अंशशोधन

माप प्रौद्योगिकी और माप विज्ञान ( मैट्रोलोजी) में, अंशांकन ज्ञात सटीकता के मानक (मेट्रोलॉजी) के साथ परीक्षण के तहत एक उपकरण द्वारा प्रदत्त माप मूल्यों की तुलना है। इस तरह का मानक ज्ञात सटीकता का एक अन्य मापन उपकरण हो सकता है, एक उपकरण जो मात्रा को मापने के लिए उत्पन्न करता है जैसे कि एक वोल्टेज ,एक  ध्वनि  टोन, या एक भौतिक कलाकृति, जैसे एक मीटर शासक।

तुलना के परिणाम निम्नलिखित में से एक परिणाम दे सकते हैं:


 * परीक्षण के तहत उपकरण पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि नोट किया जा रहा है
 * एक महत्वपूर्ण त्रुटि नोट किया जा रहा है लेकिन कोई समायोजन नहीं किया गया
 * एक स्वीकार्य स्तर पर त्रुटि को ठीक करने के लिए किया गया समायोजन

सख्ती से बोलते हुए, शब्द “कैलिब्रेशन” का अर्थ केवल तुलना का कार्य है और इसमें कोई परवर्ती समायोजन शामिल नहीं है।

अंशांकन मानक सामान्य रूप से एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए ट्रेस किया जा सकता है जो एक मेट्रोलॉजी निकाय द्वारा आयोजित किया जाता है।

BIPM परिभाषा
इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड उपायों (बीआईपीएम) द्वारा अंशांकन की औपचारिक परिभाषा निम्नलिखित है: ऑपरेशन, जो निर्दिष्ट शर्तों के तहत, पहले चरण में, माप मानकों द्वारा प्रदान की गई माप अनिश्चितताओं के साथ मात्रा मूल्यों के बीच एक संबंध स्थापित करता है और इसी संकेत के साथ संकेत देता है।एसोसिएटेड माप अनिश्चितताएं (कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट या सेकेंडरी स्टैंडर्ड) और, एक दूसरे चरण में, इस जानकारी का उपयोग एक संकेत से माप परिणाम प्राप्त करने के लिए संबंध स्थापित करने के लिए करती है।] इस परिभाषा में कहा गया है कि अंशांकन प्रक्रिया विशुद्ध रूप से एक तुलना है, लेकिन परीक्षण और मानक के तहत डिवाइस की सटीकता से संबंधित माप अनिश्चितता  की अवधारणा का परिचय देती है।

आधुनिक अंशांकन प्रक्रियाएं
ज्ञात सटीकता और अनिश्चितता की बढ़ती आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुसंगत और तुलनीय मानकों की आवश्यकता के कारण राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई है। कई देशों में एक राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान (एनएमआई) मौजूद होगा जो माप के प्राथमिक मानकों (इकाइयों की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और कई व्युत्पन्न इकाइयों) को बनाए रखेगा, जिसका उपयोग अंशांकन द्वारा ग्राहक के उपकरणों को पता लगाने की क्षमता  प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

एनएमआई उस देश में मेट्रोलॉजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करता है (और अक्सर अन्य) एक अटूट श्रृंखला की स्थापना करके, मानकों के शीर्ष स्तर से माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण तक। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थानों के उदाहरण राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यूके  में यूके,  संयुक्त राज्य अमेरिका  में एनआईएसटी,  जर्मनी  में  भौतिक तकनीकी संघीय संस्थान  और कई अन्य हैं। चूंकि आपसी मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए यह अब किसी भी भाग लेने वाले NMI से ट्रेसबिलिटी लेने के लिए सीधा है और किसी कंपनी के लिए देश के NMI से माप के लिए ट्रेसबिलिटी प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं है, जिसमें यह राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है, जैसे (यूनाइटेड किंगडम) यूके में।

गुणवत्ता
अंशांकन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और बाहरी संगठनों द्वारा स्वीकार किए गए परिणाम हैं, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित माप इकाइयों के लिए अंशांकन और बाद के माप के लिए वांछनीय है।ट्रेसबिलिटी की स्थापना एक मानक (मेट्रोलॉजी) की औपचारिक तुलना द्वारा पूरी की जाती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय मानकों (जैसे कि यूएसए में एनआईएसटी), अंतर्राष्ट्रीय मानकों, या प्रमाणित संदर्भ सामग्री  से संबंधित है।यह सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय मानकों की प्रयोगशालाओं द्वारा या निजी फर्मों द्वारा मेट्रोलॉजी सेवाओं की पेशकश की जा सकती है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एक प्रभावी मेट्रोलॉजी प्रणाली के लिए कॉल करती है जिसमें सभी मापने वाले उपकरणों के औपचारिक, आवधिक और प्रलेखित अंशांकन शामिल हैं। आईएसओ 9000 और  आईएसओ 17025  मानकों के लिए आवश्यक है कि ये ट्रेस करने योग्य क्रियाएं उच्च स्तर पर हों और यह निर्धारित करें कि उन्हें कैसे मात्राबद्ध किया जा सकता है।

