इन्फ्रारेड डिटेक्टर

इन्फ्रारेड डिटेक्टर या (अवरक्त संसूचक) एक डिटेक्टर है जो इन्फ्रारेड (आईआर) विकिरण पर प्रतिक्रिया करता है। दो मुख्य प्रकार के डिटेक्टर होते है ऊष्मीय और फोटोनिक (फोटोडिटेक्टर) हैं।

तापमान के कई निर्भर घटनाओं के माध्यम से घटना आईआर विकिरण के ऊष्मीय प्रभाव का पालन किया जा सकता है। बोलोमीटर और माइक्रोबोलोमीटर में किसी भी तरह का परिवर्तन, प्रतिरोध पर आधारित होते हैं। थर्मोक्यूल्स और ताप पुंज तापविद्युत् प्रभाव का उपयोग करते हैं। गोले कोशिकाएं तापसंयुग्म विस्तार का पालन करती हैं। आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में  उत्तापविद्युत संसूचक सबसे व्यापक हैं।

फोटोनिक डिटेक्टरों की प्रतिक्रिया समय और संवेदनशीलता बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन सामान्यतः इन्हें ऊष्मीय रव को कम करने के लिए ठंडा करना पड़ता है। इनमें सामग्री संकीर्ण बैंड अंतराल वाले अर्धचालक हैं। घटना आईआर फोटॉन इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजना पैदा कर सकते हैं। फोटोकंडक्टिव डिटेक्टरों में, डिटेक्टर तत्व की प्रतिरोधकता की निगरानी की जाती है। प्रकाशवोल्टीय डिटेक्टरों में p-n जंक्शन होता है जिस पर रोशनी पर प्रकाशविद्युत धारा दिखाई देता है।

इंफ्रारेड डिटेक्टर को इंडियम बम्प्स के साथ रीडआउट एकीकृत परिपथ से जोड़कर हाइब्रिड किया जाता है। इस हाइब्रिड को फोकल प्लेन ऐरे के रूप में जाना जाता है।

डिटेक्टर सामग्री

 * लेड (IIलीड (द्वितीय) सल्फाइड (PbS)
 * पारा कैडमियम टेलुराइड (MCT, HgCdTe के रूप में जाना जाता है)
 * इंडियम एंटीमोनाइड (InSb)
 * इंडियम आर्सेनाइड
 * इंडियम गैलियम आर्सेनाइड
 * सीसा सेलेनाइड
 * क्यूडब्ल्यूआईपी
 * लिथियम टैंटलेट (LiTaO3)
 * ट्राइग्लिसिन सल्फेट (टीजीएस)
 * प्लेटिनम सिलसाइड (PtSi)

यह भी देखें

 * इन्फ्रारेड इमेजिंग