शोर-प्रतिरक्षा गुहा-वर्धित ऑप्टिकल हेटेरोडाइन आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी

शोर-प्रतिरक्षा गुहा-वर्धित ऑप्टिकल-हेटेरोडाइन आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी (एनआईसीई-ओएचएमएस) एक अति-संवेदनशील लेजर-आधारित अवशोषण तकनीक है जो अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (एएस) द्वारा गैस चरण में एकाग्रता या प्रजातियों की मात्रा का आकलन करने के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग करती है।

सिद्धांत
एनआईसीई-ओएचएमएस तकनीक कैविटी वर्धित अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री (सीईएएस) को लंबे समय तक बातचीत की लंबाई के लिए आवृत्ति मॉड्यूलेशन (fm) स्पेक्ट्रोमेट्री एफएमएस के साथ 1 / f शोर को कम करने के लिए जोड़ती है।। गुहा के मुक्त वर्णक्रमीय रेंज (एफएसआर) के बराबर fm-मॉड्यूलेशन आवृत्ति का चयन करके, वर्णक्रमीय fm-ट्रिपलेट के सभी घटकों को एक समान तरीके से गुहा के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। इसलिए,गुहा fm-triplet के संतुलन से समझौता नहीं करता है, जो अन्यथा fm-पृष्ठभूमि संकेतों को जन्म देगा। यह गुहा के संचरण मोड के संबंध में लेजर आवृत्ति के किसी भी उतार-चढ़ाव को तीव्रता मॉड्यूलेशन में परिवर्तित नहीं करता है, जो तीव्रता शोर की शुरूआत से पता लगाने की क्षमता को खराब कर देगा। इसे "शोर प्रतिरक्षा" कहा जाता है। इन सबका तात्पर्य यह है कि एफएमएस का प्रदर्शन किया जा सकता है जैसे कि गुहा मौजूद नहीं थे, फिर भी लंबे समय तक बातचीत की लंबाई से पूरी तरह लाभान्वित होते हैं।

संकेतों के प्रकार
एनआईसीई-ओएचएमएस द्वारा विभिन्न प्रकार के संकेत प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले, गुहा में उच्च तीव्रता वाले प्रति-प्रसार बीम की उपस्थिति के कारण, डॉपलर-चौड़ा और डॉपलर-मुक्त सिग्नल दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्व में उच्च इंट्राकैविटी दबावों पर मौजूद होने का लाभ होता है, जो वायुमंडलीय दबाव के नमूनों का विश्लेषण करते समय उपयुक्त होता है, जबकि उत्तरार्द्ध संकीर्ण आवृत्ति विशेषताएं प्रदान करता है, जो आवृत्ति मानक अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हस्तक्षेप मुक्त पहचान के लिए संभावनाएं भी खोलता है। दूसरा, एफएमएस के उपयोग के कारण, अवशोषण और फैलाव दोनों संकेतों का पता लगाया जा सकता है (या उनके संयोजन)। तीसरा, कम आवृत्ति के शोर के प्रभाव को कम करने के लिए, तरंग दैर्ध्य मॉडुलन (wm) को अतिरिक्त रूप से लागू किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि तकनीक को fm या wm मोड में संचालित किया जा सकता है। पसंद किए जाने वाले ऑपरेशन का तरीका तकनीक के विशेष अनुप्रयोग और प्रचलित प्रायोगिक स्थितियों पर निर्भर करता है, मुख्य रूप से शोर या पृष्ठभूमि संकेत का प्रकार जो पता लगाने की क्षमता को सीमित करता है।

संकेतों की मॉडलिंग
फ़्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड डॉपलर-ब्रॉड सिग्नल को मूल रूप से साधारण fm-सिग्नल के रूप में तैयार किया जा सकता है,चूँकि यदि संक्रमण वैकल्पिक रूप से संतृप्त है तो एक विस्तारित विवरण का उपयोग किया जाना है। एफएम-सिग्नल पर वेवलेंथ मॉड्यूलेटेड डॉपलर ब्रॉडेड को तरंग दैर्ध्य मॉडुलन के लिए पारंपरिक सिद्धांत को लागू करके तैयार किया जा सकता है।

चूंकि एनआईसीई-ओएचएमएस में विद्युत क्षेत्र में तीन मोड, एक वाहक और दो साइडबैंड होते हैं, जो गुहा में सकारात्मक और नकारात्मक दिशाओं में फैलते हैं,नौ उप-डॉपलर सिग्नल तक दिखाई दे सकते हैं; चार अवशोषण में दिखाई देते हैं और पांच फैलाव चरण में। इन संकेतों में से प्रत्येक, बदले में, अणुओं के कई समूहों के बीच विभिन्न प्रकार के मोड (जैसे वाहक-वाहक, साइडबैंड-वाहक, विभिन्न संयोजनों में साइडबैंड-साइडबैंड) के बीच बातचीत से उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि उप-डॉपलर संकेतों में आवश्यक रूप से ऑप्टिकल संतृप्ति शामिल होती है, इसलिए इनमें से प्रत्येक इंटरैक्शन को अधिक व्यापक विवरण द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि स्थिति जटिल हो सकती है। वास्तव में, अभी भी कुछ प्रकार के उप-डॉपलर संकेत हैं जिनके लिए अभी तक कोई पर्याप्त सैद्धांतिक विवरण नहीं है।