एक अंशांकन की गुणवत्ता को संप्रेषित करने के लिए अंशांकन मूल्य अक्सर एक आत्मविश्वास के स्तर के लिए एक अनिश्चित अनिश्चितता बयान के साथ होता है।इसका मूल्यांकन सावधानीपूर्वक अनिश्चितता विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। कुछ समय एक डीएफएस (कल्पना से प्रस्थान) को एक अपमानित अवस्था में मशीनरी को संचालित करने की आवश्यकता होती है।जब भी ऐसा होता है, तो यह एक अंशांकन तकनीशियन की तकनीकी सहायता के साथ एक प्रबंधक द्वारा लिखित और अधिकृत होना चाहिए।

मापने वाले उपकरणों और उपकरणों को उन भौतिक मात्राओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है जिन्हें वे मापने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भिन्न होते हैं, जैसे, मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान  150-2G यू.एस. और भारत में परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं -141 के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड। साथ में, ये मानक उन उपकरणों को कवर करते हैं जो विभिन्न भौतिक मात्राओं जैसे कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण  ( आरएफ जांच ), ध्वनि ( ध्वनि स्तर मीटर  या शोर डॉसिमेटर), समय और आवृत्ति (अंतराल), आयनिंग विकिरण ( गीगर काउंटर ), प्रकाश (प्रकाश मीटर), को मापते हैं, को कवर करते हैं,यांत्रिक मात्रा (सीमा स्विच, दबाव गेज, दबाव स्विच), और, थर्मोडायनामिक या थर्मल गुण ( थर्मामीटर, तापमान नियंत्रक)।प्रत्येक परीक्षण उपकरण के लिए मानक उपकरण तदनुसार भिन्न होता है, जैसे, दबाव गेज अंशांकन के लिए एक मृत वजन परीक्षक और तापमान गेज अंशांकन के लिए एक सूखा ब्लॉक तापमान परीक्षक।

साधन अंशांकन संकेत
निम्नलिखित कारणों से अंशांकन आवश्यक हो सकता है:
 * एक नया साधन
 * एक उपकरण की मरम्मत या संशोधित होने के बाद
 * एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना
 * जब एक निर्दिष्ट समय अवधि समाप्त हो गई है
 * जब एक निर्दिष्ट उपयोग (ऑपरेटिंग घंटे) समाप्त हो गया है
 * एक महत्वपूर्ण माप से पहले और/या बाद
 * एक घटना के बाद, उदाहरण के लिए
 * एक उपकरण के बाद एक झटके, कंपन  या शारीरिक क्षति के संपर्क में आ गया है, जो संभवतः इसके अंशांकन की अखंडता से समझौता कर सकता है
 * मौसम में अचानक बदलाव
 * जब भी अवलोकन संदिग्ध दिखाई देते हैं या साधन संकेत सरोगेट उपकरणों के उत्पादन से मेल नहीं खाते हैं
 * एक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट, जैसे, ग्राहक विनिर्देश, साधन निर्माता की सिफारिश।

सामान्य उपयोग में, अंशांकन को अक्सर एक निर्दिष्ट सटीकता के भीतर लागू मानक के मूल्य से सहमत होने के लिए एक माप उपकरण पर आउटपुट या संकेत को समायोजित करने की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, एक थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया जा सकता है ताकि संकेत या सुधार की त्रुटि निर्धारित की जाती है, और समायोजित किया जाता है (जैसे परिचालन परिभाषा#तापमान स्थिरांक के माध्यम से) ताकि यह पैमाने पर विशिष्ट बिंदुओं पर सेल्सीयस  में सही तापमान दिखाता है। यह साधन के अंत-उपयोगकर्ता की धारणा है। हालांकि, बहुत कम उपकरणों को उन मानकों से मेल खाने के लिए समायोजित किया जा सकता है जिनकी उनकी तुलना की गई है। अंशांकन के विशाल बहुमत के लिए, अंशांकन प्रक्रिया वास्तव में एक ज्ञात और परिणामों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अज्ञात की तुलना है।

