विरूपण मीटर

विरूपण मीटर (या अधिक सटीक विरूपण कारक मीटर) इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण होते है जिसका उपयोग विशिष्ट आवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विरूपण का कारण बनते हैं। उपकरण का उपयोग मुख्य रूप से ऑडियो संबंधित उपकरणों में किया जाता है।

हार्मोनिक विरूपण
विरूपण संकेत में हार्मोनिक्स जोड़ने के सामान्य होते है। जब विशुद्ध रूप से साइनसोइडल संकेत इस प्रकार से होता है, तो हार्मोनिक्स की श्रृंखला मूल संकेत पर आरोपित होती है, और उपयुक्त उपकरण के साथ इसका पता लगाया जा सकता है। यदि इनपुट है


 * $$ {f_i}=a_1 \cdot sin(\omega t)$$

सामान्यीकृत आउटपुट है


 * $$ {f_o}=a_1 \cdot sin(\omega t)+a_2 \cdot sin(2 \omega t)+a_3 \cdot sin(3 \omega t)+..$$ टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन (THD) के मान को हार्मोनिक्स के फंडामेंटल के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है;

अर्थात।,


 * $$ THD = \frac{\sqrt{{a_2}^2+{a_3}^2+..}}{a_1}$$

यह अनुपात डेसिबल या प्रतिशत में दिया जा सकता है।

साधन
डिस्टॉर्शनमीटर वास्तव में इनपुट पर दो स्विचेबल समानांतर परिपथ वाला लेवलमीटर होता है। इस प्रकार पहला परिपथ प्रणाली के आउटपुट पर कुल संकेत को मापता है। (कम विकृति स्तरों के लिए यह लगभग मौलिक के सामान्य होगा)। उस मान को 100% या समकक्ष रूप से 0 dB पढ़ने के लिए समायोजित किया जाता है। तथा दूसरा परिपथ उच्च पास फिल्टर है जो मौलिक आवृत्ति को (जितना व्यावहारिक हो) हटा देता है। यह पायदान फिल्टर हो सकता है, जो अन्य आवृत्तियों पर नगण्य क्षीणन के साथ मौलिक के अतिरिक्त सभी को पास करता है (जो भी हार्मोनिक्स उपस्थित हो सकता है)। वैकल्पिक रूप से, यदि विरूपण उत्पाद उच्च आवृत्तियों पर हैं, तो हाईपास फ़िल्टर का उपयोग किया जा सकता है यदि इसकी कटऑफ़ दर अपेक्षित विकृति उत्पादों को प्रभावित न करने के लिए पर्याप्त रूप से खड़ी है। फ़िल्टर का आउटपुट मौलिक के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, और रिपोर्ट किया गया मान विरूपण मान होता है ।

यह भी देखें

 * ऑडियो विश्लेषक