विशिष्ट संकेत
13 पीपीबी (10 μTorr, 13•10) से कुछ विशिष्ट डॉप्लर-विस्तृत एनआईसीई-ओएचएमएस सिग्नल−9 atm) C का2H2 4800 की चालाकी के साथ एक गुहा में पाया गया, चित्र में दिखाया गया है। (ए) एफएम- और (बी) डब्ल्यूएम-सिग्नल। व्यक्तिगत मार्कर: मापा डेटा; ठोस वक्र: सैद्धांतिक फिट।

प्रदर्शन
एनआईसीई-ओएचएमएस की अनूठी विशेषताओं, विशेष रूप से इसकी उच्च संवेदनशीलता,का अर्थ है कि इसमें विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए बड़ी क्षमता है। पहले आवृत्ति मानक अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया, 10 की आश्चर्यजनक पहचान के साथ−14 सेमी-1, इसे बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच के साथ-साथ रासायनिक संवेदन और ट्रेस प्रजातियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया गया है, जिसमें 10 में पता लगाने की क्षमता है−11 - 10-10 सेमी−1 श्रेणी।         चूँकि एनआईसीई-ओएचएमएस तकनीक ने अत्यधिक उच्च पहचान क्षमता प्रदर्शित की है, यह अब तक ट्रेस गैस विश्लेषण के लिए बहुत कम विकसित हुई है।

एनआईसीई-ओएचएमएस तकनीक के कार्यान्वयन के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक निर्विवाद रूप से लेजर की आवृत्ति को कैविटी मोड में लॉक करना है। यद्यपि लॉक के प्रदर्शन के लिए आवश्यकताएं अन्य प्रत्यक्ष cw-CEAS तकनीकों (शोर-प्रतिरक्षा सिद्धांत के कारण) की तुलना में कम कठोर हैं, सिग्नल अधिग्रहण के दौरान लेजर आवृत्ति को अभी भी कैविटी मोड में लॉक रखा जाना चाहिए, अर्थात इसे चाहिए मोड का पालन करें जबकि कैविटी स्कैन की जाती है, जिसमें संभावित वेवलेंथ मॉड्यूलेशन भी शामिल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है यदि लेजर की फ्री-रनिंग लाइनविड्थ कैविटी मोड की चौड़ाई से काफी बड़ी है और यदि लेजर आसपास के तकनीकी शोर के कारण अचानक आवृत्ति भ्रमण के लिए प्रवण है। यह आमतौर पर तब होता है जब मध्यम या उच्च चालाकी गुहाओं (कम kHz रेंज में ट्रांसमिशन मोड चौड़ाई के साथ) और मानक प्रकार के लेज़रों के साथ काम करते हैं,उदाहरण के लिए: बाहरी कैविटी डायोड लेजर (ईसीडीएल), मेगाहर्ट्ज रेंज में फ्री-रनिंग लाइनविड्थ के साथ। उच्च बैंडविथ (आमतौर पर कुछ मेगाहर्ट्ज) और उच्च लाभ के साथ इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक लूप को लेज़र पावर की पर्याप्त मात्रा को कैविटी मोड में जोड़ने और लॉक के स्थिर प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। संकीर्ण लाइनविड्थ फाइबर लेज़रों के आगमन के साथ, लेज़र लॉकिंग से जुड़ी समस्याओं को काफी कम किया जा सकता है। फ्री-रनिंग लिनिविड्थ के साथ फाइबर लेसर 1 kHz (एक सेकंड के एक अंश पर मापा जाता है) के रूप में संकीर्ण है, इस प्रकार ईसीडीएल के नीचे परिमाण के दो से तीन आदेश आज उपलब्ध हैं। जाहिर है, यह सुविधा फीडबैक इलेक्ट्रॉनिक्स (10 kHz जितनी कम बैंडविड्थ पर्याप्त है) और लॉकिंग प्रक्रिया को काफी सरल बनाती है। इसके अलावा, फाइबर लेसरों के डिजाइन और कार्य सिद्धांत उन्हें बाहरी गड़बड़ी से कम प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिए: यांत्रिक और ध्वनिक शोर, अन्य ठोस अवस्था लेजर या ईसीडीएल की तुलना में। इसके अलावा, फाइबर आधारित इलेक्ट्रो-ऑप्टिक मॉड्यूलेटर (फाइबर ईओएम) जैसे एकीकृत-ऑप्टिक्स घटकों की उपलब्धता, सेटअप की जटिलता को और कम करने की संभावना प्रदान करती है। फाइबर लेजर और फाइबर ईओएम पर आधारित एनआईसीई-ओएचएमएस प्रणाली की पहली प्राप्ति हाल ही में प्रदर्शित की गई है। यह दिखाया गया कि सी2H2 4.5•10 तक पता लगाया जा सकता है−12 एटीएम (4.5 पीपीटी) एक ऐसे उपकरण के साथ जो बहुत मजबूत है। यह स्पष्ट है कि यह एनआईसीई-ओएचएमएस को अल्ट्रा-सेंसिटिव ट्रेस स्पीशीज़ डिटेक्शन के लिए व्यावहारिक रूप से उपयोगी तकनीक बनने के करीब ले आया है!

यह भी देखें

 * ऑप्टिकल हेटेरोडाइन का पता लगाना
 * कैविटी रिंग डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (सीआरडीएस)
 * लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोमेट्री
 * लेज़र डायोड
 * ट्यून करने योग्य डायोड लेजर अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी (टीडीएलएएस)
 * लेजर लेख की सूची