उद्देश्य और गुंजाइश
अंशांकन प्रक्रिया मापने वाले उपकरण के डिजाइन के साथ शुरू होती है जिसे कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है।डिजाइन को अपने अंशांकन अंतराल के माध्यम से एक अंशांकन रखने में सक्षम होना चाहिए।दूसरे शब्दों में, डिजाइन को उन मापों में सक्षम होना चाहिए जो इंजीनियरिंग सहिष्णुता के भीतर हैं जब कुछ उचित अवधि में उल्लिखित पर्यावरणीय परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जाता है। इन विशेषताओं के साथ एक डिजाइन होने से अपेक्षित रूप से प्रदर्शन करने वाले वास्तविक माप उपकरणों की संभावना बढ़ जाती है। मूल रूप से, अंशांकन का उद्देश्य माप की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ -साथ विशेष उपकरण के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए है।

आवृत्ति
सहिष्णुता मूल्यों को असाइन करने के लिए सटीक तंत्र देश द्वारा और उद्योग प्रकार के अनुसार भिन्न होता है।उपकरण की माप निर्माता आम तौर पर माप सहिष्णुता प्रदान करती है, एक अंशांकन अंतराल (CI) का सुझाव देती है और उपयोग और भंडारण की पर्यावरणीय सीमा को निर्दिष्ट करती है।उपयोग करने वाला संगठन आम तौर पर वास्तविक अंशांकन अंतराल प्रदान करता है, जो इस विशिष्ट माप उपकरण के संभावित उपयोग स्तर पर निर्भर है।अंशांकन अंतराल का असाइनमेंट पिछले अंशांकन के परिणामों के आधार पर एक औपचारिक प्रक्रिया हो सकती है।अनुशंसित सीआई मूल्यों पर स्वयं मानक स्पष्ट नहीं हैं:
 * आईएसओ/आईईसी 17025 :: एक अंशांकन प्रमाण पत्र (या अंशांकन लेबल) में अंशांकन अंतराल पर कोई सिफारिश नहीं होगी, सिवाय इसके कि यह ग्राहक के साथ सहमत है।इस आवश्यकता को कानूनी नियमों द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ”
 * ANSI/NCSL Z540
 * ... स्वीकार्य विश्वसनीयता को आश्वस्त करने के लिए स्थापित और बनाए रखने वाले आवधिक अंतराल पर कैलिब्रेट या सत्यापित किया जाएगा ...
 * ISO 9000#ISO 9001 की सामग्री | ISO-9001 :: जहां वैध परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, उपकरण को मापने के लिए ... निर्दिष्ट अंतराल पर कैलिब्रेट या सत्यापित किया जाएगा, या उपयोग करने से पहले ... "
 * MIL-STD-45662A
 * ... स्वीकार्य सटीकता और विश्वसनीयता को आश्वस्त करने के लिए स्थापित और बनाए रखने के लिए आवधिक अंतराल पर कैलिब्रेट किया जाएगा ... अंतराल को छोटा किया जाएगा या लंबा किया जा सकता है, ठेकेदार द्वारा, जब पिछले अंशांकन के परिणामों से संकेत मिलता है कि इस तरह की कार्रवाई को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हैस्वीकार्य विश्वसनीयता।

मानकों की आवश्यकता और सटीकता
अगला कदम अंशांकन प्रक्रिया को परिभाषित कर रहा है।एक मानक या मानकों का चयन अंशांकन प्रक्रिया का सबसे दृश्यमान हिस्सा है।आदर्श रूप से, मानक में डिवाइस की माप अनिश्चितता का 1/4 से कम है।जब यह लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो शामिल सभी मानकों की संचित माप अनिश्चितता को महत्वहीन माना जाता है जब अंतिम माप को 4: 1 अनुपात के साथ भी किया जाता है। इस अनुपात को संभवतः हैंडबुक 52 में पहली बार औपचारिक रूप दिया गया था जो कि एमआईएल-एसटीडी -45662 ए के साथ, एक प्रारंभिक अमेरिकी रक्षा मेट्रोलॉजी कार्यक्रम विनिर्देशन विभाग के साथ था।यह 1950 के दशक में 1970 के दशक तक अपनी स्थापना से 10: 1 था, जब अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक मापों के लिए प्रौद्योगिकी को 10: 1 असंभव बना दिया। आधुनिक उपकरणों के साथ 4: 1 सटीकता अनुपात बनाए रखना मुश्किल है।परीक्षण उपकरण को कैलिब्रेट किया जा रहा है, जो कि काम करने वाले मानक के समान ही सटीक हो सकता है। यदि सटीकता अनुपात 4: 1 से कम है, तो क्षतिपूर्ति के लिए अंशांकन सहिष्णुता को कम किया जा सकता है। जब 1: 1 तक पहुंच जाता है, तो मानक और डिवाइस के बीच केवल एक सटीक मैच पूरी तरह से सही अंशांकन है। इस क्षमता बेमेल से निपटने के लिए एक और सामान्य विधि डिवाइस की सटीकता को कम करना है।

