए एक सटीक एकल-समाप्त वोल्टेज माप एक ग्राउंडेड माध्यमिक पर बनाया जा सकता है।प्रभावी श्रृंखला प्रतिरोध $$R_s$$ प्राथमिक घुमावदार द्वितीयक वाइंडिंग पर बोझ रोकनेवाला द्वारा निर्धारित किया जाता है $$R$$ और ट्रांसफार्मर अनुपात बदल जाता है $$N$$, कहाँ पे: $$R_s = R / N^2$$।

कुछ वर्तमान ट्रांसफार्मर का मूल विभाजित और हिंग है;इसे खोला जाता है और तार के चारों ओर इंसुअल किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, फिर बंद हो जाता है, जिससे कंडक्टर के एक छोर को मुक्त करने और इसे कोर के माध्यम से थ्रेड करने के लिए अनावश्यक हो जाता है।

एक और क्लिप-ऑन डिज़ाइन रोजोस्की कॉइल है।यह एक चुंबकीय रूप से संतुलित कॉइल है जो एक करंट के चारों ओर इंटीग्रल के इलेक्ट्रॉनिक रूप से मूल्यांकन करके वर्तमान को मापता है।

उच्च-आवृत्ति, छोटे-सिग्नल, निष्क्रिय वर्तमान जांच में आमतौर पर कई किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति रेंज होती है, जो 100 & nbsp; मेगाहर्ट्ज से अधिक होती है।Tektronix P6022 की सीमा 935 & nbsp; Hz से 200 & nbsp; mHz तक है।

प्रत्यक्ष-वर्तमान जांच
ट्रांसफॉर्मर का उपयोग प्रत्यक्ष धाराओं (डीसी) की जांच करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

कुछ डीसी जांच डिजाइन डीसी को मापने के लिए एक चुंबकीय सामग्री के nonlinear गुणों का उपयोग करते हैं।

अन्य वर्तमान जांच हॉल इफ़ेक्ट सेंसर का उपयोग करते हैं, जो जांच को फिट करने के लिए सर्किट को बाधित करने की आवश्यकता के बिना तार के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह द्वारा उत्पादित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए।वे वोल्टमीटर और ऑसिलोस्कोप दोनों के लिए उपलब्ध हैं।अधिकांश वर्तमान जांच स्व-निहित हैं, एक बैटरी या उपकरण से पावर ड्राइंग करते हैं, लेकिन कुछ को बाहरी एम्पलीफायर इकाई के उपयोग की आवश्यकता होती है।(यह भी देखें: क्लैंप मीटर)

हाइब्रिड एसी/डीसी वर्तमान जांच
अधिक उन्नत वर्तमान जांच एक वर्तमान ट्रांसफार्मर के साथ एक हॉल प्रभाव सेंसर को जोड़ती है।हॉल प्रभाव सेंसर सिग्नल के डीसी और कम आवृत्ति घटकों को मापता है और वर्तमान ट्रांसफार्मर उच्च आवृत्ति घटकों को मापता है।इन संकेतों को एम्पलीफायर सर्किट में संयुक्त रूप से डीसी से 50 & nbsp; मेगाहर्ट्ज से अधिक तक फैली एक विस्तृत बैंड सिग्नल प्राप्त करने के लिए संयुक्त किया जाता है। Tektronix A6302 वर्तमान जांच और AM503 एम्पलीफायर संयोजन इस तरह की प्रणाली का एक उदाहरण है।

निकट-क्षेत्र जांच
निकट-क्षेत्र जांच एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के माप की अनुमति देती है।वे आमतौर पर DUT से विद्युत शोर और अन्य अवांछनीय विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, हालांकि उनका उपयोग DUT के कामकाज पर जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है।

वे आमतौर पर स्पेक्ट्रम एनालाइजर से जुड़े होते हैं।

तापमान जांच
तापमान जांच का उपयोग सतह के तापमान के संपर्क माप करने के लिए किया जाता है।वे एक तापमान सेंसर जैसे कि थर्मिस्टर, थर्मोकपल, या आरटीडी को नियोजित करते हैं, एक वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए जो तापमान के साथ भिन्न होता है।थर्मिस्टर और आरटीडी जांच के मामले में, सेंसर को एक वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए विद्युत रूप से उत्तेजित किया जाना चाहिए, जबकि थर्मोकपल जांच को उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि एक थर्मोकपल स्वतंत्र रूप से एक आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करेगा।

वोल्टमीटर का उपयोग कभी -कभी तापमान जांच को मापने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस कार्य को आमतौर पर विशेष उपकरणों के लिए सौंप दिया जाता है जो जांच के सेंसर (यदि आवश्यक हो) को उत्तेजित करेगा, तो जांच के आउटपुट वोल्टेज को मापें, और वोल्टेज को तापमान इकाइयों में परिवर्तित करें।

डेमोडुलेटर जांच
एक संशोधित उच्च-आवृत्ति सिग्नल के मॉड्यूलेटिंग तरंग को मापने या प्रदर्शित करने के लिए-उदाहरण के लिए, एक आयाम-संशोधित रेडियो सिग्नल-एक साधारण डायोड डेमोडुलेटर के साथ फिट की गई जांच का उपयोग किया जा सकता है।जांच उच्च आवृत्ति वाहक के बिना मॉड्यूलेटिंग तरंग का उत्पादन करेगी।

यह भी देखें

 * लैंगमुइर जांच, बिजली की क्षमता और इलेक्ट्रॉन तापमान और एक प्लाज्मा के घनत्व को मापने के लिए उपयोग किया जाता है

तर्क जांच
डिजिटल संकेतों को देखने के लिए एक तर्क जांच का उपयोग किया जाता है।

बाहरी संबंध

 * ABCs of Probes Primer | Tektronix
 * Oscilloscope Probes and Accessories (PDF, 6.69 MB), from Keysight

]

यह: ओस्सिलोस्कोपियो