अशक्त सुधारक

अशक्त सुधारक एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग बड़े एस्फेरिक दर्पणों के परीक्षण में किया जाता है। किसी भी आकार के गोलाकार दर्पण का परीक्षण मानक ऑप्टिकल घटकों जैसे लेज़र, दर्पण,  बीम फाड़नेवाला  और कन्वर्जिंग  लेंस (प्रकाशिकी)  का उपयोग करके अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। शेक क्यूब का उपयोग करने का एक तरीका दाईं ओर दिखाया गया है, और कई अन्य सेटअप संभव हैं। इस तरह का एक इंटरफेरोमीटर परीक्षण उपयोग किए गए तरंगदैर्ध्य के आधे की इकाइयों में समोच्चों के साथ, एक पूर्ण क्षेत्र से सतह के विचलन का एक समोच्च नक्शा उत्पन्न करता है। इसे अशक्त परीक्षण कहा जाता है क्योंकि जब दर्पण एकदम सही होता है, तो परिणाम अशक्त होता है (बिल्कुल कोई आकृति नहीं)। यदि परिणाम शून्य नहीं है, तो दर्पण सही नहीं है, और पैटर्न दिखाता है कि ऑप्टिशियन को इसे सुधारने के लिए दर्पण को कहाँ पॉलिश करना चाहिए।

हालांकि, आधुनिक दूरबीनों में उपयोग किए जाने वाले दर्पण गोलाकार नहीं होते हैं - वे परवलय या अतिशयोक्ति के घूर्णन होते हैं, क्योंकि ये अधिक जटिल आकार ऑप्टिकल विपथन को कम करते हैं और देखने का एक बड़ा क्षेत्र देते हैं। (देखें, उदाहरण के लिए, Ritchey-Chrétien टेलिस्कोप, या तीन-दर्पण एनास्टिगमैट जैसे कि लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप।) गैर-गोलाकार दर्पण जैसे कि उपरोक्त के रूप में परीक्षण किए जाने पर शून्य परिणाम नहीं देंगे, और शून्य परिणाम देने वाले परीक्षण दृढ़ता से हैं पसंदीदा (उन्हें थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता होती है, और परिणाम सीधे पॉलिशिंग आवश्यकताओं में अनुवाद करते हैं)। एक समाधान एक अशक्त सुधारक को पेश करना है, जैसा कि दूसरे चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक या एक से अधिक लेंस और/या दर्पण होते हैं जो ऑप्टिकल पथ में पेश किए जाते हैं जो वांछित दर्पण को पूरी तरह से गोलाकार दर्पण की तरह बनाते हैं। इस उपकरण का उपयोग करते हुए, मापा समोच्च नक्शा अब एक गोले के अंतर के बजाय वांछित आकार से अंतर दिखाता है। अब मापन और पॉलिशिंग गोलाकार मामले की तरह ही आगे बढ़ सकते हैं। आधुनिक दूरदर्शी के लगभग सभी बड़े दर्पणों के निर्माण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। चूंकि दर्पण सही नुस्खे के रूप में अशक्त सुधारक की रिपोर्ट के आधार पर होगा, यह महत्वपूर्ण है कि अशक्त सुधारक स्वयं सही हो। अशक्त सुधारक के निर्माण में एक त्रुटि के कारण हबल अंतरिक्ष सूक्ष्मदर्शी  में दर्पण गलत आकार में आ गया। कम प्रसिद्ध, यह अन्य मामलों में भी हुआ है, जैसे कि  नई तकनीक टेलीस्कोप । मूल रूप से, अशक्त सुधारक का परीक्षण करने का कोई आसान तरीका नहीं था, इसलिए दर्पण निर्माणकर्ताओं को अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता थी कि लेंस सही थे और सही दूरी पर थे (यह दूसरा भाग, रिक्ति, हबल नल सुधारक विफलता का स्रोत था)। कंप्यूटर जनित होलोग्राफी | कंप्यूटर-जनित होलोग्राम के आगमन के साथ, अब एक मनमाना दर्पण की चरण प्रतिक्रिया के साथ एक होलोग्राम बनाना संभव है। इस तरह के एक होलोग्राम को वांछित दर्पण की चरण प्रतिक्रिया को विश्लेषणात्मक रूप से डुप्लिकेट करने के लिए बनाया जा सकता है, फिर नल सुधारक के साथ परीक्षण किया जा सकता है जैसे वास्तविक दर्पण का परीक्षण किया जाएगा। यदि संयोजन इंटरफेरोमीटर के लिए एक गोलाकार दर्पण की तरह दिखता है, तो अशक्त सुधारक और होलोग्राम दोनों उच्च संभावना के साथ सही हैं, क्योंकि अशक्त सुधारक और होलोग्राम अलग-अलग प्रक्रियाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्मित होते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग एमएमटी वेधशाला सिंगल-मिरर रेट्रोफिट के लिए उपयोग किए जाने वाले अशक्त सुधारक का परीक्षण (और त्रुटि खोजने) के लिए किया गया था।