उदाहरण के लिए, 3% निर्माता-सटीकता के साथ एक गेज को 4% में बदला जा सकता है ताकि 1% सटीकता मानक का उपयोग 4: 1 पर किया जा सके। यदि गेज का उपयोग 16% सटीकता की आवश्यकता वाले एप्लिकेशन में किया जाता है, तो गेज सटीकता 4% तक कम होने से अंतिम माप की सटीकता को प्रभावित नहीं होगा। इसे सीमित अंशांकन कहा जाता है। लेकिन अगर अंतिम माप के लिए 10% सटीकता की आवश्यकता होती है, तो 3% गेज कभी भी 3.3: 1 से बेहतर नहीं हो सकता है। तब शायद गेज के लिए अंशांकन सहिष्णुता को समायोजित करना एक बेहतर समाधान होगा। यदि अंशांकन 100 इकाइयों पर किया जाता है, तो 1% मानक वास्तव में 99 और 101 इकाइयों के बीच कहीं भी होगा। अंशांकन के स्वीकार्य मूल्य जहां परीक्षण उपकरण 4: 1 अनुपात में है, 96 से 104 इकाइयों, समावेशी होगा। स्वीकार्य सीमा को 97 से 103 इकाइयों में बदलने से सभी मानकों के संभावित योगदान को हटा दिया जाएगा और 3.3: 1 अनुपात को संरक्षित किया जाएगा। जारी रखते हुए, स्वीकार्य सीमा के लिए एक और परिवर्तन 98 से 102 से अधिक 4: 1 अंतिम अनुपात से अधिक है।

यह एक सरलीकृत उदाहरण है। उदाहरण के गणित को चुनौती दी जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि जो भी सोच ने इस प्रक्रिया को वास्तविक अंशांकन में निर्देशित किया, उसे दर्ज और सुलभ बनाया जाए। अनौपचारिकता सहिष्णुता के ढेर में योगदान देती है और पोस्ट अंशांकन समस्याओं का निदान करने के लिए अन्य कठिन होती है।

इसके अलावा ऊपर दिए गए उदाहरण में, आदर्श रूप से 100 इकाइयों का अंशांकन मूल्य एकल-बिंदु अंशांकन करने के लिए गेज की सीमा में सबसे अच्छा बिंदु होगा। यह निर्माता की सिफारिश हो सकता है या यह हो सकता है कि इसी तरह के उपकरणों को पहले से ही कैलिब्रेट किया जा रहा है। कई बिंदु अंशांकन का भी उपयोग किया जाता है। डिवाइस के आधार पर, एक शून्य इकाई राज्य, मापा जा रही घटना की अनुपस्थिति, एक अंशांकन बिंदु भी हो सकता है। या शून्य उपयोगकर्ता द्वारा पुनर्विचार योग्य हो सकता है-कई विविधताएं संभव हैं। फिर से, अंशांकन के दौरान उपयोग करने के लिए अंक दर्ज किए जाने चाहिए।

मानक और डिवाइस के बीच विशिष्ट कनेक्शन तकनीक हो सकती है जो अंशांकन को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए, एनालॉग घटनाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक अंशांकन में, केबल कनेक्शन की प्रतिबाधा सीधे परिणाम को प्रभावित कर सकती है।

मैनुअल और स्वचालित अंशांकन
आधुनिक उपकरणों के लिए अंशांकन तरीके मैनुअल या स्वचालित हो सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक मैनुअल प्रक्रिया का उपयोग दबाव गेज के अंशांकन के लिए किया जा सकता है।प्रक्रिया के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है, एक संदर्भ मास्टर गेज और एक समायोज्य दबाव स्रोत के लिए परीक्षण के तहत गेज को जोड़ने के लिए, गेज की अवधि पर निश्चित बिंदुओं पर संदर्भ और परीक्षण गेज दोनों के लिए द्रव दबाव को लागू करने के लिए, और दोनों के रीडिंग की तुलना करने के लिए।परीक्षण के तहत गेज को इसके शून्य बिंदु और दबाव के लिए प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है कि इच्छित सटीकता के लिए यथासंभव निकटता से अनुपालन करें।प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को मैनुअल रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है।

एक स्वचालित दबाव कैलिब्रेटर एक उपकरण है जो एक इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण इकाई को जोड़ती है, एक दबाव इंटेंसिफ़ायर जैसे कि एक गैस जैसे कि नाइट्रोजन, एक दबाव ट्रांसड्यूसर का उपयोग  हाइड्रोलिक संचायक  में वांछित स्तरों का पता लगाने के लिए किया जाता है, और  ट्रैप (नलसाजी)  और गेज  पाइपिंग और प्लंबिंग फिटिंग  जैसे सामान का उपयोग करने के लिए उपयोग किया जाता है।एक स्वचालित प्रणाली में रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा के एकत्रीकरण को स्वचालित करने के लिए डेटा संग्रह सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं।

प्रक्रिया विवरण और प्रलेखन
उपरोक्त सभी जानकारी एक अंशांकन प्रक्रिया में एकत्र की जाती है, जो एक विशिष्ट परीक्षण विधि है। ये प्रक्रियाएं एक सफल अंशांकन करने के लिए आवश्यक सभी चरणों को कैप्चर करती हैं। निर्माता एक या संगठन प्रदान कर सकता है जो संगठन की अन्य आवश्यकताओं को भी कैप्चर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार-उद्योग डेटा एक्सचेंज प्रोग्राम (GIDEP) जैसे अंशांकन प्रक्रियाओं के लिए क्लियरिंगहाउस हैं।

यह सटीक प्रक्रिया तब तक उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक मानकों के लिए दोहराई जाती है जब तक स्थानांतरण मानकों, प्रमाणित संदर्भ सामग्री और/या प्राकृतिक भौतिक स्थिरांक, प्रयोगशाला में कम से कम अनिश्चितता के साथ माप मानकों तक पहुंच जाती है। यह अंशांकन की ट्रेसबिलिटी स्थापित करता है।

अन्य कारकों के लिए मेट्रोलॉजी देखें जो अंशांकन प्रक्रिया विकास के दौरान माना जाता है।

इस सब के बाद, ऊपर चर्चा की गई विशिष्ट प्रकार के व्यक्तिगत उपकरणों को अंततः कैलिब्रेट किया जा सकता है। प्रक्रिया आम तौर पर एक बुनियादी क्षति जांच के साथ शुरू होती है। कुछ संगठन जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी भी नियोजित रखरखाव के प्रदर्शन से पहले एएस-फाउंड कैलिब्रेशन डेटा एकत्र करते हैं। अंशांकन के दौरान पाई जाने वाली नियमित रखरखाव और कमियों को संबोधित करने के बाद, एक बाएं अंशांकन किया जाता है।

अधिक सामान्यतः, एक अंशांकन तकनीशियन को पूरी प्रक्रिया के साथ सौंपा जाता है और अंशांकन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता है, जो एक सफल अंशांकन के पूरा होने का दस्तावेज है। ऊपर उल्लिखित मूल प्रक्रिया एक कठिन और महंगी चुनौती है। साधारण उपकरण समर्थन के लिए लागत आम तौर पर एक वार्षिक आधार पर मूल खरीद मूल्य का लगभग 10% होती है, आमतौर पर स्वीकृत नियम-अंगूठे के रूप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,  गैस क्रोमैटोग्राफ  सिस्टम और  लेज़र   इंटरफेरमापी  उपकरणों जैसे विदेशी उपकरणों को बनाए रखने के लिए और भी अधिक महंगा हो सकता है।

ऊपर दिए गए मूल अंशांकन प्रक्रिया विवरण में उपयोग किया जाने वाला 'सिंगल मापन' डिवाइस मौजूद है। लेकिन, संगठन के आधार पर, अधिकांश उपकरणों को अंशांकन की आवश्यकता होती है, एक ही उपकरण में कई रेंज और कई कार्यक्षमता हो सकती हैं। एक अच्छा उदाहरण एक सामान्य आधुनिक आस्टसीलस्कप  है। पूरी तरह से कैलिब्रेट करने के लिए सेटिंग्स के 200,000 संयोजनों को आसानी से हो सकता है और इस बात पर सीमाएँ हो सकती हैं कि एक सर्व-समावेशी अंशांकन को कितना स्वचालित किया जा सकता है।

एक उपकरण छेड़छाड़-प्रूफ सील के लिए अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए आमतौर पर अंशांकन के बाद लागू किया जाता है।आस्टसीलस्कप रैक की तस्वीर इन दिखाती है, और यह साबित करती है कि साधन को हटा नहीं दिया गया है क्योंकि यह अंतिम रूप से कैलिब्रेट किया गया था क्योंकि वे साधन के समायोजन तत्वों के लिए अनधिकृत रूप से संभव होंगे।पिछले अंशांकन की तारीख दिखाने वाले लेबल भी हैं और जब अंशांकन अंतराल अगले एक की आवश्यकता होने पर तय करता है।कुछ संगठन रिकॉर्ड रखने के लिए प्रत्येक उपकरण को अद्वितीय पहचान भी देते हैं और एक विशिष्ट अंशांकन स्थिति के अभिन्न अंग वाले सामानों का ट्रैक रखते हैं।

जब उपकरणों को कैलिब्रेट किया जा रहा है, तो कंप्यूटर के साथ एकीकृत किया जाता है, एकीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम और किसी भी अंशांकन सुधार भी नियंत्रण में होते हैं।

मूल
शब्द अंशांकन और अंशांकन ने हाल ही में अमेरिकी गृहयुद्ध के रूप में अंग्रेजी भाषा  में प्रवेश किया, तोपखाने के विवरण में, एक बंदूक के कैलिबर के माप से प्राप्त माना जाता है।

माप के कुछ इतिहास#सबसे पहले ज्ञात माप प्रणाली और अंशांकन प्रतीत होता है कि प्राचीन मिस्र,  मेसोपोटामिया  और  सिंधु घाटी सभ्यता  की प्राचीन सभ्यताओं के बीच, खुदाई के साथ निर्माण के लिए कोणीय ग्रेडेशन के उपयोग का खुलासा किया गया है। शब्द अंशांकन की संभावना पहले एक विभाजन इंजन का उपयोग करके रैखिक दूरी और कोणों के सटीक विभाजन और एक वजन पैमाने का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण  द्रव्यमान  के माप के साथ जुड़ा हुआ था।अकेले माप के इन दो रूपों और उनके प्रत्यक्ष डेरिवेटिव ने लगभग सभी वाणिज्य और प्रौद्योगिकी विकास का समर्थन किया और शुरुआती सभ्यताओं से लगभग 1800 तक।

वजन और दूरी का अंशांकन (c. 1100 CE)
प्रारंभिक माप उपकरण प्रत्यक्ष थे, अर्थात् उनके पास समान इकाइयाँ थीं जैसे कि मात्रा को मापा जा रहा था।उदाहरणों में एक वजन पैमाने का उपयोग करके एक यार्डस्टिक और द्रव्यमान का उपयोग करके लंबाई शामिल है।बारहवीं शताब्दी की शुरुआत में, हेनरी I (1100-1135) के शासनकाल के दौरान, यह निर्णय लिया गया था कि एक यार्ड राजा की नाक की नोक से उसके बाहरी अंगूठे के अंत तक की दूरी पर है। हालाँकि, यह रिचर्ड I (1197) के शासनकाल तक नहीं था कि हम प्रलेखित साक्ष्य पाते हैं।
 * उपायों का अनुमान
 * पूरे दायरे में एक ही आकार का एक ही यार्ड होगा और यह लोहे का होना चाहिए।

अन्य मानकीकरण के प्रयासों का पालन किया गया, जैसे कि तरल उपायों के लिए मैग्ना कार्टा (1225), जब तक कि फ्रांस से Mètre des अभिलेखागार और मीट्रिक प्रणाली  की स्थापना।

दबाव उपकरणों का प्रारंभिक अंशांकन
[[Image:Utube.PNG|thumb|left|upright|100px|शुरुआती दबाव माप उपकरणों के एक यू-ट्यूब मैनोमीटर का प्रत्यक्ष पढ़ने का डिजाइन इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली#बैरोमीटर था। बुध बैरोमीटर, टोरिसेली (1643) को श्रेय दिया गया, जो [[ पारा (तत्व) ]] का उपयोग करके वायुमंडलीय दबाव पढ़ते हैं।इसके तुरंत बाद, पानी से भरे दबाव नापने का यंत्र  डिजाइन किए गए थे।इन सभी में ग्रेविमेट्रिक सिद्धांतों का उपयोग करके रैखिक अंशांकन होंगे, जहां स्तरों में अंतर दबाव के लिए आनुपातिक था।माप की सामान्य इकाइयां पारा या पानी का सुविधाजनक इंच होगी।

सीधे रीडिंग हाइड्रोस्टेटिक मैनोमीटर डिजाइन में दाईं ओर, लागू दबाव पीa मैनोमीटर यू-ट्यूब के दाईं ओर तरल को नीचे धकेलता है, जबकि ट्यूब के बगल में एक लंबाई का पैमाना स्तरों के अंतर को मापता है।परिणामी ऊंचाई अंतर h वायुमंडलीय दबाव के संबंध में दबाव या वैक्यूम का एक सीधा माप है।अंतर दबाव की अनुपस्थिति में दोनों स्तर समान होंगे, और इसका उपयोग शून्य बिंदु के रूप में किया जाएगा। औद्योगिक क्रांति ने अप्रत्यक्ष दबाव मापने वाले उपकरणों को अपनाने को देखा, जो मैनोमीटर की तुलना में अधिक व्यावहारिक थे। एक उदाहरण उच्च दबाव (50 पीएसआई तक) स्टीम इंजन में है, जहां पारा का उपयोग स्केल की लंबाई को लगभग 60 इंच तक कम करने के लिए किया गया था, लेकिन इस तरह के एक मैनोमीटर महंगा था और क्षति के लिए प्रवण था। इसने अप्रत्यक्ष रीडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के विकास को उत्तेजित किया, जिनमें से यूजेन बॉर्डन द्वारा आविष्कार की गई बॉर्डन ट्यूब  एक उल्लेखनीय उदाहरण है। दाईं ओर एक बॉर्डन गेज के सामने और पीछे के दृश्यों में, नीचे की फिटिंग पर लागू दबाव, चपटा पाइप पर कर्ल को आनुपातिक रूप से दबाव के लिए कम कर देता है।यह ट्यूब के मुक्त छोर को स्थानांतरित करता है जो सूचक से जुड़ा हुआ है।साधन को एक मैनोमीटर के खिलाफ कैलिब्रेट किया जाएगा, जो अंशांकन मानक होगा।प्रति यूनिट क्षेत्र में अप्रत्यक्ष मात्रा में दबाव की माप के लिए, अंशांकन अनिश्चितता मैनोमीटर द्रव के घनत्व पर निर्भर होगी, और ऊंचाई के अंतर को मापने के साधन।इस अन्य इकाइयों से जैसे कि पाउंड प्रति वर्ग इंच का अनुमान लगाया जा सकता है और पैमाने पर चिह्नित किया जा सकता है।

यह भी देखें

 * [[ अंशांकन वक्र ]]
 * कैलिब्रेटेड ज्यामिति
 * अंशांकन (सांख्यिकी)
 * रंग अंशांकन -  कंप्यूटर मॉनीटर  या प्रदर्शन को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है।
 * डेडवेट परीक्षक
 * यूरोपीय एनएमआईएस का यूरामेट  एसोसिएशन
 * माप माइक्रोफोन अंशांकन
 * माप अनिश्चितता
 * संगीत ट्यूनिंग - ट्यूनिंग, संगीत में, सही पिच खेलने में संगीत वाद्ययंत्रों को कैलिब्रेट करना।
 * सटीक माप उपकरण प्रयोगशाला
 * स्केल टेस्ट कार - एक उपकरण जो  ट्रक स्केल  को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है जो रेल कारों का वजन करता है।
 * माप की प्रणाली

इस पृष्ठ में गुम आंतरिक लिंक की सूची

 * विद्युतीय संभाव्यता
 * अंगुली की छाप
 * रैखिक परिपथ
 * तथा
 * अवरोध
 * परावैद्युतांक
 * धरती
 * विद्युत चुम्बकीय कॉइल
 * विद्युत प्रतिध्वनि
 * विद्युत प्रवाह
 * क्षमता के गुणांक
 * लाप्लास समीकरण
 * जौल
 * प्रत्यावर्ती धारा
 * इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपस्कर
 * परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
 * उच्च आवृत्ति
 * एलसीआर मीटर
 * शाही इकाइयां
 * रेडियो तरंगें
 * तथ्य
 * प्यार परीक्षक मशीन
 * बिजली का मीटर
 * किलोवाट्ट घन्ता
 * भौतिक तंत्र
 * परिमाण के आदेश
 * अंतराल समय)
 * फ्लक्स
 * प्लानक निरंतर
 * अतिप्रवाह गर्त
 * प्रवाह की माप
 * सिलेंडर पर क्रम से चिह्न लगाना
 * प्रतिबिंबित यंत्र
 * अष्टक (साधन)
 * कोरपेंटर
 * चतुर्थक (साधन)
 * चेक वेटर की जाँच करें
 * जड़ता -संतुलन
 * द्रव्यमान-से-प्रभारी अनुपात
 * मास स्पेक्ट्रोमीटर
 * वायुमण्डलीय दबाव
 * दाबानुकूलित संवेदक
 * शास्त्रीय विद्युत चुम्बकीयता का सहसंयोजक सूत्रीकरण
 * इलेक्ट्रिकल कंडक्टीविटी
 * कैपेसिटेंस मीटर
 * शक्ति (भौतिकी)
 * हॉल इफेक्ट सेंसर
 * पुल परिपथ
 * परमाणु भार
 * मॉलिक्यूलर मास्स
 * दाढ़ जन
 * गैस संग्रह ट्यूब
 * गैस -कानून
 * ताप विस्तार प्रसार गुणांक
 * कंवेक्शन
 * विद्युतीय प्रतिरोध
 * प्रतिरोधक थर्मामीटर
 * पदार्थ विज्ञान
 * ऊष्मा का बहाव
 * लगातार तापमान
 * ताप की गुंजाइश
 * गलनांक
 * संलयन की थैली
 * तरल यांत्रिकी
 * कैम प्लास्टोमीटर
 * ध्रुवनमापन
 * सघन तत्व
 * पारद्युतिक स्थिरांक
 * विद्युत संवेदनशीलता
 * परावैद्युतांक
 * आकर्षण संस्कार
 * अभिकारक
 * तापीय धारिता
 * बंद तंत्र
 * नाभिकीय चुबकीय अनुनाद
 * आकाशवाणी आवृति
 * क्रिस्टल की संरचना
 * विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम
 * विश्राम द्रव्यमान
 * अप्रियेंकरण विकिरण
 * polarizer
 * एकीकृत क्षेत्र
 * कैथोड रे
 * क्रूक्स ट्यूब
 * फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट
 * आयनन चैंबर
 * विश्लेषणात्मक रसायनशास्त्र
 * रंगीनता (रसायन विज्ञान)
 * refractometer
 * पीएच
 * नमी
 * मनुष्य की आंख
 * एक्सपोजर (फोटोग्राफी)
 * परावर्तन (भौतिकी)
 * ह्यूमन ईयर
 * समानता समोच्च
 * मुख्य तापमान
 * खून में शक्कर
 * रक्त वाहिकाएं
 * रक्त चाप
 * फेफड़ा
 * वायुपथ
 * नस
 * उपापचय
 * अंतरिक्ष-विज्ञान
 * खगोलीय साधन
 * शुद्धता
 * संचार प्राप्तकर्ता
 * माप उपकरणों की सूची
 * भार और उपायों का इतिहास
 * भौतिक मात्राओं की सूची
 * परीक्षण के अंतर्गत उपकरण
 * अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय ब्यूरो
 * राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (यूनाइटेड किंगडम)
 * एक प्रकार का होना
 * अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ प्रणाली
 * गुणवत्ता संचालकीय प्रणाली
 * परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड
 * तापमान नियंत्रण
 * सीमा परिवर्तन
 * आयनीकरण विकिरण
 * निपीडमान
 * प्रेशर स्विच
 * शोर डॉसिमीटर
 * intervalometer
 * हल्का मीटर
 * इंजीनियरी सहिष्णुता
 * सहनशील ढेर
 * दबाव त्रांस्दुसर
 * जाँचने का तरीका
 * योजना बनाई रखरखाव
 * अंगूठे का नियम
 * अमरीकी गृह युद्ध
 * तोपें
 * वजन नापने का पैमाना
 * विभाजित इंजन
 * मैग्ना पेपर
 * रेलरोड कार
 * माप प्रणाली
 * म्यूजिकल ट्यूनिंग
 * परिशुद्धता माप उपकरण प्रयोगशाला

स्रोत

 * क्राउच, स्टेनली और स्कोग, डगलस ए (2007)।वाद्य विश्लेषण के सिद्धांत।पैसिफिक ग्रोव: ब्रूक्स कोल। ISBN 0-495-01201-7।

श्रेणी: सटीकता और सटीकता श्रेणी: मानक श्रेणी: माप श्रेणी: मेट्रोलॉजी